VMA-6555使いやすい広視野、シャープでクリアな画像ステージ上で最大13mmx10mm(0.35x倍率時)の広視野を確保。被検物の平行出しや確認が容易です。5段階10倍ズームにより、細部の確認も可能。専用設計のアポクロマート対物レンズ(NA0.11)により、高解像度の画像が得られます。レンズ対物レンズから焦点位置まで73.5mmの高さを確保。大きな段差や高いボスの測定も、対物レンズとの接触の心配がありません。細く深い穴の深さ測定にも威力を発揮します。繰り返し精度の高いオートフォーカス高速・高精度な画像AF拘束で高い繰り返し精度の画像AFにより、表面やエッジへのピント合わせや、高さ・深さ測定が行えます。※小径の穴状被検物の底部まで効果的にピント合わせが可能です。レーザーAF(オプション)平坦な表面の測定専用で、あらゆるビデオ画像倍率において常に高い繰り返し精度が得られます。※レーザーAF使用時は対物レンズ作動距離は63mmになります。測定の可能性を広げるオプション見えない箇所の寸法や側壁角度の測定も可能なタッチプローブVMZ-2520/4540/6555※にはRenishaw社のタッチトリガープローブ(TP20/TP200)が工場出荷オプションで搭載可能。上部からは見えない部分の寸法や、角度の測定に最適です。タッチプローブは対物レンズとソフトウェア上は同軸のため、画像測定のあとで容易に切り替え可能です。※VMA-2520V/4540V/6555Vは画像測定専用機です。TP200この製品についてのお問い合わせお問い合わせお問い合わせの内容を選び、具体的にご記入下さい。お客様のニーズにお応えできるよう最適な製品を選定のうえ、弊社営業担当よりご連絡申し上げます。お客様の秘密事項に属するご相談につきましては、各営業所担当に直接お電話にてお問い合わせ下さい。具体的な内容をご記入ください。Reserved.ページ上部へ。