重要度順[2-7779]換算すると何MPaになりますでしょうか。1bar=0.1MPaの為、0.05MPaです。[2-7779]ストップコック[2-4684]HEPAフィルター、プレフィルター等の交換時期を教えてください。HEPAフィルター、プレフィルターの各々の部品の交換頻度については、使用条件や使用環境によって変わりますので一概には定めておりませんが、概ね下記の通りとしております。1年間を目処に交換をお勧めしております。CTシリーズ[2-5552]血液像を引くために使うカバーガラスを探している。血液像を引く場合は、通常のカバーグラスに比べ、やや厚みのあるものが使用されます。一般的には血球計算盤用のカバーグラスを用いることが多く、厚さは0.4mm前後です。いずれも使用しているフィルターの性能となります。[2-8220]ストレッチマスク[2-3404]使用可能なノズルはありますか?ミスト式ロングノズル(2-3404-11)がご使用頂けます。750ml(2-3404-01)に使用される場合は、ミスト式ロングノズルのチューブを指定の長さにカットしてからご使用ください。詳細は下記資料をご参照ください。AM413ZT(2-2037-01)のソフトが動かなくなったとのことですが、ソフトウェアとドライバがアップデートされていないかと思われます。意味していることは「含水率」と「水分」とは同じとしています。「水分」の算出方法には上記の他に滴定法や蒸留法もあり、これらの他の測定法も含めれば全く同じとは言えません。M-29*シリーズ[2-9425]ビーカーの各サイズを教えてください。サイズに関しては下記表をご参照ください。内径については規格がありませんので、肉厚の値から推測ください。外径の値から、肉厚の最大値を2倍したものを差し引いた値が内径の最小値になります。1000シリーズ[2-3844-01]反応しない金属はありますか?アルミ等の非鉄金属を含む、全ての金属に反応します。ザ・ガーディアン[2-8140-01]エラー4が表示されてしまいます。Err04はオフセットが範囲外を示します。解決方法として、以下をお試しください。1電極の内部液を全て交換する。2標準液を新しいものに交換する。3電極の見た目が綺麗でも電極の先端に薄い膜や目詰まりがある場合がありますので、もう一度洗浄してください。