性能は抜群です!上のデータは、ポリ・バリコンです。Q値の低下が見られました。羽根の間に埃が見られるので、これが原因の一つでしょう。同じ物の新品が無いので一概に結論は出せませんが、間違いは無いでしょう。この中古3連バリコンの羽根の間に柔らかくて細い刷毛で埃を取ってみました。羽根の真ん中付近の埃は、まだ残っているかも判りませんが、かなりQ値が上がりました。こんな刷毛をダイソーで買ってきました。柔らかくて羽根に傷が付いたり、間隔が広がったりしません。CRC等の洗浄剤は、かえって症状を悪化させます。Q値が低下すると、選択度が悪くなります。文章で表現するのは難しいのですが・・バリコンを廻すと信号が急に浮かび上がるような感じから、何となく同調しているような感じになります。埃だらけでも意外と容量の変化は見られないかも判りません。これで安心してはいけません。埃には充分に気を付けたいものです。埃が多い場所でむき出しにして販売している店で買うのは、値段が安ければ良いと思いますが高い場合は敬遠する方が件名だと思います。テスター・タイプのLCRメーターでもQ値は測定できますが、その値は信用出来ません。理由は、測定周波数が3桁も低い周波数で測定した結果だからです。安い物は1kHz程度、かなり高級なテスター・タイプの物でも100kHzが上限です。テスター・タイプで測定する場合は、目安にするだけにして下さい。三田無線製などのQメーターを使用し、高周波域で測定する方が確実です。