PCに様々なデバイスを接続するUSBが一口500mAという規格であることを考えると、700mA流せれば大抵の電子工作では十分だと思います。5V駆動のLCDモジュールを使う場合3.3V三端子レギュレータ(U2)を、5Vの低ドロップアウト型に変更します。電源(ACアダプタ)を6V以上とします。これで5V駆動のLCDモジュールが使えるようになります。バックライト点灯にチャージポンプ回路は不要です。シャントレギュレータ(U4)も5V動作となるので、抵抗(R5)を470Ω〜1kΩ程度に変更します。この他、AVR(マイコン)(U3)も5V動作となります。スルー出力も当然5Vです。苦労したのは電流計の設計です。大きな消費電力に耐えられる抵抗は小さな値のものが見つからず、電圧降下が大きくなります。電圧降下を小さくするためには小さな値でなければならず、そうすると大きな消費電力に耐えられるものが見つかりません。実は最初、LM350を使うつもりでしたが、3Aやら9Wやら、シャント抵抗選びはお手上げでした。定格3A以上で小さめのプッシュ・オフスイッチも見付けられませんでした。LM317Tに変更した後も1.5Aの条件でシャント抵抗がなかなか決められず、1A以下で妥協しようかとも思いましたが何とか記事に書いた値で決定しました。700mA」の案は最後まで残っていた候補です。測定器を開発しているエンジニアは、さぞかし苦労していることと思います。測定器の性能を評価する人たちはどこを見ているのか、なんとなく分かった気がします。電圧計・電流計の製作はお勧めしたい電子工作の一つです。[トップページへ戻る]。