元の記憶した目盛に戻す。程度のずれは差し支えない。22-z)によって電解パルスの電気量が理論値と一致することを確認する(32)。メータの指針が零に戻るのを待ち,再び(a)〜(c)を繰り返す。50〜60目盛以下のときは,更に設定ダイヤルを左に20目盛ほど回転し,同じことを繰り返す。目盛ほど回転し,前と同じことを行う。端子,陽極槽に○端子を接続し,定電流電解装置から一定の電気量を流して電解(逆電解)して,酸性側に移行させる。次に,計測装置を作動させて,パルスによる電解を行い,吸収液を元のpHに復帰させるのに要した電解パルスの数,すなわち,カウント数が理論値と一致するようにパネルの電気量を調整する。1カウントが正確に酸素量0.5×10-6gに対応するように調整する場合は,逆電解電気量1クーロン(例えば20mA50秒間)で理論値は167カウントになる。逆電解の電気量は,1クーロン前後が適当であり,2クーロン以上になると吸収液のpH低下による影響が現われ,電気量とpH変化の関係が直線性を示さなくなる。備を完了しておき,次の操作に移る。(a)試料投入器(u)の試料入口のゴム栓を外し,コックを回して,抽出炉を外気に通じる(33)。2613-1992零にする。(c)発振器のボタンスイッチ(c)を押し(加熱コイルに高周波電流が流れ,黒鉛るつぼが加熱される。),測温窓,反射鏡(w)を通し,光高温計で黒鉛るつぼの温度を監視しながら,黒鉛るつぼ加熱用つまみ(e)を徐々に右に回し(34),黒鉛るつぼの温度を約10分間かけて脱ガス温度まで上昇させ,約1時間その温度に保持する。(d)分析を行うのに十分な脱ガス状態(35)が得られたならば,るつぼ加熱用つまみ(e)を左に回し,ガス抽出温度まで黒鉛るつぼの温度を下げる。