修理する側のクオリティがかなり落ちている。ラジオ修理をしてyahoo出品する圧倒的大部分が「業務用テストループの所有はない」ようだな。75ΩなのでNコネクター。この頃は測定器VTVMもNコネクター。テストループで時折ラジオ調整しているといまも聞く。「持っていない」が、修理業務経験者と素人との違いだろう。現在の入手方法は、年1回ていどみかけるYAHOO出品をgetするしかない。見様見真似でラジオ修理を始めるのは当人の勝手だが、修理業務経験者なら半導体ラジオで1万台程度は軽く修理しているので、修理経験の桁が大幅に違うだろう。(2桁?3桁?)これだけの台数を趣味では治せない。(趣味では総時間が不足。)「プロとアマチュアとは決定的に違う。プロは数をこなしているので、仕事が安定している。これも参考になるだろう。+テストループ」はmust。2不幸にして「標準信号発生器+テストループ」でない場合にはJISC6102-2に準拠のこと。参照),又は標準磁界発生器で信号を受信機の磁気アンテナに誘起させることによって印加する。擬似アンテナが異なる。磁気アンテナのラジオだとテストループで調整するので擬似アンテナ回路網の組みなおしは不要だ。「長さ5m程度の室内開放線アンテナのための100kHzから1.7MHzまでの周波数範囲の擬似アンテナ回路」では図示のようにCは無い。この場合はCが存在するとJISから離れた「自己流の好き勝手な調整方法」になってしまうので注意。この「好き勝手な調整を行なう」のは知識不足に加えて民度も低い証になるので、ご注意されたし。JISはここから読める。開放線アンテナのない「市販ラジオ」では、標準磁界発生器で信号を受信機の磁気アンテナに誘起させることになる。このためにテストループは必須であり、プロエンジニアはそれを使っている。受信機の磁気アンテナに誘起させることがポイント。yahooで「ラジオ調整します」のようなものが出品されているが、それがJISにどのくらい準拠しているのは知りえない。プロエンジニアがJISを知らぬとは考えにくい。自称「プロ」の可能性が非常に高い。3おまけに、松下電器からFMラジオキットが販売されていた写真。ラジオ工作派なら、手に入れてみたいものだ。⇒半年後だが手に入れることができた。さらなるダミー回路」に言及されていた。***************************************2017年11月11日追記ここで取上げたように磁気アンテナ(バーアンテナ)のラジオ調整にはテストループがMUSTだ。日本工業規格がそう定めている。半導体ラジオ・チューナーには必須だ。テストループは90年代には製造されていたかどうかも妖しい。オイラのは1970年代後半の製造品。目黒も松下も大松も標準信号発生器用テストループの製造は2000年には終了していた。販売在庫品も底をついた。現行流通品はゼロ状態だった。そのテストループが数十年振りに製造された。祐徳電子さんから販売開始された。自称「ラジオのプロ修理技術者」もこれが入手できるとホっとするだろう。プロエンジニアは会社の業務でラジオ調整(JIS)について教育され知識として身につけている。プロの修理業務経験のない方は、好き勝手に非JISな方法でラジオ調整する。JISに非準拠ゆえに、自称「ラジオのプロ修理技術者」と呼ばれる。◇箱を開けたBNCケーブルも付属していた。「パイプベンダーの曲げ型をよく見つけたなあ!!」と驚く。ハードクロムメッキ処理」と加工プロ仕上げ。日本の会社よりメッキ処理が上手い、こりゃ驚いた。インローに拘って丸研してある。通常は「ミガキ棒のままニッケルメッキ」が加工費としては安価。下の写真のように、ハードクロムメッキ処理は国内では2000円以上の鍍金費用になる。機械設計屋のオイラからみて「贅を尽くした」と想える。◇スタンドベースは「電着カチオン塗装」。「ここまで手間掛けるの?」が率直な感想。今の時代なら黒染めで安価に済ませて終了だろう。HF仕様だが、2mまでは信号を入れて確認してある。6m,2mでバーアンテナを使うかどうか?祐徳電子の社長さんは、松下電器の元エンジニア。ラジオ系のエンジニアだ。それゆえに良く判っている。現代に復刻(復活)させたものだと感動し、感謝します。復活の切っ掛けは、「数人の自称ラジオのプロ修理者」がテストループの必要なことをオイラのblogで知って、祐徳さんに、中古品/新品の捜索依頼を掛けたことがが起因。テストループの内部構造と材質はオイラからも情報提供は行なった。ある意味で、自称「ラジオのプロ修理技術者」に感謝すべきだね。機械設計屋が作るともっと手間を省いた安直なものになるだろう。入手希望者は、祐徳さんに問い合わせのこと。***************************MWでのトラッキングについてはここに列記済み。(木)「ラジオのノイズ」考******************************「ラジオのノイズ」考。60ヘルツの交流分が聴こえてくる。全波整流していると、倍数の100或いは120ヘルツで聴こえてくるのは、皆様がご存知の通り。SP端子にオシロとVTVMを接続し、真空管ラジオのVRを絞り、周波数ツマミを触って受信周波数を変化させてみよう。周波数変化に伴ないオシロ上での波形の大きさが変わることが体験できる。VTVMの値の変化をメモしよう。VRを絞っているのに、何故信号の変化具合がオシロで判るのか?ラジオはRF部を持っているので、VRを絞ってもRF部信号がコールドから入ってくることはオシロを眺めていれば誰でも判るほどの基本だ。電子はマイナスからプラスへ流れることは中学物理で教わってきたね。2オシロを眺めていると、「RF部の漏れなのか?」は上記のように判断できる。真空管によっては、オーバーシュート波形(オシロ上)が出る球もある。この場合はその球を交換する。3電源回路の平滑回路の段数が不足かどうかは、+Bのリップルをオシロで見る。20mVくらいのリップルならば平滑回路の段数は足りている。good.コンデンサーの容量よりも、段数の効果があることは先達が発表された表を見れば理解できる。ST管IF2段スーパーでの波形を参考にUPしておこう。6Z-DH3Aの1番ピンは接地する。平滑回路の接地側引き回しをしくじらないこと。修理済み品(ST管、ミニチュア管)をYAHOOで見かけるが、かなりの割合で配線が間違っている。メーカー製ラジオ(ST管、ミニチュア管)では、だいたい平滑回路の接地側が下手。その結果ブーン音が強い。真空管ラジオ(ST管、ミニチュア管)を手に入れたら、まずは配線と接地ピン番号を疑うことからのスタートをお薦めする。「330+330+330Ω」の3段で、だいたいこの程度になる。1目盛りで20mVゆえに、レンジで5~6mV程度だ。1KΩの1段より格段に良い。+Bの5~6mVは出力トランスのOUT側で「幾つの数字になるか?」は、中学生算数の範囲だ。ノイズ対策されることをお薦めする。テストループ」が数十年振りに販売開始された。*********************************以前、ここで取上げたように磁気アンテナ(バーアンテナ)にはテストループがMUSTだ。テストループは90年代には製造されていたかどうかも妖しい。オイラのは1970年代後半の製造品。目黒も松下も大松も標準信号発生器用テストループの製造は2000年には終了していた。販売在庫品も底をついた。現行流通品はゼロ状態だった。そのテストループが数十年振りに製造された。祐徳電子さんから販売開始された。自称「ラジオのプロ修理技術者」もこれが入手できるとホっとするだろう。◇箱を開けたBNCケーブルも付属していた。「パイプベンダーの曲げ型をよく見つけたなあ!!」と驚く。ハードクロムメッキ処理」と加工プロ仕上げ。日本の会社よりメッキ処理が上手い、こりゃ驚いた。インローに拘って丸研してある。通常は「ミガキ棒のままニッケルメッキ」が加工費としては安価。下の写真のように、ハードクロムメッキ処理は国内では2000円以上の鍍金費用になる。機械設計屋のオイラからみて「贅を尽くした」と想える。◇スタンドベースは「電着カチオン塗装」。「ここまで手間掛けるの?」が率直な感想。今の時代なら黒染めで安価に済ませて終了だろう。HF仕様だが、2mまでは信号を入れて確認してある。6m,2mでバーアンテナを使うかどうか?祐徳電子の社長さんは、松下電器の元エンジニア。ラジオ系のエンジニアだ。それゆえに良く判っている。現代に復刻(復活)させたものだと感動し、感謝します。復活の切っ掛けは、数人の自称「ラジオのプロ修理技術者」がテストループの必要なことをオイラのblogで知って、祐徳さんに、中古品の捜索依頼を掛けたことがが起因。テストループの内部構造と材質はオイラからも情報提供は行なった。機械設計屋が作るともっと手間を省いた安直なものになるだろう。入手希望者は、祐徳さんに問い合わせのこと。***************************EBAYでは往時の未使用品(日本製)が、日本円で7~10万円弱で取引されている。往時のものを必要とするならEBAYにて調達をお薦めする。不思議なことに、テストループアンテナは日本製しかEBAYでは見たことがない。「だれでもできる電波通信実験」を造ってみた。AM,SSB,CW受信機。加算回路(変調???)」MC1496の動作は2モードあるらしい。キット品はyahooにて。スピーチプロセッサー、マイクコンプレッサー考。SSBの波を綺麗に:技術工学(アマチュア無線)ダブルスーパーヘテロダインを自作しよう。開放線つきラジオ(真空管ラジオ)の調整基本。ノイズ源に為らない型式は?、、。チャンピオンデータ考。真空管ラジオの外部入力(PU端子)の使い方。ipod等OCL機器からの信号をpuに入れる。真空管ラジオのブーン音比較。真空管ラジオの外部入力(PU端子)の使い方&粗い実験。