18-p)を上向きにして(試料がるつぼ内に投入される。)すぐ下向きにする(予備排気室と抽出炉の間が閉じる。して手をはなす(23)[(1)の(c),(2)の(b)参照]。n5)が開き排気される。(g)一連の分析が終了したら,改めて(3)に従い,空試験値を測定する。間押して,黒鉛るつぼ内の溶融物を捨てる。17-r)を水平位置にして,次の試料の分析に備える。21)から酸素量を求め,試料中の酸素含有率を,次の式によって算出する。検量線(例)6.3不活性ガス融解電量法6.3.1要旨アルゴン気流中で試料を単独又は金属浴を用いて黒鉛るつぼ中で加熱融解し,試料中の酸素を一酸化炭素とし,ほかのガスと共に放出させ,このガスをアルゴンと共に加熱された五酸化よう素を通して,一酸化炭素を二酸化炭素に酸化する。このとき,電気分解に要した電気量を測定する。材料及び試薬は,次による。