複数機能の同時使用が可能なアクセス、メトロ、PON向けOTDR今年2月にリリースされた「AQ1210シリーズ」マルチフィールドテスタOTDRは同社の上位機種で培われたノウハウを盛り込んだことで、作業効率が改善されている。複数機能の同時使用も可能だという(画像)。A5型サイズで1Kgのコンパクトな筐体に、5.7インチのタッチスクリーンを搭載。ハードキーも搭載されているので、従来のようにロータリーエンコーダを使用して、OTDR波形観測点のマークや移動が容易に行える。最長10時間駆動のバッテリを搭載しており、AC電源のない現場でも終日作業ができる。USBによる充電機能を搭載している。スプリッタを含むPON回線の自動測定が可能で128分岐まで対応している。1回の操作で自動的に複数回の測定を行い、測定結果を合成してネットワーク上の不具合箇所をアイコン図形でマップ表示する「スマートマッパー機能」を搭載しており、切断や曲がりといったイベント情報をアイコンで確認できる。担当者は「Wi-Fi接続により、リモートでのファイル転送や、PCやスマートフォンからOTDRを操作できる。スマートマッパー機能で不具合が見つかった時に、その内容を遠隔制御で確認するといった使い方も可能だ。波形サポートツールとして、操作性を改善したエミュレーションソフトウェアも併せてご紹介する」と話している。画像:OTDR、光パワーメータ、可視光源、光ファイバ検査プローブなど複数機能を同時に使用できるので、測定待ち時間が削減され、作業効率が上がる。クラスの高速測定を実現している。従来製品に比べ1/2の測定時間を実現しており、測定開始から解析、データ転送までを0.2秒以下で行える。可変波長光源の生産時の調整・検査では、一つの光源につき数百回の波長測定が必要となるので、一回あたりの測定時間短縮は生産スループットの大幅な向上に繋がる。AQ6150Bは±0.7ppm、AQ6151Bは±0.2ppmの高確度での波長測定が可能だ。両モデルとも業界最多の最大1,024波までの同時測定を実現。標準タイプ(1270~1650nm)以外のニーズも出ていることから、CWDMデバイスの生産に使用できる波長拡張タイプ(1200~1700nm)や、光増幅で用いられるポンプLDなどの生産向けの広帯域タイプ(900~1700nm)もラインアップしたという。担当者は「ウエハやレーザ半導体チップなどの生産ラインでは、単一波長だけを高速に測定するニーズがあることから、両モデルとも単一波長検出タイプもご用意している。標準タイプよりも低価格でご提供することで、生産ラインで求められるコスト低減にもお応えする。このタイプも従来製品に比べ1/2の測定時間となっている」と話す。MPO生産ライン向けに実績を伸ばす光パワー損失測定システム今年1月にリリースされた光源モジュール「AQ2200-112」は、光コネクタや光ファイバ、光アイソレータなどの光パッシブ部品の生産ラインにおける試験・検査システムに最適な光源。発光素子の恒温制御や被測定物からの反射光の影響抑制、干渉による測定値のばらつきの低減により、光出力レベル安定度±0.005dBを実現。光部品の光パワーの損失測定で重視される、レベル安定性に優れた光源だ。波長は1310/1550/1625/1650nmを提供。担当者は「AQ2200シリーズは、光センサ、光スイッチ、波長可変光源をプラグインモジュールとして既にラインアップしているので、この光源モジュールの追加によりAQ2200シリーズで光通信部品の光パワー損失測定システム構築が可能となった。最近では特にMPOケーブルの損失測定でこのシステムを導入いただいており、一回の測定時間が短いことや、多心を一括で測定できることで、タクトタイムが短縮できるとご評価頂いている」と話す。多心用アクセサリも充実しており、12心・24心や、16心・32心のコネクタアダプタや、MTコネクタアダプタ、テープ心線コネクタアダプタもラインアップしている。