仕様カタログ・関連資料FAQ製品概要iDusは低ノイズ・高感度で定評のある分光用冷却CCD検出器です。E2V社製高感度CCDセンサーを搭載し、-100°C電子冷却で暗電流を低減することで高S/Nを実現しています。CCD検出器本体にADコンバータを搭載させ、USB2.0接続で、ノートPCから制御できます。センサーには量子効率の異なる複数の種類を用意しています。測定波長に合わせて選択してください。別途マルチチャンネル検出器に対応した分光器が必要です。ANDOR社のSR163型小型分光器との組合せで、低価格ながら高S/Nかつコンパクトな分光システムが構築できます。iDus416登場iDusシリーズに新しいモデル"iDus416"が加わりました。従来のディープ・ディプレッションCCD(DDセンサー)と同じフリンジ低減タイプ背面照射型CCDセンサーで、ピーク量子効率は95%@800nm。従来DDセンサーで問題となっていた暗電流が1/10となり、0.0006e-/pixel/sec(@-95°C)の低暗電流を実現しています。これらの特徴により、一般的なディープ・ディプレッションCCDのように冷却しなくても同等以上の暗電流に到達できます。従来のDDセンサーで弱点となっている、暗電流を低減するために-100°C近辺まで冷却すると、波長900nm以上の感度が著しく落ちる点が改善されます。iDus416は標準のDDセンサーと比較して暗電流が1/10になっています。iDus416は従来のBR-DDと同じく近赤外において高い量子効率があります。素子サイズが15μmとなり、従来のDDセンサーの26μmと比べて1.7倍高分解能で、さらにセンサー幅も約1割アップしています。これにより、広い波長領域を高分解能で測定することができます。背面照射型センサー(BIセンサー)で近赤外光を測定するとセンサー内のエタロン効果によってフリンジが発生し、分光スペクトルやイメージに縞模様が乗ってしまい、しばしば問題になります。BIセンサーでフリンジを低減する場合はBR-DDやBEX2-DDが主流ですが、暗電流が多く長時間露光に不向きな問題点がありました。ANDOR社ウェブページには製品の技術情報や応用例が掲載されています。センサー組込型の小型分光器では感度やダイナミックレンジが不十分な分光計測など用途にあわせた特注ソフトウェア東京インスツルメンツではお客様の用途に最適なソフトウェアの開発をおこなっております。下記は特注ソフトウェアの一例です。組み合わせて2波長同時LIBS、高分解能と広帯域の同時計測が可能。BR-DD,BEX2-DD*量子効率、暗電流はセンサータイプによって異なります。詳細は弊社へお問い合わせください。Readerが必要です。newtonとの違いは何ですかNewtonと比較して、EMCCDではなく、高速なADコンバーターを搭載していません。プリアンプゲイン、ビニングなどの機能はnewtonと比較して若干簡略化されています。イメージ用カメラとして使用できますか横長のイメージになりますが可能です。シャッターは必要ですか通常の分光測定では特に必要はありません。マルチトラック分光、イメージ測定では、読み出し中の露光を防ぐためにシャッターが必要な場合が多いです。クロップモードで気をつけることはありますかクロップモードは、センサーの下部にのみ光が当たるようにします。クロップした範囲外に光が当たっていると正確な測定ができません。ADコンバーターの速度の使い分けはどうすればよいですか長時間露光が可能なアプリケーションでは、読み出しノイズの小さな低速ADコンバーターを選択してください。低速ADコンバーターではフレームレートが足りない場合に速度の早いADコンバーターを選択します。冷却用のチラーは必要ですか。チラー選定の注意点はありますか一般的な微弱光測定用途ではあまり必要ありませんが、できる限り暗電流を抑えたい長時間露光測定を行う場合はチラーの使用を推奨しています。チラー使用時は冷却水温度が低すぎるとカメラ本体が結露してしまう可能性があります。室温程度(20~25度)の水温を推奨しています。詳細はお問い合わせください。※お問い合わせNo.AD02をお伝えください。InGaAs検出器AD03最小2ナノ秒ゲーティング、最大1000倍ゲイン。