デジタルストレージオシロスコープ大容量10Mポイント/CHのメモリと120,000波形/秒の高速波形更新で発生頻度の少ない現象を観測できます!!DCS-2000Eシリーズは、大型8インチWVGA画面を搭載した最高1GS/sの4CH/2CHデジタルストレージオシロスコープです。最高120,000波形/秒の高速波形更新とVPOテクノロジーによる階調表示で発生頻度の少ない現象を明瞭に観測できます。最大10Mポイント/CHの波形メモリと最大29,000画面のセグメント機能により必要な現象のみを効率よくとらえることができます。垂直軸アンプのローノイズ化により、高感度での波形観測が見やすくなりました。標準でシリアルバストリガとデコード機能をサポートしCAN/LIN/I2C/UART(RS-232C)/SPIなどバス解析に便利です。インターフェースは、USB/LANインターフェースを標準装備しATEなど自動機にも対応できます。垂直スケール:リニアRMSまたはdBVrmsに設定可能。±3°(100kHzにて)※1:1mV/divの周波数帯域は、DC~20MHzです。※2:CH3、CH4、Ref3、Ref4は、4CHモデル。※4:FFT使用時は、最大1Mポイント。FFTズーム使用時は、最大100Kポイントです。※5:画面に表示可能なマークは1000以下です。Features最大10M/CHの大容量波形メモリ最大10M/CHの大容量波形メモリを搭載。大容量メモリによりサンプリングスピードが高速な状態で詳細な波形を取得できます。メモリ長を選択することが可能です。セグメント機能との組み合わせで現象を的確に現象を解析できます。120,000波形/秒の高速波形更新と波形表示テクノロジー120,000回/秒の高速更新とVPOにより各波形ポイントを振幅、時間と信号頻度の3次元でわかりやすく表示します。発生頻度に応じた輝度階調表示でジッタやグリッチなどを視覚的に捕らえることができます。ZEROツマミ垂直/水平ポジションとトリガレベルのツマミは、押すとゼロ位置へ戻る機能を採用しました。波形を拡大したときなどレンジを変更した時に、素早くゼロ位置へ戻すことができ便利です。セグメントメモリ機能セグメントメモリ機能は、10Mポイントの波形メモリを1から最大29,000のセグメント(メモリ長に依存)に分割しトリガイベント毎に波形を取り込み必要なイベントのみを効率よく観測ができます。自動測定と組み合わせると各セグメントの測定値の一覧や測定値の統計表示が可能です。最大1M波形メモリで500KポイントのFFTデータFFT(高速フーリエ変換)機能は、選択CHのスペクトラムを最大500KポイントのFFT波形を表示します。高速更新と波形検索機能の組み合わせ正確に周波数ドメインを観察できます。FFTピークマーカとレベルマーカ機能サーチ機能のFFTPeakをオンすると最大10個マのピークマークまたはレベルマーカ(しきい値以上)を自動でマークし希望するレベルのスペクトラムを簡単に探すことができます。波形データまたは画面イメージのログをトリガ毎に最大100時間まで保存できます。自動測定の種類は、電圧(または電流)、時間、遅延の3種類、36項目あり最大8個を画面下部に同時に表示できます。便利なサーチ機能トリガと別にイベント条件を指定して取り込んだ波形上に条件と一致したマーカを設定できます。各マーカへジャンプして表示できます。Play/Pause機能を使うと自動的にイベントを順次ステップし観測できます。FFT、Peak、Busデジタルフィルタ機能この機能は、入力波形に影響なしに高周波または低周波ノイズの除去ができます。フィルタの周波数パラメータを個別CHまたはトラッキング機能により全CHを同じフィルタ周波数に設定ができます。I2C/SPI/UART(RS-232C)/CAN/LINトリガとデコード機能シリアルバスのトリガとデコード機能を標準装備しています。アナログ波形と同時にシリアルバスを解析できます。最大/最小リミット範囲設定に対してリミット内/外で判定します。波形が範囲内/外になる毎に停止または連続判定を設定できます。判定結果を背面のBNC端子にパルス波で出力できます。豊富なトリガタイプトリガタイプは、10種類あり様々な現象にトリガをかけることができます。Ver1.04・オシロスコープ用データ転送アプリケーションです。・波形及び画面を転送するアプリで、インタフェースはUSB及びLANが指定できます。・対象機種はMDO-2000E、DCS-2000E、DCS-1000B、GDS-1000Bとなっています。・ダウンロード後にファイルを解凍し、インタフェース設定ファイル(TEXT)を作成してから実行してください。快適快速グラフツールは大容量のCSVファイルをグラフ化して表示するアプリケーションです。usお問合せ最寄りの事業所や販売代理店、又はメールにてお気軽にお問合せください。9:00~17:50となっております。各営業所への電話は弊社負担で東日本営業所へ転送することがございます、あらかじめご了承ください。