プレート電流波形を観測しながら測定する。真空管「ECC83」の規格。画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。Manual、1966/実用真空管ハンドブック、1995世界の真空管カタログより。Manualより)真空管「ECC83」。1台目付属、2台目付属、予備1、2本目。Gm測定=1700μmho、IP=1.31mA。1台目付属「ECC83」ユニット2。Gm測定=1700μmho、IP=1.39mA。Gm測定=1800μmho、IP=1.39mA。2台目付属「ECC83」ユニット2。Gm測定=1660μmho、IP=1.30mA。Gm測定=1900μmho、IP=2.60mA。Gm測定=1860μmho、IP=2.61mA。Gm測定=1700μmho、IP=2.28mA。Gm測定=1800μmho、IP=2.41mA。プレート電流波形を観測しながら測定する。真空管「6LF6」の規格。画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。Manualよりtv2b/uでは最大プレート電流が100mAなのでEg1=−35Vに電圧を下げて測定。1台目付属真空管「6LF6」右から1番目、2番目、、、、8番目。1台目付属1本目「6LF6」。Ip=127.4mA。測定条件、「Ep=Esg=160V、Eg1=−35V」、Bレンジ=15000μmhoでの測定。1台目付属2本目「6LF6」。Ip=123.2mA。1台目付属3本目「6LF6」。Ip=129.5mA。測定条件、「Ep=Esg=160V、Eg1=−35V」、Aレンジ=30000μmhoでの測定。1台目付属4本目「6LF6」。Ip=120.6mA。1台目付属5本目「6LF6」。Ip=120.2mA。測定条件、「Ep=Esg=160V、Eg1=−35V」、Bレンジ=15000μmhoでの測定。1台目付属6本目「6LF6」。Ip=134.7mA。1台目付属7本目「6LF6」。Ip=136.0mA。測定条件、「Ep=Esg=160V、Eg1=−35V」、Bレンジ=15000μmhoでの測定。1台目付属8本目「6LF6」。Ip=127.1mA。2台目付属真空管の測定。2台目付属真空管「6LF6」右から1番目、2番目、、、、8番目。2台目付属1本目「6LF6」。測定条件、「Ep=Esg=160V、Eg1=−35V」、Bレンジ=15000μmhoでの測定。2台目付属2本目「6LF6」。Ip=105.4mA。2台目付属3本目「6LF6」。Ip=108.5mA。測定条件、「Ep=Esg=160V、Eg1=−35V」、Bレンジ=15000μmhoでの測定。2台目付属4本目「6LF6」。Ip=115.2mA。2台目付属5本目「6LF6」。Ip=117.5mA。測定条件、「Ep=Esg=160V、Eg1=−35V」、Bレンジ=15000μmhoでの測定。2台目付属6本目「6LF6」。Ip=121.2mA。2台目付属7本目「6LF6」。Ip=113.5mA。測定条件、「Ep=Esg=160V、Eg1=−35V」、Bレンジ=15000μmhoでの測定。2台目付属8本目「6LF6」。Ip=118.2mA。6LF6」右から1番目、2番目、、、、5番目。Ip=126.5mA。測定条件、「Ep=Esg=160V、Eg1=−35V」、Bレンジ=15000μmhoでの測定。Ip=132.2mA。Ip=126.9mA。測定条件、「Ep=Esg=160V、Eg1=−35V」、Bレンジ=15000μmhoでの測定。Ip=136.9mA。Ip=123.8mA。測定条件、「Ep=Esg=160V、Eg1=−35V」、Bレンジ=15000μmhoでの測定。6LF6」右から6番目、7番目、、、、10番目。