電動ピペットと同じ便利で使いやすい機能を持っています。カラー液晶とタッチホイール機構により、多様な操作モードのプログラミングをスピーディーに実行できます。プログラムされた容量を吸引し、一度に吐出します。チップに吸引した試料を等量に分注します。希釈液とサンプルをチップに吸引し、一度に吐出します。コンタミネーションを防ぎます。ウェル内のペレットを再懸濁します。目的の容量より多めに吸引し、目的の容量を吐出します。チップ内に余分な量が残ります。吸引した試料を異なる容量で分注します。サンプル希釈モードの後でミキシングを実行します。ミキシングを行います。これを次々と繰り返し段階希釈を行います。組合せでカスタムプログラムを作成できます。吸引および吐出のスピードもそれぞれ設定できます。効率良くピペッティングを行うために、チップ先端を試薬に浸す深さ、マイクロプレートの位置等を記憶させる事ができます。明るさを調節できるLEDライトにより明るい環境の下で作業できます。Biosciences社製電動ピペットは、専用グリップチップで使用します。ユニークなチップ三点支持方式ノズルとグリップチップの組合せで、小さな力でチップ着脱が行え、チップのぐらつきが全くありません。バイアフロ96用グリップチップおよびバイアフロ384用グリップチップは、グリップチップの中から更に高品質のものを選別しております。ピペッティング・ヘッドをアエロゾルによるコンタミネーションから守るため、フィルターチップの使用をお薦めします。384本組の新しいパッケージ、XYZボックスは、384本のチップを同時装着する際のより大きな負荷に耐えられるように、従来のラックより、堅牢に設計されています。12.5μl、12.5μlロング、12.5μlショート、125μlの4種類のグリップチップで用意されています。96チャンネルヘッドでも384チャンネルヘッドでも使用できます。粘性サンプルや洗浄剤などの表面張力の低い液体は、標準的なピペットチップと相互作用し、ピペットチップ内壁に薄い液膜が形成される傾向があります。この影響は、ピペッティングの精度低下や不一致だけでなく、貴重な試薬の損失にもつながります。グリップチップを使用すると、表面張力の低いサンプルの拡散やチップ内壁の「濡れ」を防ぎ、サンプルが玉状になり、無駄なく利用することができます。通常のチップより穴径が大きくなっています。簡単に交換ができる数種類のピペッティング・ヘッドにより、アプリケーションで要求される分注容量に広範囲で対応できます。専用グリップチップは、チップ装着ボタンを軽く押すだけで、しっかりと装着できます。ピペッティング・ヘッドをチップ装着位置まで降ろすと、装着ボタン内のLEDライトが点灯します。ボタンを押すと装着装置が作動し、チップがしっかりと装着されます。ピペッティング・ヘッドは、1分以内で交換できます。24本、96本または384本の精密加工されたピストンと気密性の高いシールの組合せにより、高精度で再現性に優れたピペッティングが実現されました。ピペッティング・ヘッドを装着すると、バイアフロ96およびバイアフロ384は使用可能な容量範囲を自動認識します。24チャンネルでは、2種類のピペッティング・ヘッド(10~300μl、50~1250μl)、96チャンネルでは、5種類のピペッティング・ヘッド(0.5~12.5μl、2.0~50μl、5.0~125μl、10~300μl、50~1250μl)、384チャンネルでは、3種類のピペッティング・ヘッド(0.5~12.5μl、2.0~50μl、5.0~125μl)が使用可能です。(バイアフロ96には384チャンネルのピペッティング・ヘッドは使用できません。