メンテナンスメンテナンス電極DO電極の保管方法は?9551-20D9551-100D9550-20D9550-100D日常(1週間程度)電極を水道水で充分洗浄し、ゼロ標準液(脱酸素剤の亜硫酸ナトリウムにて調製した水溶液)中にDOチップが浸るようにして保管してください。電極を計器から外します。電極をイオン交換水(純水)で充分洗浄してガーゼで水滴を拭き取り、DOチップをホルダーから外します。梱包されていたパックに入れ密封後、冷暗所で保存します。9520-10D日常(1週間程度)電極をイオン交換水(純水)で充分に洗浄し、ゼロ標準液中にDOチップが浸るようにして保管してください。電極は計器に接続しておいてください。電極を計器から外します。電極をイオン交換水(純水)で充分に洗浄しガーゼで水滴を拭き取り、DOチップを電極ボディからはずします。チップの両端子に、ショートソケットをはめて、梱包されていたパックに入れ密封後、冷暗所にて保存します。DOチップの保管方法は?チップ付属のショートソケットを装着し乾燥保管してください。※ショートソケットなしでは保管しないでください。センサホルダBNCコネクタを外さないでください。BNCコネクタに付けておくことがコンディショニングです。洗浄方法は?9551-20D9551-100D9550-20D9550-100D水道水で充分すすぎ、隔膜が汚れた場合は柔らかいティッシュペーパーやガーゼで軽く拭き取ってください。*電極の隔膜を傷つけたり破らないように充分注意してください。9520-10Dイオン交換水(純水)で充分にすすぎ、清浄なろ紙やガーゼで拭き取ります。異なった溶液に電極を浸したら、その都度入念に洗浄を行なってください。洗浄時に、アルコールや塩酸、もしくは中性洗剤を用いてもよいですか?アルコール:使用しないでください。塩酸:洗浄効果はありません。隔膜につかないように注意してください。*隔膜に洗剤がつくと応答が遅くなります。水道水や純水で落ちない汚れのチップ洗浄は何で行えばよいですか?中性洗剤で洗浄してください。超音波での洗浄はできますか?チップを傷つけるのでお勧めできません。電極が寿命に近づくとどんな症状がでますか?校正、測定において感度が出なくなります。チップの交換時期についてセンサチップに大きな気泡が入って感度がない場合。チップの隔膜が破れたり、傷ついた場合。DOチップは交換後、正しい校正を一通り終えて測定を行なってください。隔膜や内部液は交換できません。チップごと交換してください。税抜¥22,000~平面センサに滴下するだけ。ビーカいらずでどこでも誰でも簡単測定。税抜¥59,000~片手で使いやすく持ち運びもコンパクトで簡単。税抜¥165,000~ハイエンド卓上型。タッチパネルとナビゲーションでストレスフリーな操作を実現。pH・COND・ION・ORP・DO測定項目、試料、アプリケーションに応じた電極ラインアップをご紹介。アクセシビリティサイトマップ。