各国サイト国/地域を選択してください。1-22-19TEL:03-5301-6800FAX:03-5301-6703dairy-jp@idexx.com一般的なお問い合わせは、オンラインお問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。残留基準以下でベータラクタム残留物を検出します。検査室・トラック、または牧場での検査においても丈夫で信頼度が高いキットです。承認済みお問い合わせ先:03-5301-6800(牛乳診断薬事業部)にお電話ください。検査には適用されません。検査の使用方法は?簡単です。ビデオをご覧ください。検査キットはどのように保管すればよいですか?保管方法については、パッケージに同封の説明書を参照してください。検査キットは温度2-8°Cで冷蔵保存します。検査をする時は使用する分だけを冷蔵庫から取り出して下さい。検査キットを室温に戻す必要がありますか?いいえ、このキットは使用前に室温に戻す必要はありません。冷蔵庫から取り出したらすぐにSNAP検査を実施できます。検査を行う準備が整うまで、ホイル袋を開けないで下さい。検査の前:SNAPキットの判定窓とアクティベートサークルに色のついたスポットが見えることを確認します。サンプルチューブにペレット(試薬)があり、振るとコロコロと転がることを確認します。45°C±5°Cの範囲内で、ヒートブロックが予め加熱されていることを確認します。ヒートブロックの適切な温度は何度ですか?SNAP検査は、45°C±5°Cで実施する必要があります。ヒートブロックには、40-50°Cの範囲に設定されたサーモスタットが内臓されており、ヒートブロックが検査温度に達するまで10-15分かかります。ヒートブロックの温度シールに発色が見られない場合は検査を実施しないで下さい。ヒートブロックについてご質問がある場合は、IDEXXテクニカルサポートにお問い合わせ下さい。ヒートブロックの上にのせる必要があります。検査の反応時間は重要ですか?反応時間は重要です。最初の加温後に、サンプルチューブ内のサンプル(乳)をSNAPのサンプル注入口に注ぎます。SNAPキットを留置し、サンプルが判定窓を通ってアクティベートサークルに達するのを待ちます。アクティベートサークルが滲み出したらSNAPをアクティベータが水平になるまで押してください。アクティベートサークルが真っ白になる前にSNAPを押してください。一度に複数のサンプルを検査できますか?一度に検査できるSNAP検査の数は、ご使用のヒートブロックの台数によります。1台のヒートブロックで2検査を同時に行う事ができます。複数のサンプルを検査する場合、ヒーターの上に全てのサンプルとSNAPを設置してから、タイマーを加温時間に設定します。加温が完了したら、各SNAPのサンプル注入口へ個別にサンプルを注入します。各サンプルが異なる速度で流れる場合がありますので、SNAPを慎重に監視し、それぞれのアクティベートサークルが滲み始めるまで待ちます。アクティベートサークルにサンプルが達したら、SNAPをしっかり押します。最後のSNAPを押した後、タイマーを適切な加温時間に設定します。加温が完了したら、結果を判定します。追加サポート/情報を入手するには、どうすれば良いですか?本書では、お客様が検査を開始するのに役立つよう、ほとんどのよくある質問にお答えしています。検査キットの使用方法を詳細に示した説明書が添付されています。ご質問がある場合は、お電話(03-5301-6800)でお問い合わせください。自動音声後『3』)でご注文いただけます。ファックス(03-5301-6703)でもご注文いただけます。注文の変更やキャンセルの必要がある場合、または他に質問がある場合、どうすればよいですか?ほとんどの場合、弊社では注文を受領した当日にその注文を処理します。ご注文に関しては、カスタマーサービスに電話ください。ファックスにてご注文いただくこともできます。関する、お客様の質問にお答えするため、専門技術チームがあらゆる検査をサポートいたします。テクニカルサポートに電話(03-5301-6800)でお問い合わせください。無断複写・転載を禁止します.。