:±0.2%FS、繰り返し精度:±0.1%FSの高精度です。100N(10kgf)で0.01N(1gf)の1/10000分解能力を実現しています。上限・下限を設定することで、合否判定を音で行います。メモリー機能256回(512個)の計測データをメモリーし、出力することができます。ピーク・挿抜引張りピーク・接点ホールド・プリンター設定・地域N値の設定等多種のモード設定が可能です。ピークホールド機能1回の測定で圧縮・引張(挿入・引抜)ピーク値を同時に測定可能。多機能ながら操作系はシンプル。ボタン配列も工夫しました。一定時間入力が無い場合は自動で電源オフします。1~99分まで設定可能。地域によって若干異なる重力加速度の設定が可能。地域に応じたニュートン換算値を設定することで重力加速度の違いによる誤差が解消できます。RS232C設定機能データビット長、ボーレート、ストップビット長、パリティービット等を個別設定可能。あらゆるコンピュータへの接続が可能です。豊富な出力機能セントロニクス出力、RS232C出力、アナログ出力、デジマチック出力、コンパレート出力等。外部接点信号の入力も可能です。計測アタッチメント7点、ACアダプター、ケーブル、専用収納ケース付属アタッチメントの詳細については、アタッチメントページの「フォースゲージ標準付属治具」をご覧下さい。HOP-AP1メモリーに蓄えられたデータの取り込みや、設定したサンプリング時間でTRACK値のリアルタイム読み込みなど、より詳細な測定や管理が行えます。測定データはボタンひとつでExcelに貼り付けることが可能。分析・解析も思い通りです。オプションpdfファイルの閲覧にはAdobeReaderが必要です。粗悪なコピー品に注意してください。近年弊社の商品をコピーした粗悪な類似品が出回っています。現地で弊社海外代理店等からも啓蒙させていただいておりますが、粗悪な類似品にご注意ください。弊社ハンディフォースゲージの外箱にコピー商品の注意ラベルを貼付けております。正面から見ると鮮やかな紫色ですが、斜めから見るとモノクロに見える特殊な印刷を施しています。デジマチックは(株)ミツトヨの登録商標です。米国およびその他の国における登録商標です。