飲料水中のカルシウム量を求める場合、原子吸光法(AA)や誘導結合プラズマ発光分析法(ICP-OES)が一般的で、酸性溶離液を用いるイオンクロマト法(IC)でもカルシウムの存在形態にかかわらず総カルシウム量が測定されます。カルシウムイオン電極法では遊離のカルシウムイオンが測定されます。キレート滴定法では遊離のカルシウムイオンと一部の結合カルシウムが測定されます。Ca2+)においても、前処理としてサンプルを酸性にすることにより無機酸と結合したカルシウムをイオン化させ、その全量を測定できます。ここでは、種々の測定方法による飲料水中のカルシウムの実測値に基づき、上記の内容を説明します。表には、それぞれのサンプルに対しての記載値および各測定方法で得られた値を示しています。Ca2+の値とその他の測定法との相関を示しています。Ca2+を使って他の測定法とより相関よく総カルシウム量を測定することができました。100mLビーカーに試料を5mL採る。pHにて確認し、採ったサンプルは元に戻す。Ca2+(標準液にて校正済み)で測定し、希釈倍率で換算する。税抜¥22,000~平面センサに滴下するだけ。ビーカいらずでどこでも誰でも簡単測定。税抜¥59,000~片手で使いやすく持ち運びもコンパクトで簡単。税抜¥165,000~ハイエンド卓上型。タッチパネルとナビゲーションでストレスフリーな操作を実現。pH・COND・ION・ORP・DO測定項目、試料、アプリケーションに応じた電極ラインアップをご紹介。アクセシビリティサイトマップ。