非常に小型・軽量に作られていますので、どこへでも自由に持ち運び出来ます。製品に比べて大幅な低価格を実現しました。広い測定レンジ酸素濃度(0%〜99.9%)の広い測定範囲が切り替えなしでカバーされています。消耗した時、酸素濃度表示が消えて、小数点を示すドット(.)のみが点灯し、警報ブザーが鳴ります。電池の交換時期をお知らせします。※この測定器は正確な値を示すまで約3分かかります。水銀体温計のように正しい数値が表示されるのに、脇にはさんで数分かかるイメージです。1電源スイッチをONにします。校正ボリウムを指先で回しながらボリウムを回します。(大気中の場合は、20.9、100%高濃度酸素の場合は00.0に表示設定を行います。)使用時に毎回の校正は必要ありません。3計測用酸素の取り込み計測用酸素を測定器先端部から取り込みます。