基本の10:1パッシブ・プローブを理解する幾多の数ほどあるプローブですが、まずはオシロスコープに付属される10:1パッシブ・プローブを理解することが大切です。パッシブ・プローブは10:1、信号をわざわざ1/10にしているのでしょうか?それはプローブの理想である、負荷を軽くする、つまり入力抵抗は大きく、入力容量は小さくするためです。信号は図10のように、左からプローブ先端部分、同軸ケーブル、補正ボックス、オシロスコープ入力部へと伝わります。パッシブ・プローブの入力インピーダンスは1MΩとハイインピーダンスで、さらに浮遊容量として10~数10pFが並列になっています。入力コネクタには同軸ケーブルが接続されますが、これが曲者です。同軸ケーブルは構造上、同軸形式のキャパシタになりますので少なからぬ容量を持ちます。50/75Ω系の同軸ケーブルでは1mあたり100pF、プローブに使用されるケーブルでは50pF程度の浮遊容量があります。これがオシロスコープの入力容量に並列に加わりますので、単に同軸ケーブルを接続した場合には大きな容量を持ってしまい、信号に多大な影響を与えてしまい、波形測定どころではありません。容量を劇的に減らすためには、プローブ先端に9MΩの抵抗とキャパシタを接続します。プローブ、同軸ケーブル、オシロスコープの入力容量までをまとめてC2とすると、図11のような簡単な回路になります。必要ですこの記事は会員限定です。続きをお読みいただくには会員登録が必要です。