高圧シリンダからの水素の急速な膨張による燃焼。内の水素の蓄積とその結果起こる燃焼。注入口の漏れや検出器のガスの流れを検出できません。したがって、カラムフィッティングが常にカラムに取り付けられていること、またはキャップや栓が閉まっていることが非常に重要です。注意を払い、水素が蓄積したと疑われる場合に取るべき措置を知っておく必要があります。はじめ、すべての質量分析計に適用されることに注意してください。質量分析計がオフ質量分析計は意図的に停止できます。部の障害によって偶発的に停止することもあります。質量分析計が停止しても、キャリアガスの流入が止まることはありません。分析計に徐々に蓄積する可能性があります。動アイソレーションバルブを備えているものがあります。バルブが閉じる場合があります。ガスの流入が止まることはありません。このため、水素は質量分析計に徐々に蓄積する可能性があります。動アイソレーションバルブを備えているものがあります。これらの機器では、オペレータがアイソレーションバルブを閉じることができます。入が止まることはありません。量分析計に徐々に蓄積する可能性があります。意図的に停止できます。害によって偶発的に停止することもあります。停止時に異なる反応を示します。EPCによって制御されない場合、流量は最大値まで増大します。質量分析計が排出可能な量を超える流量であると、質量分析計内に水素が蓄積してしまいます。水素は急速に蓄積されます。質量分析計は停止します。キャリアガスは必ずしも停止しません。電源障害が発生するとキャリアガスの流量は最大になります。このため、水素が質量分析計内に蓄積する可能性があります。質量分析計に水素が蓄積してしまうと、水素を除去するには非常に注意深い対応が必要となります。水素が充満した質量分析計は正しく開始しないと爆発の原因となる場合があります。始する場合があります。このことは水素がシステムからすべて除去されたことや、爆発の危険が去ったことを保証するものではありません。運転する場合、以下の注意事項を守ってください。警告フロントアナライザのサイドプレート上部にあるつまみねじと、リアアナライザのサイドプレート上部にあるつまみねじをどちらも指で確実に締めてください。つまみねじは強く締めすぎないでください。空気漏れの原因となることがあります。コリジョンセル内のトッププレートのブラケットは締めたままにしておきます。通常動作では、付属のブラケットをトッププレートから取り外してはいけません。ブラケットは、万一爆発が起きた場合にトッププレートを保護します。前部にあるガラス窓の上のプラスチックカバーを取り除いてください。爆発が起きた場合に、このカバーが外れることがあります。安全を確保しないと、爆発によって人体に被害を与える危険性が高くなります。キャリアガスラインの漏れを防いでください。リークディテクタを使用して定期的に水素漏れが発生していないか確認してください。できるだけ取り除いてください。高圧ガスボンベの水素を使用せず、水素ガス発生機器を使用してください。停止するときは、必ず水素の元栓を締めてください。水素をコリジョンセルガスとして使用しないでください。