m3n/hなどの単位で指定されます。これらの単位は体積単位のように見えますが、実際にはマスフローの表現です。これの背景は下記の通りです。1リットルのシリンダーがあり、それが重量を無視できる可動式ピストンによって閉じられているとします。MPa(a))にて1リットルの空気が入っています。gであり、これは質量です。ピストンをシリンダーの底に半分動かすと、空気の入った容積は半分の1⁄2リットルになります。mg/sなどの質量単位で表されるべきです。多くのユーザーは流量を容積単位で考え、仕事をしています。実際には、質量が容積に換算される条件が合意されていれば問題ありません。m3n/h)に下付きの文字「n」を付けて示される「ノルマル」基準条件を選択します。m3s/h)に下付きの文字「s」を付けて示される「スタンダード」基準条件を用いることもあります。これらの違いを考慮しないと、7%の誤差につながるため注意が必要です。psia)および温度0°C(32°F)を意味します。(VAメータ)またはタービン流量計のように、温度または圧力の変化を識別することができません。マスフロー測定には、これらのパラメータ用の追加のセンサと、これらのプロセス条件の変動を補正するコンピュータが必要になります。サーマル式マスフローメータは、温度や圧力の変化にほとんど影響されません。page:最新ニュース>>展示会や製品についての情報を掲載しております。>>質量流量および物理的性質のオンライン計算ツールです。03-3645-1377。