同機種の2台で同一サンプルを測定した時に指示誤差がでる。?正確に校正して機差が生じた場合、電極の差によるものと考えられます。どちらかの電極の汚れ、あるいは劣化。比較電極における液間電位(内部液KClとサンプルの組成が異なるためその間で電位のこと)の差と考えられます。対策としては、汚れに応じた適当な洗浄を行なってください。それでも指示誤差が生じる場合は、電極の交換をしてください。このような指示誤差が生ずる場合は、まずはマニュアルモードで確認してください。各機種の精度はどのくらいありますか?それぞれのカタログもしくは取扱説明書を参照してください。電極電位が1mVの誤差とすれば、電極誤差の方が大きく、1価イオン電極で4%、2価イオン電極で8%位の誤差を生じる可能性があります。税抜¥22,000~平面センサに滴下するだけ。ビーカいらずでどこでも誰でも簡単測定。税抜¥59,000~片手で使いやすく持ち運びもコンパクトで簡単。税抜¥165,000~ハイエンド卓上型。タッチパネルとナビゲーションでストレスフリーな操作を実現。pH・COND・ION・ORP・DO測定項目、試料、アプリケーションに応じた電極ラインアップをご紹介。アクセシビリティサイトマップ。