1280-HRの後継機種となります。地球・宇宙科学に関連した広範囲なアプリケーションに対して類い希な能力を発揮します。存在確認、多数個の微粒子のスクリーニングと解析、等々、です。1300-HR3から不要なオプションを外したものです。びに二次イオン光学系の最適化により、M/ΔM=20,000以上の質量分解能においても十分な二次イオン透過率を達成しました。7f-Auto同様に投影モード、走査イオンモード両方に対応しています。検出器に最大5種類の二次イオンを同時取得できるマルチコレクションシステムを選択でき、多種多様の同位体比測定を極めて高精度にかつ短時間行えます。高輝度なRFプラズマイオン源を新たに採用、従来機と比べて酸素イオン(O-)輝度が1桁以上改善され、1μm以下の空間分解能でイメージングができるようになりました。メンテナンス性の改善、並びにビーム安定性も改善されました。7f-Auto同様のシステムで、一つの試料ホルダーのみならず、ストレージチャンバー内の最大6つまで、チェーンアナリシス(自動分析)の対象となります。これにより、チェーンアナリシス、あるいはリモート分析時のスループットを飛躍的に向上できます。1300-HR3では、試料ホルダーのZ方向移動もモーター駆動に対応しています。