その1PIC12F675と温度センサーLM35DZを使用します。データを記録する通信ソフトはVBで作成しています。後で測定データを処理するのにEXCELを使用するのであれば、EXCELのVBAで作成するほうがいいのですが、長時間動作させるには、EXCELより単体で動作できるほうがよいのでVBとしています。(基本はVBAで作成してVBに変換しコンパイルしています。2000以上がインストールされている環境でしたら、特にインストールせずに実行ファイルのみで動作すると思います。Vistaについても動作するようにしました。温度センサーLM35Dの出力をPICで直接受けています。分解能の点からは、ネットでよく見かけますように、OPアンプで増幅してから入力するほうがいいのですが、調整が必要になるため省略しています。基準電圧は3端子レギュレータの電圧を1/2したものを入れています。(これで分解能は少しは、よくなります。)したがって、精度よく製作するためには、3端子レギュレータの電圧が、より5.00Vに近いほうが望ましいです。分圧している抵抗(R8、R9)の精度も必要です。電源は、RS232Cのラインからもらっているので、不要です。(このため、パソコンの本体のRS232Cのポートでは問題ないのですが、USB-RS232C変換ケーブルでは電圧不足となり、うまく動作しないかもしれません。RATOCのREX-USB60、秋月電子のUSB・シリアル変換ケーブルで、動作を確認しています。)(*3端子レギュレータは低ドロップタイプを使用してください。通常ドロップタイプですとかなりの確率でUSB変換ケーブルでは動作しないと思います。)PICの入出力からRS232Cへのレベル変換は、専用のICを使わずに、トランジスタを使った簡易回路としています。問題なく動作していますがパソコンによっては、動作が不安定になるものがあるかもしれません。●PIC12F675のファームの説明ファームの動作としては、特にこれといって、特別なことはしていません。LM35Dの出力をAD変換し、その値を(2.5/1024)*100し温度に変換して送信しています。(値が、ばらつくため、実際は、8回取り込んだ値を平均しています。8bit、ストップビット1bit、パリティ無しです。"を受け取ると、温度データを返してきます。)(*CPUクロックは内部発振器を使用していますので、キャリブレーション用のデータ(3FFF番地)をOSCCALに書き込んでいます。ライタでプログラムを書き込む際は、3FFF番地のデータを消さないようにして書き込んでください。書き込む前に、3FFF番地のデータをPICから読み込んでおいて、メモしておくほうがいいかもしれません。測定データは画面に時刻と共に表示し、設定した(データ数/ファイル)でCSVファイルに出力します。測定終了または、プログラムを終了しない限り、設定した(データ数/ファイル)で出力し続けます。画面の右上のv1.10はPIC_ONDOのバージョンです。接続ポートの設定:接続するCOMポートを設定します。(USB変換ケーブルを使用する場合、COMポートの番号が分からない場合はデバイスマネージャで確認してください。)測定間隔の設定:測定する間隔を設定します。プルダウンで選択してください。任意の値での入力は出来ません。)データ数/ファイルの設定:出力するCSVファイルの1ファイルのデータ数を設定します。プルダウンで選択してください。任意の値での入力は出来ません。)CSVファイル出力が不要の場合は"0"を選択します。(初期値)(データ数に達すると終了するのではなく、次の新しいファイルを作成し記録し続けます。クリックすると測定を開始します。測定終了をクリックすると測定を終了します。プログラムを終了するには、画面の閉じるボタン"×"をクリックしてください。測定終了で終了した場合、その時点までのデータ数のCSVファイルを出力します。(画面の閉じるボタン"×"で終了した場合は、その時点までのデータ数のCSVファイルを出力せず終了します。)*測定開始後の設定の変更は、無効です。設定を変更するには測定終了をして下さい。