Explorer(IE)のバージョンをサポートしておりません。最適なウェブサイトパフォーマンスを実現するため、最新バージョンのブラウザへアップデートしていただくことをお勧めします。簡単な4つの検索方法1.検索したい用語を入力した後、そのままエンターキーを押すか、サーチアイコンをクリックしてください。入力された用語でそのまま検索されます。2.検索したい用語を入力すると、ドロップダウンで検索の提案が表示されます。提案された項目をクリックすると、関連のページが直接表示されます。3.検索の提案の右端にマウスを持っていくと「検索」のリンクが表示されます。これをクリックすると、提案された用語に基づく検索結果が表示されます。4.検索結果のページには、結果を絞り込むフィルタが表示されます。こちらもご活用ください。Cortex-M3を使用した12-Bit、4-20mA、ループ駆動熱電対測定システム※Rev.Cを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。出力電流を制御します。内部リファレンスを集積しています。この回路では、ADuCM360にTタイプ熱電対と100Ω白金測温抵抗体(RTD)を接続します。冷接点補償にRTDを使用します。低消費電力Cortex-M3コアはADCの読み出し値を実際の温度測定値に変換します。mAの出力電流範囲に変換されます。この回路は熱電対測定を最小の外付け部品点数で実現できる完全なソリューションです。ループ電圧で駆動され、ループ電圧は最大28Vまで対応しています。次の特徴が利用されています。柔軟性のあるオンチップの出力バッファ付き12ビットDAC出力を使用して外部NPNトランジスタ(BC548)を制御します。Ωを流れる電流を希望値に設定する事ができます。NPNモードを選択した時、AIN8ピンにはバッファ付き内蔵1.2V基準電圧が表れます。DACは12ビットの単調増加性があります;しかしDAC出力の精度は標準で約3LSBです。バイポーラ・トランジスタには直線性誤差があります。DAC出力の精度を向上し、オフセットとゲインのエンドポイント誤差を低減するために、ADC0は負荷抵抗(RLOAD)両端電圧を反映するフィードバック電圧を(AIN9ピン)測定します。このADC0の読み取り値を基本に、ソース・コード内でDAC出力を修正します。mA出力は±0.5°Cの精度になります。ADC1は熱電対電圧とRTD電圧を連続的に切り替えてサンプリングを行います。プログラマブルな励起電流源は制御電流をRTDに強制的に流します。mAまで段階的に設定可能です。電圧リファレンスが内蔵されています。熱電対電圧を測定する時は、この高精度の内部電圧リファレンスを使用します。ADuCM360内蔵ADC用外付け電圧リファレンス。ピン間に外付けリファレンス抵抗(RREF)を接続しました。この回路のリファレンス源は高インピーダンスなので、内部リファレンス入力バッファはイネーブルになります。リファレンス・バッファを内蔵しているので、外付けバッファが必要なく入力リークの影響を最小限にできます。mV)に設定するためにVBIAS機能を利用します。このVBIAS機能を内蔵しているので熱電対の同相電圧を設定するための外付け抵抗は必要ありません。ARMコアはユーザ・コードを実行し、ADCの設定、制御を行い、熱電対とRTDの入力からのADC変換結果を最終的な温度値に変換します。そのARMコアは又、AIN9の電圧レベルからの閉ループ・フィードバックを利用して、DAC出力を制御し、このDAC出力を連続的にモニターします。このARMコアは、デバッグ用のUART/USBインターフェースを介した通信も制御します。ホストPCとの通信インターフェースとしてUARTが使用されます。UARTはADuCM360の内部フラッシュをプログラムするために使用されます。UARTはデバック・ポートとしても使用され、DACとADCのキャリブレーションにも使用されます。ADuCM360をフラッシュ・ブート・モードにするために2個の外部スイッチを使用します。SDを”ロー”にしながらリセットボタンをトグルする事により、ADuCM360はノーマル・ユーザ・モードの代わりにブート・モードになります。ブート・モードではUARTインターフェースを通して内蔵フラッシュを再設定する事が出来ます。エミュレータに接続します。これによりこのアプリケーション・ボードのプログラミングとデバックが可能になります。3を参照してください。熱電対とRTDが発生する信号は極めて小さいので、それらの信号を増幅するためにプログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)が必要となります。+350°CのTタイプ(銅ーコンスタンタン)です。μV/°Cなので、PGAのゲインを32に設定する事により、バイポーラモードでのADCは熱電対の全温度範囲をカバーできる事になります。RTDは冷接点補償に使用されます。1.1503.1)です。それは0805(表面実装パッケージ)で供給可能です。(±0.1%)を使用する必要がある事に注意してください。layoutをご覧ください)。下記の内容をサポートします:PCのUSBポートに接続すると、PCのCOMポート(仮想シリアルポート)に接続する事もできます。これはキャリブレーション・ルーチンの実行に必要です。デバッグとプログラミングが可能です。このUSBポートを使用する事によりUARTを介したダウンローダを使用してデバイスのプログラムができます。4はエミュレータ・ボードの上面図を示します。コネクタJ2をEVAL-CN0300-EB1Zボードに差込みます。LK6のジャンパーを挿入する必要があります。LK5のジャンパーが必要です。OBに必要なソフトウェアはソフトウェアのインストール・ファイルに含まれています。OBエミュレータに置き換わっていますので注意してください。