2018リンクを取得FacebookTwitterPinterestメール他のアプリこんにちはドルフィンシステム福島です。7月でも猛烈な暑さが続いています。熱中症にお気を付け下さい。OctoClockの動作を解説します。複数台のUSRPを同期させて動作させたい場合、必須のデバイスです。複数台のUSRPを動作させる場合にはキャリブレーションもコツがいりますが、まずはクロックやタイミング制御周りを完全に把握することが必要です。複数台のUSRPを動作させたい場合は、ドルフィンシステムにご相談ください。リファレンスクロックやトリガを分配するOctoClock複数台のUSRPを同期して動作させたい場合があります。MIMOや複数アンテナからのRF収録する場合は、リファレンスクロックやスタートトリガを各USRPに分配させる必要があります。CDA-2990を使用します。外部で発生した10MHzクロックとPPSトリガ(1秒間に1回信号が発生するトリガ)を8つのSMAポートに分配して出力します。説明を簡略化するため、以下用語を以下の意味で使用します。10MHzリファレンスクロックおよびPPSトリガと表記するのは紛らわしいので、「クロック」・「トリガ」をまとめて「信号」と表記します。OctoClock」と「OctoClock-G」という製品があります。OctoClock内部信号源がありません。入力コネクタから入力された信号を、分配して出膂力コネクタから出力します。内部に発信源はないため、必ず10MHzとPPSは外部から入力する必要があります。OctoClock-G内部に信号源があります。GPSDOが搭載されており内部に発信源を持ちます。GPSアンテナが接続されGPSがロックされたら、GPSに同期した信号を出力コネクタに分配して出力します。GPSアンテナが接続されていない場合やGPSがロックされていない場合は、GPSDO内部で発生させた信号を、出力コネクタに分配して出力します。OctoClock-Gは外部から供給された信号を分配して出力することも出来ます。REF"スイッチがあり、内部の信号を分配するか、外部の信号を分配するか選択することが出来・・・そうですが、実は単純な切替ではありません。REF"と書かれており信号ソースの優先順位を切り替えているだけです。内部/外部どちらのモードで動作しているかは、LEDを見て判断します。切替スイッチと、動作モードを示すLED"INTERNAL"の場合スイッチを"INTERNAL"にすると、内部で発生させた信号を分配して出力します。入力コネクタに外部クロックとトリガが入力されていても無視します。以下の図は、優先順位がINTERNALが選択されINTERNALで動作している様子です。"INTERNAL"LEDが点灯する"EXTERNAL"の場合"EXTERNAL"にすると入力コネクタに接続された信号を分配しますが、それには条件があります。Inputに10MHzクロックが供給された際に、EXTERNALに切り替わります。スイッチが"EXTERNAL"になっていても、入力コネクタに10MHzクロックが入力されていなければ内部ソースの信号を出力します(10MHzクロックとPPS両方内部ソースの信号が出力される)。この場合、LEDは”INTERNAL"が点灯します。OctoClock-Gを使って外部入力されたPPSだけ分配したいという場合は、どうすればいいでしょうか?OctoClock-Gは、外部入力された信号を分配させたい場合は必ずクロックを入力する必要がありますので、PPSだけ出力したい場合もクロックも入力する必要があります。無印OctoClockは保有していないため挙動は未調査です。外部信号入力時の挙動を確認するでは以上で説明した外部信号入力時の挙動を確認します。以下のように結線し、OctoClock-Gに外部信号を入力してOctoClockの出力を確認します。PXI-6683Hタイミングモジュールから、クロックとトリガを出力します。この出力をOctoClock-Gで受けて分配し、オシロスコープで観測します。内部からの10MHzリファレンスクロックと、PPSトリガが見えています。OctoClock-G通常の動作です。"EXTERNAL"動作時PXI-6683Hから10MHzとトリガを入力します。すると外部入力された10MHzとトリガが観測できました。外部10MHzリファレンスクロックが入力されていると、LEDも"EXTERNAL"を示します。EXTERNALにしても、10MHzリファレンスクロックが入っていなければ"INTERNAL"動作になります。この場合は外部トリガは分配されません。内部のトリガが分配されます。まとめOctoClockのまとめです。OctoClock-Gは、内部および外部からの信号を分配できる。REF"が"EXTERNAL"になっているときに、外部信号を分配する。外部から10MHzリファレンスクロックが入力されているときにのみ、"EXTERNAL"モードで動作し外部信号を分配する。inを分配して出力されない。OcloClock-Gの外部PPSは、PPSでなくても任意の入力信号を分配して出力する。ドルフィンシステムでは、以上のようにフィージビリティースタディーを繰り返しながら開発や実験の最適化を図り、時間の節約をして、お客様に最適なSDRシステムの提案をしております。以上のようにOctoClockは、複数台のUSRPを同期させて動作させたい場合、必須のデバイスです。複数台のUSRPを動作させる場合にはキャリブレーションもコツがいります。複数台のUSRPを動作させたい場合は、ドルフィンシステムにご相談ください。SDRを用いた無線システムの開発はドルフィンシステムへ。以上、ドルフィンシステム福島がお送りしました。x4のボードはx1のスロットに挿入できるでしょうか?こんにちはドルフィンシステム福島です。東京は6/6に梅雨入りしました。本日6/11は、関東地方に台風5号が接近中と言うことで、雨が多くなり足下も悪くなっています。現在、ドルフィンシステムでは今年後半の契約に向けて、色々な調べ物やフィージビリティースタディーを重ねています。受注をする前に、技術的な課題や不明点をクリアするため時間をかけて調べる必要があります。当たり前のことですが「問題点は早めに出して、潰す」ことを心掛け、徹底していきます。調べ始めると思った以上に、分からないこと、確認しなければならないことが出てきます。大丈夫だろう、と甘い見通しで痛い目に遭うこともありました。ドルフィンシステムでは、このような痛い目に遭わないように、また仕事の善し悪しが属人的にならないような仕組み作りに取り組んでいます。x4のボードはx1のスロットに挿入できるでしょうか?ドルフィンシステムではFPGAの開発だけではなく、納入するためのPCなどの選定も行います。Expressスロットの数とレーン数。Expressスロットのタイプを確認しないと、USRP-RIOのインターフェイスカードが入らない・速度が出ないなど、痛い目に遭いますのでPCの選定は経験のあるスタッフが慎重に行っています。x4に対応しているボードです。Expressスロットだの、x4などについては以下で解説しています)答えは、物理的に挿入不可能です。x1とx16スロットが写っています。赤色コネクタが、x16のスロットで、黒色の小さいコネクタが、x1のスロットです。x1スロット(手前の黒色)には、物理的に挿入できません。コネクタのサイズが違うので、挿入できないのです。x16のスロットには、x1、x4やx8のボードが挿入&動作可能。呼んでみたいと思います。呼びたいという事がたまに発生します。デバッグ時も見やすくて良いですね。プロジェクトが変換できませんでした。コンパイラがインストールされていないからです。ここはサンプル無しでやってみます。