Phalanx-Rは、写真を撮る様に「一瞬」で2次元ラマンイメージを取得できる、世界初のラマン顕微鏡です。今まで、不可能であった、変化していく化学反応の様子をリアルタイムでイメージングしたり、細胞内部の分子分布状態やその変化を高速に、試料への光ダメージを抑制し、観察することが可能です。測定原理21×21点、合計441点に分割した励起レーザー光を一度に試料に集光照射すると同時に、各点からのラマン散乱光も一度に観測します。従って試料やレーザー光を走査することなく一瞬で2次元ラマンイメージをを取得します。この仕組みにより、Phalanx-Rは、細胞などの試料の光ダメージを抑制し、変化の早い現象や時間変化の観測かつ広範囲の観察が可能です。各測定点は完全な共焦点光学系で出来ており、深さ分解能は900nmあります。よって透明試料でも高コントラストなラマンイメージを取得することが可能になります。由来するバンド面積値より再構成したもの。上記仕様、性能は参考例となります。お客様の御用途に合わせた設定に変更可能です。Readerが必要です。ありますか?正立型顕微鏡仕様もあります。対物レンズの交換は可能ですか?可能です。通常の顕微鏡と同じように、複数の対物レンズをターレットに搭載可能です。対物レンズの倍率を変えると、測定点間隔も変化します。Z軸方向に走査するためのピエゾステージは、一つの対物レンズのみに搭載可能です。XYZ三次元の観測(3Dイメージング)は可能ですか?可能です。Z軸走査への対物レンズ用ピエゾステージ(オプション)を搭載し、それを本体(Phalanx-R)の光学系と組み合わせると、XY軸方向の走査が必要なく、三次元データを取得できるようになります。XY軸方向の走査機構(オプション)を搭載すると、高分解能測定かつ広範囲測定にも対応します。間隔は変更可能ですか?可能です。ご利用目的に最適な同時測定点数および点間隔にチューニングいたします。532nm以外の励起レーザーを使う事はできますか?可能です。ご利用目的に応じて、紫外から赤外まで任意のレーザー波長を選択して頂く事ができます。Phalanx-Rでは透過型グレーティングを使用した分光器を使用しており、レーザーの波長に応じてグレーティングの角度を変更することができません。そのため、搭載可能なレーザーは1台となっております。Phalanx-Rでは透過型のグレーティングを利用しています。そのため、一般的な反射型グレーティングのように複数枚のグレーティングを同時に搭載することや、交換する事はできません。グレーティングの角度も固定となります。波数分解能や観測波数範囲については、注文時にご指定頂けます。