計音速の設定により金属から非金属まで様々な物質の厚みを測定できます。(カプラント)、ハードケース、取扱説明書、単3形乾電池×3本ハードケース一体型膜厚計製品コードSTG-01U仕様備考コード番号366-2301●暗所での使用に便利なバックライト付きLCD搭載。●電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載。素地金属を自動判別し測定可能デュアルタイプ。99,000●キー操作が簡単、スムーズな膜厚測定。●バックライト機能付、暗所での測定も可能。非鉄金属素地上の絶縁皮膜を測定。●液晶部はバックライト付で暗所の測定も可能。●Pro型は測定値メモリ、検量線メモリ、上下限値設定、PCへのデータ転送、本体画面上で統計演算の機能あり。)鉄素地:0〜2.5mm、非鉄金属素地:0〜2.0mm0〜100μm:1μm(鉄・非鉄共通)または指示値の±2%以内101μm〜2.5mm:±2%以内(鉄素地)101μm〜2.0mm:±2%以内(非鉄素地)1点定圧接触式、クロスVカット付、測定部φ28mm(プローブ部約φ10mm)3VDC(単4アルカリ乾電池×2本)連続使用25時間0〜40°C(結露しないこと)標準厚板、テスト用ゼロ板(鉄用、非鉄用:除くF型)、乾電池、収納ケース、SAMAC-Pro:USBケーブル、ドライバ・取説(CD)63(W)×84H)×30D)mm約125gデュアルスコープMP0R-USBデュアルタイプの超小型膜厚計です。142,000●下地の金属を自動認識する自動素地判別機能はもちろん、前面・上面の2つのバックライト付き液晶ディスプレイの装備で、どんな測定ポジションからでもラクに測定値を読み取ることができる人間工学的設計です。ON/OFF、上下限設定1点接触定圧式デジタル(LCD)電池1.5V(単3アルカリ)×264(W)×30(D)×85(H)mm/0.06kg付属品鉄素地、アルミ素地、標準板、ストラップ、本体ケース、電池1.5V(単3)×2、USBケーブル※価格は予告なしに変更する場合がございます。