専用の遮蔽体オプションを追加して簡易的に放射能測定(ベクレル表示)を行う事が出来ます。*U8容器使用し試料の量は100gで計算し液晶画面上のFindモードでCs-134、Cs-137のベクレル値が表示されるようになります。土壌などはU8容器に入れサンプルとして保管出来るのでシールを貼りデータ書き込み試料を管理、整理するのに便利です。遮蔽セットは弊社がオリジナルで作成しました。遮蔽体(鉛)はゲルルマニウム半導体測定器の鉛遮蔽で長年の実績がある(株)ヨシザワLA社でローバック(放射能グーレド)で作成、ベクレル表示ソフトは(株)シンメトリックス社のiFKR-ZIP(食品等測定)用に開発したものをiFKR-254ユーザー様に使って頂けるようになります。検出器部分のアクリルパーツを長いタイプに交換する必要がございます。試料測定時間36,000sec(ログ表示、BG比較)(リニア表示)ZIPの15分の1の感度ですので表示4.1Bq/kg×15=61.5Bq/kg表示値Cs合計0.6Bq/kg程度が定量限界なので10Bq/kg程度まで測定可能。*上記データはユーザーのT様提供。BGにより定量下限値は異なります。追加オプションで鉄製遮蔽ボックスも作成可能です。価格はお気軽にお問い合わせ下さい。転載、引用の場合はメールにてご相談下さい。