メディックス)2015/4/15学会報告コメントを書くtarorin東海大に、メディカルエキスパート社(MedExと略すらしい)の長瀬さんがいらっしゃいました。「コイルフレーム」というのを作ったのでぜひ見て欲しいとのことでしたが、割りと良さそうなので紹介します。↓熊本中央病院の協力で開発していて、こんな形状のものらしいです。説明を聞いてみると、コイルが頭尾方向に傾く(胸が高く、下腹部が低くなる)のを防止できるので、背中側のコイルと並行になり、均一性を保ちやすい患者さんが「コイルが重い」と感じるのを防げる密着していないので、風通しが良くなり、暑くなるのを防げるというのが主な利点のようです。「患者さんの体型ごとに高さを変えられるのか」について聞いてみたところ、簡単にできるんだそうです。実物を見ていないけれど、こたつに入っているときの座椅子(あの、カチカチっていって背もたれの傾きを調節できるもの)のような構造になっているそうです。豊成さんの後ろ側の写真が、低い時と高い時を示しています。ITEMで、メディカルエキスパート(MedEx)のブースで展示するとのこと(ブース番号337)。Comments1)均一性についてシーメンスのWB-DWIの画質改善がなかなかうまく行かなかったのですが、最終的に、患者さんからコイルをすこし離すことにより、めちゃめちゃ脂肪抑制が良くなりました(シーメンス渡辺さんのアイデア)。いまのところタオルを挟んだりして使っていますが、これがあると、このMedEx社が主張するように平行にもなるでしょうし、また患者さんとの間の距離もとれるので、良さそうです。熊中で開発したのでフィリップス用とのことですが、これから他社用も開発するとのこと。同様のものはあるのですが、当然70cmガントリ用。これは60cm用のもあるので、旧来の機種でも大丈夫とのことでした。2)患者さんの不快感(重い、暑い)の防止について元気な患者さんではそれほど問題にならないのですが、DWIBSで経過をみていると、とても調子が悪くなる方がいらっしゃいます。そのような患者さんは、ただ寝るだけでも辛いので、重さと暑さがキャンセルできるこのコイルフレームがあるといいなと思いました。投稿者プロフィールMRIの撮像・フィルム焼き・患者導入に従事していた経験を活かし、企・技・医の中間の立ち位置を大切にしています。モットーは研究結果を中立的に判断すること、皆で研究成果を愉しむことです。MRI関連装置編コメントトラックバックは利用できません。(0)この記事へのコメントはありません。2018皆さまはじめまして。茨城県立こども病院の加藤綾華と申します。2015年10月から集英社...プレスリリース登録されているプレスリリースはございません。