4月XNUMXヒット数:993コントロールホール4、4131スタンド試験媒体圧力空気を用いてリークテストの複数の100ミリバールと10バー間の試験圧力で、またはそれより高い圧力で行われます。検査対象が非常に小さい正と負圧でテストする必要があるアプリケーションもあります。陽圧範囲と陰圧範囲の両方で低圧を柔軟に制御することは大きな技術的課題であり、市場に標準的な試験装置はありません。mbarのソリューションを開発しました。これは爆発の恐れのある雰囲気で使用される照明器具の気密試験を実施するための非常に成功した方法でした。mbarという非常に低い負圧でのいわゆるドラフト密度を調べます。数リットルの試験片容積に対して−XNUMXミリバールの目標充填圧力に近づくことの再現性は、XNUMX反復測定で非常に良好である。mbarの範囲内でした。mbarの絶対偏差は、設定値の3,01%です。mbarまでの偏差は、すべての測定値の0,3%の場合のみです。mbarの圧力範囲で補完されました。電子圧力調整器を使用すると、ユーザーは最大限の柔軟性を得ることができます。オプションで、自動生産ラインに統合するためのさまざまな産業用インタフェースがあります。表示するにはJavaScriptがオンにする必要があります!。