概要PGXYSTG-αは小型で高精度高分解能なXYステージです。精密スケールを搭載することで、5nmという驚異的な分解能を実現したうえ、移動スピードにおいても長年培った独自の移動制御により、さくさくっと動く高速移動を実現しています。み換え容易な次世代の光学実験台です。ALBF-S2502枚の縦板と3枚の連結板及下部ベース板2枚で構成される軽量でコンパクトなベースフレームです。ガイドピンやガイド構造がないにもかかわらず堅牢で高精度なベースフレームを実現しています。目的に合わせてアライメントプレート、アダプタプレートなどを取り付けます。アライメントプレート上面の高さは床面から50mmです。構成することも可能です。ALPT-80レンズ、フィルター等のマウントプレートを10mmピッチで最大8個まで直列に並べて配置できます。ベースフレームへの取り付け用φ8貫通穴が16個あり、SCWを使用して10mmピッチで任意の位置に固定できます。30mmケージシステム用には50mm間隔の、16mmケージシステム用には30mm間隔のM3タップ穴があります。中心にはφ12センタリングワッシャ用の貫通穴があります。UAPT-7510mm間隔の貫通タップと10mm間隔のザグリ付き穴がありマウントプレート、各種ステージ、センサー、光学系、カメラ補助金具など様々な部品の取り付けが可能です。タップはM3とM4のタイプがありますので選択下さい。CTPT-8030mmケージビームスプリッタキューブやケージキューブを設置して光路を分岐する場合に使用します。試料を置いたり、プリズムやミラーの設置にもお使い頂けます。STPT-72アライメントベースフレームに各種ステージを設置するためのステージ搭載プレートです。適応ステージサイズは40,50,60mm及び32mm取付穴ピッチのステージです。CPBS-60Thorlabs社30mmケージプレート下面のM4ネジを利用してベースに取り付けることにより、ケージ支柱を使用することなくプレートをアライメントプレート上へ並べて配置することが可能になります。プレートの向きと位置が規正され、その後の光学系の調整が容易になります。このベース取付時の中心光軸高さは25mmとなります。このベース板に取り付けでもケージシャフトは使えます。MTPT-25自立タイプの光学部品マウントでφ30以下のレンズ、フィルターなどの固定に使用されます。基本マウントプレートには中心にM30.5の内ネジがあり、Thorlabs社のSM30シリーズのレンズチューブに適合します。SM1シリーズのレンズチューブを使用される場合はSM30レンズチューブアダプタをご使用下さい。MTPT-25Tをご指定下さい。CCBS-6020Thorlabs社のSM1ビームスプリッタキューブ底面のM4ネジを利用してベースを組立てます。回転位置決めの構造はありませんので、適当な位置で皿ネジを締め付けてご使用下さい。SCWを介して組立てたキューブをアライメントプレートへ固定します。SCWと♯4-40皿ネジによりベースとキューブを組立てます。高精度6軸光学マウントは、軸外の発光点または集光点を中心にミラー、放物面鏡の光学部品を6軸調整・固定するための高性能光学マウントです。FAX:053-430-5024オプトメカニクス。