水銀のASTM規格温度計の水銀フリーのための代替品。ASTM」とある場合は水銀指定のためASTM規格にはなりません。仕様の「規格」が「ASTM」の場合はASTM規格です。毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らしません。(プロピレンカーボネート=CB)赤液(白灯油=AL、トルエン=Tol)は毛細管内部を濡らします。高温域はガリウム(銀色液体)を封入して製造。感温液すべてか温槽に浸った状態で目盛を付けています。使う時は温度計の感温液すべてが温槽に浸した状態で計測すると正確な計測ができます。感温液の一部を温槽に浸した状態で目盛を付けています。使う時は温度計に付いている浸没線まで温槽に浸した状態で計測すると正確な計測ができます。精密測定には向いています。環境が安定しているため温度計の繰り返し精度が安定しています。現場で使用する時、全浸没の状態で温度計を使用することの不可能な場合があります。その時、感温液の一部を露出させて測定します。このような時は浸没線付(部分浸没)温度計の使用をおすすめします。全浸没温度計を使用しますと、正しい計測ができません。その誤差は高温域、及び低温域で(室温から離れるほど)大きくなります。浸没線付(部分浸没)温度計は、製造時の露出部平均温度と使用時の露出部平均温度が違う場合は多少の誤差がでます。校正する場合は、露出部平均温度を定めて校正します。