電気抵抗は、温度によって変化します。この性質を利用し高純度の白金抵抗線が温度変化に対して、電気抵抗が,一定に変化するという性質を利用した製品です。他の温度センサーに比べて高感度?高精度の測温をおこなうことができます。白金測温抵抗体は、温度を正しく測定するために、使用状況に応じて、耐熱?耐蝕等を考慮し、素子および保護管の選定?構造に十分留意する必要があります。両端にそれぞれ1本の導線を接続した形式ですが導線抵抗の影響を受けるため、高精度測定を必要とする場合には適しておりません(A級およびシース抵抗体規格JIS?C1606-1989には適用しません)。一端に2本、他の一端に1本の導線を接続した形式で、導線抵抗の影響を除却し、工業用では*も多く用いられ、また信頼性の高い計測方法です。両端に、それぞれ2本の導線を接続した形式で、導線抵抗の影響を除却し、特に高精度の計測を必要とする場合に適しています。※Rは抵抗体素子を、AおよびBは、端子記号を示します。1mA?2mA?5mA備考1.R100は、100°Cにおける抵抗素子の抵抗値。きのものは将来廃止する予定である。備考|t|は+、-の記号に無関係な温度(°C)で示される測定温度である。※5mAはA級には適用しない。0~650°C(1)注(1)JPt100は、500°Cとする。JPt100は、500°Cとする。0°C(JIS-C1606-1989)シース測温抵抗体は、先端部の抵抗体素子と酸化マグネシア(Mgo)を充填したシースリード線とを接続した一体型の抵抗体で、従来の一般型測温抵抗体に比べ、空間部が無く、応答速度?耐振動性等過酷(カコク)な条件下でも、長寿命を保ち、広範囲に使用する事が出来ます。可撓性にもすぐれ、先端100mmを除き、シース外径の3倍のRまで曲げる事が出来ます。A型エレメントを露出させ、防湿シールした基本的な形状です。フランジ※取付寸法位置が任意に設定できるが、炉内圧がある場合には適しません。コンプレッションフィッティング※取付寸法位置が任意に設定できるが、炉内圧がある場合は注意を要す。摺動ニップル※センサー部を回転させずに取付が可能。炉内圧がある場合は注意を要す。5kg/cm2※A:保護管外径に準ずる。10kg/cm2※A:保護管外径に準ずる。M16※標準在庫はSuS-304ですが、他の材質も製作いたします。4.8~27.0※※CF内部のソロバン玉は、標準では黄銅です。他の材質での製造も可能です。31010602002591。