proをインストール)→イーサネット→PC(RS_baseサーバー)で検査データのファイリングをしています。001へのHbA1c測定器の機器更新。PC、ファイリングサーバーとの接続で手間取ったため覚え書きを記します。proをインストール)のところで転送エラーが発生。001のHbA1c測定原理は、電気泳動法で、HbA1c値だけではなく、電気泳動パターンのグラフも転送するため、時間がかかり過ぎるのか、タイムアウトになって転送エラーとなることが判明し、修正プログラムを作成してもらいました。proをインストール)→イーサネット→PC(RS_baseサーバー)のところでデータが送られません。proの基準値設定画面で発見。proをインストール)→イーサネット→PC(RS_baseサーバー)もうまくすすみ、RS_baseサーバーで検査値がファイリングできました。001で測定したNGSP値がおなじHbA1cと判断されてしまいます。001で測定したNGSP値が同一の時系列に並ぶようになりました。001本体からのロール紙印刷でも印刷されない。外国人の診療も今後増えていく可能性もある中で、外国人に多いとされる変異Hbをみつける得る機器でもあるので、電気泳動パターンもみたい。このあたりは今後メーカーと相談したいと思います。byAmebaOwnd無料でホームページをつくろう。