各国サイト国/地域を選択してください。カタリストOneは、IDEXXが6年の歳月をかけて、先進のテクノロジーと動物臨床検査の分野で培ってきたノウハウをコンパクトボディに結集して開発した新世代の血液化学検査器です。病気の早期発見のために必須とされる総合的な血液化学スクリーニング検査。その検体処理準備から検査結果の確認まで、すべてのプロセスを迅速かつ簡単にすることで院内での作業負担を大きく減らします。一頭一頭の総合的な検査情報の統合管理により獣医師様のより迅速な判断と、飼い主様へのより説得力のある検査結果説明をサポート。一から開発された先進の1台です。迅速な検査結果を、より少ない手順で従来の検査作業をシンプルにすることで、獣医師やスタッフの皆様の負担を減らし、より迅速な診断をサポートします。干渉物質から影響を受ける可能性があると指摘されています。ドライスライドテクノロジーは、干渉物質(脂質、ビリルビン、ヘモグロビン)を除去する「ろ過層」により、干渉物質による検査結果への影響を最小限に抑制します。試薬スライド効率よく、無駄のないスクリーニング検査をサポート異常な器官系の検出を目的として行われる血液化学スクリーニング検査。感度が高く、特異性も十分な項目を、必要かつ十分な範囲で設定する必要があります。クリップ、さらにT4、フルクトサミン、CRP、UPC検査用のスライドと、患者様の病態に合わせてフレキシブルに検査項目を選択できる単項目スライドを用意しています。17、15、10には、以下3つの演算項目が含まれます。以下の演算項目が含まれます。(浸透圧計算値)が追加されます。25種類の単項目スライドクリップに組み合わせれば、患者様の病態に合わせフレキシブルに検査項目を選択することが可能な25種類の単項目スライドを用意しています。あるご質問1.測定に最低必要な検体量は?ヘパリンリチウム全血セパレータの線の部分(600~800μL程度)まで。健康状態がよければ、遠心後のサンプルのおよそ半量が血漿として使用できます。2.最低必要な検体量はどのように分注すればいいのですか?1mLのシリンジを使用して分注いただくか、可変ピペッターの使用を推奨いたします。3.Chem17を測定する際、0.5mLチューブは使用可能ですか?通常500μLの全血を遠心した際、おおよそ半量の250μLの血漿を生成できます。そのため、最大12項目まで測定可能ですが、Chem17ですと検査項目が14項目必要になるので、1.3mLチューブの使用をお勧めします。4.ヘパリンリチウム全血セパレータ内のサンプルは、測定するまでどのくらいの時間放置できますか?測定は少なくとも30分以内に行なってください。採血からなるべく早く測定するようにしてください。グルコースやNH3などの検査項目に大きく影響いたします。5.全血、血清、血漿それぞれ室温、冷蔵、冷凍した場合、どのくらいの時間まで放置できますか?血清、血漿の場合:室温では4時間まで。その後は冷蔵庫(2-8oC)で48時間まで保存可能。その後は冷凍(-18oC)にて保存。全血の場合:遠心して血漿化すれば上記同様に保存可能。遠心しない場合は30分以内にカタリストで測定を行なってください。※室温より冷蔵での放置が望ましい。6.特にエキゾチック動物など小動物のサンプルにおいては、最低必要検体量を満たすため希釈しても問題ありませんか?正常な検体濃度のサンプルを希釈することはお勧めできません。正しい結果が得られない可能性があります。7.ヘパリンリチウム全血セパレータはどのように保管すればいいのですか?室温にて保管できます。直射日光は避けてください。上部のキャップをはずさないでください。8.ヘパリンリチウム全血セパレータに直接ペンで患者名などを記入してもよいですか?ペンでの書き込みは可能です。結果に影響を与えません。シールを張るのは不可です。9.ヘパリンリチウム全血セパレータについている緑のキャップ、クリップのプラスチックはリサイクル可能ですか?緑のキャップはエチレン酢酸ビニールで製造されているためリサイクル資源としての廃棄は対象外となります。クリップのプラスチックはポリプロピレンで製造されているためリサイクル資源としての廃棄が可能です。10.ヘパリンリチウム全血セパレータに残存している血漿を他の検査に使用できますか?可能です。(例:電解質、スナップショットDxでのT4測定、ウィルス検査など)11.採血する際、ヘパリンをフラッシュしたシリンジを使用することができますか?ヘパリンリチウム全血セパレータを使用する場合は、プレーンタイプのシリンジを使用することを推奨いたします。サンプルへの過剰なヘパリン投与は検査結果に影響を及ぼす可能性があります。12.採血後、ヘパリンリチウムチューブに分注、その後サンプルをヘパリンリチウム全血セパレータに移して使用することができますか?ヘパリンリチウム全血セパレータを使用する場合は、プレーンタイプのシリンジから直接ヘパリンリチウム全血セパレータにサンプルを分注することを推奨いたします。サンプルへの過剰なヘパリン投与は検査結果に影響を及ぼす可能性があります。13.カタリストDx測定後にヘパリンリチウム全血セパレータ内に残った血漿を、緑のキャップをしめてそのまま保存できますか?それともチューブ゙に移す必要がありますか?残った血漿はヘパリンリチウム全血セパレータ内で保存することはできません(冷蔵、冷凍の場合も不可)。すみやかにピペッターで血漿をチューブに移し、その後キャップをしめて冷蔵保存してください。14.もしプレーンシリンジで採血中、サンプルが凝固している疑いがある場合はどうすればいいのですか?採血後、すみやかにサンプルをヘパリンリチウム全血セパレータに分注してください。最小限の凝固はサンプルに多大な影響を及ぼすことはありません。推奨量(600~800μL)の全血を分注してください。サンプルに大幅な凝固が見られた場合(変色など)は結果に影響を及ぼす可能性があるため、使用しないでください。15.シリンジからヘパリンリチウム全血セパレータに分注する際、シリンジの針を取り外す必要がありますか?はい。針は取り外して分注してください。16.カタリストにセットする際、ヘパリンリチウム全血セパレータの緑のキャップは外しますか?はい。外した状態で機器にセパレータをセットしてください。無断複写・転載を禁止します.。