非接触式ツールセッターシリーズ】は、高精度かつ高速の工具計測/工具折損検出を実現し、あらゆる工作機械でのプロセスコントロールに貢献するレーザー式工具計測システム。工具サイズの偏差や工具の振れ、工具折損など、さまざまな要因に影響される加工工程での形状寸法の精度を制御する。さまざまな工具を加工時の送り速度や回転速度で計測できるようになる。4G歪センサWeb観測システムアスペクト・システム(有)本製品は、屋外にそのまま設置でき、内蔵の乾電池で長期動作する4ゲージ歪センサWeb観測システム。乾電池駆動で10分ごとの観測、6時間ごとにウェブページを更新する設定で1年の長期に動作する「手に乗るweb観測点」歪センサモデル。FOMA3Gのモデムを搭載しており、携帯が使える所ならどこでも設置可能。計測も1μVの分解能でブリッジからの出力を直接計測、入力チャンネルも最大4チャンネルと簡易計測に最適。AGAシリーズ】は、洗練されたデザインと機能性を融合し、美麗で堅牢な電子機器用アルミニウム製ケース。高品質で美麗なマットアルマイト仕上げ。シーリングを組み込んだIP54の防塵防滴構造。ケース各部の平面部分はインターフェースの設置が容易。内部はPCB取付用の水平ガイドとネジ溝を設け、タッチスクリーン/ディスプレイモジュール/PCBなどの大容量電子アセンブリに十分な収納スペースを用意。【RAGU】は、工数のかかるモータとモータドライバLSIの動作を簡単に評価できるようにするために開発されたモータドライバLSI評価ツール。メインボード、オプションボード、モータドライバLSIを搭載する各種DUTボード、PC上で制御するためのアプリケーションソフトウェアで構成。実現した磁区観察装置。レンズはワンタッチで取り換え可能なスライド式でありながら、高い位置再現性を保持。初心者でも容易に扱うことができる。対物レンズには高N.A(0.8)の50倍対物レンズを標準採用しており、縦Kerr効果による磁区像を高感度に観察が可能。PhDは、カリフォルニア大学アーバイン校で15年の年月の研究成果で、マイクロデバイスを構築するためのパラダイムを発見し特許を取得している。この製造アプローチは、マイクロエレクトロニクス業界で使用される3DMEMSを活用している。非常に高速のシグナル処理により、USB3.0インターフェース経由で非常に高いデータスループットが得られ、またコンパクトかつ堅牢。迅速に行う移動メンテナンスツールBOX。5790Bフルーク【5790B】は、日常の校正作業で要求されるさまざまなアプリケーションに利用できるように設計されており、熱型トランスファー標準を用いることで得られる高い確度と、デジタル・マルチメーターの使いやすさとが結びついたAC測定標準器。絶対AC電圧測定における不確かさは、±24ppm(1年間、23°C±5°C)と低くおさえられている。200】は、アクティブ・ネットワークに接続されたケーブルのトレースと位置検出が可能なデジタル式ネットワーク・トーナーおよびプローブ。先進的な可視性で、パッチパネル、スイッチ、成端ブロック、束に埋もれたネットワーク・ケーブルなどの位置確認をより効果的に行える。【600B/601B】は、従来品の直感的なインターフェースはそのままに、より耐久性の高い高品質ケルビン・クランプとラバーボタン・スイッチを採用したシール型鉛蓄電池用バッテリ・アナライザ。100Ahまでの放電容量レンジで12Vのシール型鉛蓄電池の残存容量を測定する。「600B」は7/12/24/42/65/100Ahの放電容量レンジを選択可能。PPTシリーズ株式会社クローネ【PPTシリーズ】は、-40~+85°Cの厳しい環境温度条件下での気圧計測が行える圧力トランスデューサ。±0.10%FSの最高精度を達成し、長期安定性においても最大0.025%F.S/年と優れる。航空宇宙産業向けの機能とレンジ性能を向上させるために拡張機能を備えている。RS232でプリンタやPCに接続可能。お問い合わせはこちらへ。【EBOX】は、分解能と出力回路を選択できるプログラマブルインターポレーションボックス(逓倍器)。SMx-RおよびSMx-Rと互換性有り。EZシリーズシュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社(旧:株式会社デジタル)【EZシリーズ】は、USBケーブル1本で表示器と容易に接続できる機器。操作盤まわりの機器を省配線、プログラムレスで取付け可能で、配線工数を削減できる。作画ソフトウェアや表示器で設定できるため、プログラムは不要。22Φ丸穴に盤取付けが行え、簡単に後付けできる(EZタワーライトを除く)。周波数カバー範囲:150GHz~6THz。II】は、原子時計の確度と安定性を超小型・低電力で使用可能なチップスケール原子時計を搭載した評価ユニット。FPGAによるハードウェアタイムスタンパを標準実装。センシングしたデータは正確なタイムスタンプが付与され、複数のIoT/M2M機器間のデータ時系列同期を実現する。PC2201(株)オーバル【PC2201】は、各種計測器の調整に必要なパルス積算、周波数測定および周波数出力、定量パルス出力などの機能をもつ万能形のパルスチェッカ。入出力信号チェックなどの基本的な点検・調整が可能。PARTNER社製テスト・ジェネレータ。発生するインパルスは0.5/50μsおよび0.5/250μs。デ・カップリング・ユニット、DM-MIG12-16とともに移動させ、設備の現場テストを実行する。採用により、従来の分光器では測定できない薄肉試料も裏面反射光の影響を受けずに高速かつ高精度な分光測定が可能。裏面の反射防止処理などを行うことなく表面のみの反射率を正確に測定できる。STW-9900/9800シリーズ」専用のスキャナボックス。本製品を使用することで、1台で複数のテストポイントへの試験が可能となる。2chがアース導通試験に対応している。3.0シャーシであり、ポータブルな小型の複合的計測テストシステムの構築に最適。3.0に対応しており、外部PCを用いて安価に多チャンネル同期計測システムが構築できる。Ethernetアナライザ】は、10GBase-SR、10GBase-LR、10GBase-LRMをサポートするアナライザ。付属のGUIソフトウェアを使いトリガ条件を設定して、データをキャプチャ。キャプチャしたデータはGUIソフトウェアによりフレームデータ、ワード、10b、8bやK/Dコードで表示。システムはノートPC、ミニデスクトップなどから選択できる。モジュールのタイミングなどを波形データとして視覚的に捉えることができるアナライザ。接続しているサーボアンプやステッピングドライバなどから4種類を設定してデータを表示し、また、時間と位置座標、時間と速度データ、時間とトルクデータの3種類のレイヤーで表示する。1/2桁の次世代高性能デジタル・マルチメータ。4.3インチの高解像度カラーディスプレイを採用したことで、読み値(数値)だけでなく、測定のトレンド、ヒストグラム、統計データを鮮やかに表示。測定およびモニタ用に幅広いレンジのセンサを取り揃えている。流速または導電率に変動があっても信頼性の高い測定が可能なため、殺菌ループの制御が可能。センサは長い校正間隔およびサービス間隔を保つようデザインされており、メンテナンス工数を軽減。System】は、紫外LEDの全放射束を測定する積分球システム。210~400nmもしくは210~800nmの測定が可能。専用の温調付きサンプルホルダを使用することで、紫外LEDに必要な測定を高精度にかつ容易に行うことができる。HT-L40株式会社ハイバーテック【HT-L40】は、CPDを実装した現場装置の信号診断・試験ツール。本製品のほか、同社ではモーション制御を学んだり、実際の機器に接続しなくてもボードや制御プログラムの調整状態を確認できるチェッカー類も豊富に取り揃えている。【54U2】は、電力系統の1回路を接続するだけで潮流演算、4象限演算、高調波を含む交流諸量の計測が行える4点指示形電力マルチメータ。Modbus、CC-Linkに対応し、さまざまなテスト出力機能(誤結線判別サポート表示、アナログ出力微調整、アナログ出力ループテスト、パルス出力テスト、警報出力テスト)のほか、モータ始動電流ディレーや接点入力といった便利な機能を搭載。VSC-6-□C-□□(有)日本雷研ベクトル【VSC-6-□C-□□】は、誘導雷サージから機器を保護するにあたり、事前にどの程度影響を受けているのか状況を把握するためのカウンタ。接地線を電流検出センサー(クランプ式)に通すだけで誘導雷サージの回数を計数(6桁)。電源がOFFになっても動作回数を保持し、電源を再投入にて停電前の数値を表示する。文字の高さは8.5mmと大きく、さらにバックライト付きで視認性に優れる。緑屋電気(株)プロジェクターPROソフトウェア(XL2アナライザ専用)PCへ音響測定結果を表示可能エヌティーアイジャパン(株)振動測定オプション(XL2アナライザ専用)広帯域とオクターブ分析に対応可能、さらにFFT解析とオシロスコープ機能を標準装備エヌティーアイジャパン(株)新着リリース一覧コヒレント、レーザパワーメータの年度末ディスカウントキャンペーンを開始コヒレント・ジャパン(株)磁界DC&10Hz~400KHzを継続的にモニタリングウェーブクレスト株式会社5Gに。