校正できない場合の処置pH7の校正ができない。内部液の変質や応答部の汚れおよび劣化による不斉電位、液絡部の詰まりが考えられます。比較電極内部液を交換し、応答部および液絡部を洗浄後、再校正してください。洗浄しても校正できない場合は電極交換が必要です。pH4,9の校正ができない。メンテナンス後、再度校正してください。洗浄しても校正できない場合は電極交換が必要です。温度補償電極が正しく接続されているかも確認してください。pH4,9の校正ができない。メンテナンス後、再度校正してください。洗浄しても校正できない場合は電極交換が必要です。温度補償電極が正しく接続されているかも確認してください。pH4は校正できるが、pH9が校正できない。比較電極の液洛部のつまり、もしくはpH9標準液の変質が考えられます。比較電極の液洛部のつまりの場合はAgClの沈着サンプルの詰まり1.の場合、電極洗浄液(形式:220)もしくは、酸性チオ尿素溶液にしばらくつけておき、2.の場合、サンプルを溶かす溶液につけておいてください。購入後1年以上経過したり、開栓後3ヶ月以上経過したなどで、変質の可能性がある場合はpH9標準液を新しいものに取り替えてください。pH7は校正できるがpH4は校正できない。下記の4点が考えられます。液絡部が詰まっている。ガラス電極の感度劣化(応答膜の汚れにより)。ガラス電極が割れている。税抜¥22,000~平面センサに滴下するだけ。ビーカいらずでどこでも誰でも簡単測定。税抜¥59,000~片手で使いやすく持ち運びもコンパクトで簡単。税抜¥165,000~ハイエンド卓上型。タッチパネルとナビゲーションでストレスフリーな操作を実現。pH・COND・ION・ORP・DO測定項目、試料、アプリケーションに応じた電極ラインアップをご紹介。アクセシビリティサイトマップ。