電極(pH・ORP・イオン)標準液・洗浄液などSDS検索こちらよりご覧頂けます直販サイト登録不要でどなたでも簡単にご利用いただけます。直販サイト【イーハンナ】レンタル測定器を借りるという選択肢もあります。この期間だけ測定したいという方にぴったりです。9:00~17:00(土日祝日を除く)採用情報こちらをご覧ください。99111Dはワイン用のpH電極を備えた防水型のポータブルpH/°C計です。スリーブ式のpH電極は液絡部の詰まりや汚れによるpH電極の消耗・劣化を最小限に抑えます。pH校正もpH7.01(もしくはpH6.86)とpH3.00で行い、ワインのpH測定に適した信頼性の高い1台です。99111のモデルチェンジ品になり、主な変更点は以下の通りです。✓校正後のpH電極の状態を画面表示できるようになりました。✓校正を行った標準液値を画面表示できるようになりました。✓pH電極のチェックを行えるpH-mV表示もできるようになりました。本体も従来機種よりさらに頑丈になりました。✓電極接続部はクイックDINタイプで本体への接続が簡単。接続部も防水仕様になりました。登録不要、どなたでも簡単にご利用いただけます。必要な消耗品もセットで購入でき安心手間いらずです。99111Dのココがポイント!なんと言ってもpH電極の構造が最大の特長。一般的なセラミック製の液絡部だと詰まりが早くpH電極の消耗・劣化が促進されます。ハンナは独自のCPS技術を採用。液絡部の詰まりを防ぐためPTFEスリーブとともにガラスのすり合わせの多孔性を利用しています。PTFEスリーブが固形物(不純物)の流入を防ぐ一方で、ガラスの合わせめから内部液が適切に流出します。結果、測定の安定性のアップ、かつ消耗・劣化を最小限に抑えます。電極は80°Cの高温まで対応。校正後12時間はpH電極の状態を画面左側に表示。本来目に見えないpH電極の状態を把握しメンテナンスや交換時期を適切に判断できます。校正を行った標準液値も画面下段に表示。電極と本体の接続は簡単。本体はIP67の防水で接続部もしっかり防水仕様です。✓pH校正はpH4.01の代わりにpH3.00で行う特別仕様。ワインのpH値に近いポイントで校正を行えより精度の高い測定が行えます。✓電極には増幅器を内蔵しておりノイズ誤差を防ぎ、素早く安定した測定が可能。✓電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ✓持ち運びに便利なケース付きご使用にあたり大切なことワインのpH測定において電極のメンテナンスはとても重要です。電極洗浄液での洗浄と電極保存液での保管が挙げられます。詳細はメンテナンス情報をご参照ください。以下の「別売りアクセサリー」をご参照ください。KClご購入に関してお取引のある販売店にご依頼ください。ご不明の場合にはお問い合わせいただくか弊社の直販サイト【イーハンナ】をご利用ください。イーハンナなら登録不要でどなたでも簡単にご購入いただけます。