800Vの高電圧フレキシブルレンジ出力。様々な高電圧デバイスへの供給を1台でカバーPSF-800Hの場合、最大800V、最大6Aまでを定格電力800Wの範囲内でレンジを切り替えることなくフレキシブルに出力することができる為、例えば800V/1A、640V/1.25A、500V/1.6A、400V/2A、200V/4A、160V/5A、133.3V/6Aなど、複数台分の直流電源の出力範囲を1台でカバーすることができます。1120VA※1:出力電圧、電流は定格電力内での最大値となります。※2:但し2A以下の電流の時(2Aを超える電流の時はPSF-400H:35mVrms、PSF-800H:40mVrms)。Features3点プリセットメモリ3点のプリセットメモリに電圧・電流の設定値の記憶と呼び出しができます。任意に設定された時間が経過すると自動的に出力をOFFします。時間は10分単位で最大99時間50分まで設定可能で、残り時間が5分以下になると機能LEDが点滅しお知らせします。別売オプションのコントロールボード(IF-60GP、IF-60RU)を経由してコンピュータから最大1000ステップのシーケンスプログラムを登録できます。登録されたシーケンスプログラムは電源単体でのパネル操作またはコンピュータ操作により実行できます。シーケンス作成用アプリケーションはホームページよりダウンロードできます。出力端子から負荷までの配線による電圧降下分を補償します。定電圧(CV)制御、定電流(CC)制御に加え、定電力(CP)制御を搭載している為、任意の電力を供給する場合や、負荷側に過大な電力が印加されるのを防止するリミット機能としても使用可能です。出力電圧および出力電流を0~約10Vの電圧でモニタすることが可能です。並列接続では2台(最大1600W)のマスタースレーブ動作ができます。マスタースレーブ動作時は、マスター機に出力の合計が表示されます。力率改善回路を搭載し定格出力時の力率は0.99です。入力電源はAC100V~240Vのワールドワイド対応となっています。スロットINインタフェース本体購入後でも拡張可能なPCインタフェース・コントロールボードを用意しています。標準搭載されているアナログコントロールユニットを取り外し、IF-60シリーズを装着することで、USB、GP-IB、RS-232Cのデジタル制御が可能になります。取扱説明書ドライバPSF用USBドライバー・API・サンプルソフト・シーケンス(Ver3.10A)・PSFシリーズをPCからコントロールするためのデバイスドライバおよびサポートソフトです。Excel対応)・PSFシリーズのシーケンスを設定するアプリケーションです。・32ビットExcel、64ビットExcelに対応しています。(ただし64ビットExcelではGP-IBが動作しません。usお問合せ最寄りの事業所や販売代理店、又はメールにてお気軽にお問合せください。9:00~17:50となっております。各営業所への電話は弊社負担で東日本営業所へ転送することがございます、あらかじめご了承ください。