各国サイト国/地域を選択してください。1-22-19TEL:03-5301-6800FAX:03-5301-6703dairy-jp@idexx.com一般的なお問い合わせは、オンラインお問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。規定する許容/安全濃度以下で、ベータラクタム系残留抗生物質とテトラサイクリン系残留抗生物質の両方を検出します。2種類の残留抗生物質を一度に検査できるので、時間と経費を節約できます。高性能で信頼性が高いキットです。お問い合わせ先:03-5301-6800(牛乳診断薬事業部)にお電話ください。検査には適用されません。検査の使用方法は?簡単です。ビデオをご覧ください。検査キットはどのように保管すればよいですか?保管方法については、パッケージに同封の説明書を参照してください。検査キットは温度2-8°Cで冷蔵保存します。検査をする時は使用する分だけを冷蔵庫から取り出して下さい。検査キットを室温に戻す必要がありますか?いいえ、このキットは使用前に室温に戻す必要はありません。冷蔵庫から取り出したらすぐにSNAP検査を実施できます。検査を行う準備が整うまで、ホイル袋を開けないで下さい。検査の前:SNAPキットの判定窓とアクティベートサークルに色のついたスポットが見えることを確認します。サンプルチューブにペレット(試薬)があり、振るとコロコロと転がることを確認します。45°C±5°Cの範囲内で、ヒートブロックが予め加熱されていることを確認します。ヒートブロックの適切な温度は何度ですか?SNAP検査は、45°C±5°Cで実施する必要があります。ヒートブロックには、40-50°Cの範囲に設定されたサーモスタットが内臓されており、ヒートブロックが検査温度に達するまで10-15分かかります。ヒートブロックの温度シールに発色が見られない場合は検査を実施しないで下さい。ヒートブロックについてご質問がある場合は、IDEXXテクニカルサポートにお問い合わせ下さい。ヒートブロックの上にのせる必要があります。検査の反応時間は重要ですか?反応時間は重要です。最初の加温後に、サンプルチューブ内のサンプル(乳)をSNAPのサンプル注入口に注ぎます。SNAPキットを留置し、サンプルが判定窓を通ってアクティベートサークルに達するのを待ちます。アクティベートサークルが滲み出したらSNAPをアクティベータが水平になるまで押してください。アクティベートサークルが真っ白になる前にSNAPを押してください。一度に複数のサンプルを検査できますか?一度に検査できるSNAP検査の数は、ご使用のヒートブロックの台数によります。1台のヒートブロックで2検査を同時に行う事ができます。複数のサンプルを検査する場合、ヒーターの上に全てのサンプルとSNAPを設置してから、タイマーを加温時間に設定します。加温が完了したら、各SNAPのサンプル注入口へ個別にサンプルを注入します。各サンプルが異なる速度で流れる場合がありますので、SNAPを慎重に監視し、それぞれのアクティベートサークルが滲み始めるまで待ちます。アクティベートサークルにサンプルが達したら、SNAPをしっかり押します。最後のSNAPを押した後、タイマーを適切な加温時間に設定します。加温が完了したら、結果を判定します。追加サポート/情報を入手するには、どうすれば良いですか?本書では、お客様が検査を開始するのに役立つよう、ほとんどのよくある質問にお答えしています。検査キットの使用方法を詳細に示した説明書が添付されています。ご質問がある場合は、お電話(03-5301-6800)でお問い合わせください。自動音声後『3』)でご注文いただけます。ファックス(03-5301-6703)でもご注文いただけます。注文の変更やキャンセルの必要がある場合、または他に質問がある場合、どうすればよいですか?ほとんどの場合、弊社では注文を受領した当日にその注文を処理します。ご注文に関しては、カスタマーサービスに電話ください。ファックスにてご注文いただくこともできます。関する、お客様の質問にお答えするため、専門技術チームがあらゆる検査をサポートいたします。テクニカルサポートに電話(03-5301-6800)でお問い合わせください。無断複写・転載を禁止します.。