3ステップで簡単見積り!!※在庫状況が刻々と変化しますので、早めのご確認をお勧めします。○内部メモリ付きです。SDL30(内部メモリ付)【ソキア】の概要>・測定者はスタッフに望遠鏡を向けてピントを合わせるだけ。ボタンひとつで、SDL30が標尺の高さと標尺までの距離を自動測定し、デジタル表示する。SDL30(内部メモリ付)【ソキア】の特徴>・デジタルが実現した、シンプルな操作性SDL30の操作は実に明快だ。スタッフに望遠鏡を向けてピントを合わせ、ボタンを押すだけ。それだけで、高さと距離が自動的に測定される。測定時間は2.5秒以内と抜群の速さを実現。オプションのメモリー機能と組み合わせれば、測定から記録までの一連の作業の自動化も可能。作業効率は飛躍的にアップする。複雑な付加機能を敢えて排し、「高さ」と「距離」を測るというレベル本来の機能を極限まで磨く、ソキアの開発思想がここに活きている。・1km往復標準偏差1.0mmの測定精度いかに操作の簡便化を図ったとはいえ、測定精度の妥協は許されない。SDL30は、度重なるフィールドテストの結果、グラスファイバースタッフとの組み合わせで、「1km往復標準偏差1.0mm」という成果を確保した。距離測定も、0.1%×Dm(D=測定距離、10m〜50mの場合)という高精度を実現。10mで±1cm、50mでも±5cmという精度で距離が測れるわけだ。測定値は、スタッフのコードをSDL30のCCDが読み取り、CPUで迅速に処理した後、デジタル表示される。スタッフ目盛りの誤読や個人差による推読のバラツキが発生しないから、誰が測っても答えはひとつ。高い精度はつねに、高い信頼性によって守られている。ここにも、長年レベルをつくり続けてきたソキアの経験と技術が活かされている。・多様な現場環境に対応するフレキシビリティSDL30は、さまざまな測量環境に対応する柔軟性も兼ね備えている。十字線が辛うじて見える薄暗がりでも、強烈な直射日光の下でも測定可能。人工光にも対応しているから、屋内やトンネル内はもちろん、懐中電灯の光で測定することも可能だ。光と影のムラ、振動、陽炎など、さまざまな場面を想定して設計しているから、厳しい環境にも十分対応できるわけだ。・目的で選べる測定モードSDL30は、目的に応じて、精密単回、連続(精)、平均、連続(粗)、ウェービングの5種類の測定モードが選択可能。・雨にも衝撃にも負けない耐環境性能デジタルレベルには、「強さ」も必要だ。0920に準拠)の防水性能をクリア。あらゆる方向からの水の飛沫に対して内部が保護されている。衝撃に対してもレベルの機械的心臓部であるコンペンセータに信頼のペンジュラム式を採用することで、安全性を確保。振動に強い磁気制動方式の採用と合わせて、「強い」デジタルレベルを生み出している。・抜群の機動性を誇る軽量システム現場での作業をどれだけ楽にできるか。その重要なファクターの一つが機械の軽さだ。SDL30は、本体質量2.4kg(バッテリー含む)と、クラス最軽量を実現。2.6kgの軽量格納ケースと合わせて、持ち運びの負担を軽減している。グラスファイバー製スタッフは、5m長でも3.0kgと驚異的な軽さ。険しい山岳地帯などでの測量を強力にバックアップする。・デジタルが生んだアプリケーション機能SDL30は、デジタルレベルとしての「幅」も忘れてはいない。デジタルの特性を活かした多彩な応用機能がそれだ。と前視の高さの差を計算表示する。後視点は固定できるため、複数の前視点の高さを順次算出できる。標高を入力することにより、前視点の標高を算出する。よる、3種類の測設(杭打ち)ができる。ガイドに従って、手際よく十字線点検調整ができる。・ソキア独自のRABコードスタッフソキアは、スタッフの設計にあたっても、原点に立ち返ることからスタートした。スタッフは、精度がよいだけでは不十分だ。持ち運ぶには、極力軽い方がいい。した再検証を経て、ソキアが選んだ素材は、超軽量高強度のグラスファイバーだった。変革は、この素材だけに止まらない。天井からの高さを測るため、スタッフを逆さにしても使用可能だ。SDL30が、スタッフの向きを自動的に検出し、測定値をマイナス(−)で表示。スタッフ長は最大5m。高低差の大きい横断測量にも十分な長さを確保している。・測定データのメモリー(標準)比高測定モード・標高測定モードで、測定データの記録が可能。記録点数は2000点。データは手入力もできる。属性の設定、また、観測時の往路・復路の設定も可能。データを記録するJOBファイルは全部で20個。メモリーすべてを1つとして使えるほか、いくつかの現場の同時進行にも対応可能だ。TOOL」も用意しています。・先進の電源システムSDL30は、Li-ionバッテリーを採用。連続16時間以上の使用が可能だ。通常の使用方法なら、1日分の作業は1個のバッテリーで行うことができるわけだ。2.5時間以内で充電できる急速充電器も標準装備している。標高を入力して測定開始。選択すれば、もりかえ点の標高を後視点標高として記憶します。使えば、後視点との高低差を計算表示。0.1mmまたは1mm単位で測定できます。もりかえて観測できます。途中に障害物がある場合や、広範囲での比高測定に便利です。・水平出し「比高測設機能」で、比高差「0」を入力すれば、水平出しが簡単に行えます。基準点との比高差を入力すれば、勾配設定が簡単にできます。「ウエニ0.2m」と表示されたら、20cm盛り土、「シタニ0.2m」と表示されたら、20cm切り土します。表示単位は、0.1mmまたは1mm。より、器械中心からの水平距離を入力すれば、好きな距離の点を探せます。「マエニ○m」「ウシロニ○m」と表示します。距離単位は、1cmまたは10cm。通常の水準測量や比高測設などで、スタッフまたは器械の概略位置を決めたいときに使えます。使えば、天井などの高さが簡単に測れます。最初に測点の真下の点にスタッフを立てて観測。次にスタッフを逆さにして測点に当て、測定します。使って地面の標高を入力すれば、測点の標高がわかります。・天井の水平出し「比高測設機能」により、スタッフを逆さにしても同様に水平出しができます。ベンチマークを床上に置くなど、スタッフの向きが正立・倒立混在しても大丈夫です。着脱式気泡管は、スタッフを逆さにしても取り付けができます。他に以下のレンタル機材をご用意しております。SDL30(内部メモリ付)お急ぎの方は今すぐお電話でお問い合わせ下さい。0120-008-0043ステップで簡単見積り!!※在庫状況が刻々と変化しますので、早めのご確認をお勧めします。※個人の方は「個人」とご記入願います。までお気軽にお電話ください。レンタル価格は、「レンタル自動見積」を左クリックしてください。ご確認頂けます!※中古販売始めました。価格等お問合わせください。※リースはお取り扱いしておりません。お気軽にお問合せください。Reserved.このページの先頭へ.。