1.220V过压和漏电�;ぷ爸�,实训台工作电压为:+5V、-5V、+12V、-12V。无需外配误码仪(测光检测机灵敏度)。USB接口电路。7.带有标准E1接口,线路时钟可编程(从1个时隙至32个时隙即64KHZ---2048KHZ可编程)。CPLD可编程器件实现,性能稳定。9.有CMI、5B1C、5B6B码型实验。11.留有硬件升级接口,可选配配半导体LED(850nm)+多模光传输�?�。DVD视频信号,摄像头.监视器。13.带有计算机接口(RS232)。;�,贴片工艺,对称结构。能够在1台实验箱里完成WDM实验。具有CMI、5B6B、5B1P、HDB3等编译码�?楹腿怕�/解扰码�?�。正弦波:1KHz、2KHz,幅度0-5V连续可调;三角波:1KHz、2KHz,幅度0-5V连续可调。方波:频率为2.048MHz,256KHz,64KHz,可设;基带信号:速率为2.048Mbps,256Kbps,64Kbps的24位数字信号(可任意设置)。nm,工作电流≤35mA,输出功率0.2~0.6mW,光纤特性:单模FC型接口。nm光收�?椋焊呦煊Χ菼nGaAs平面结构PIN探测器,工作波长1100-1650nm,输入光功率≤3dBm,3dB带宽2GHz,响应时间可到0.5ns,光纤特性:单模FC型接口。nm,工作电流≤35mA,输出功率≤500μW,光接口:FC型。