化炭素が冷却トラップに凍結固定される。C5を開き,冷却トラップから液体窒素を取り去り,ドライヤで暖めてガス分析系内のガスを排出する。捕集されたガスを排出する。C7を閉じた後,C3を開いて(3.1)(a)以下の操作を行い,加算する。試料中の酸素含有率を,次の式によって算出する。ガスを膨脹させ,引き続きガス捕集を行った後圧力を測定する。K0を求めなければならない。(18)K0の値はガス捕集ポンプの作動状態によって異なるから,ポンプのヒータ電流は常に一定にし,冷却水の温度も一定に保つ必要がある。K0を求めることは好ましくない。́は,次の方法で求める。2613-1992(5.1)常圧ガスピペットを使用する方法(a)炉管接続用の球面継ぎ手にめくら栓をするか,黒船るつぼを入れないで密封した炉管を接続し,6.1.3に準じてポンプ類,ピラニ真空計を作動させ,装置内を排気する。端から標準ガスを静かに流してピペット内の空気を置換する。C12,C13,C14をこの順に閉じる。15(b)]を用いて接続する。C2を開き,C2とC12との間の空気を排出する。15(a)]内の標準ガスを導入・捕集する。C6を開いて分析系内を排気する。15(a)]内の標準ガスを導入・捕集する。́を,次の式によって算出する。C3,C4をこの順に開いて標準ガスを排出する。15(b)]を取り外す。一致しない場合には,一致するまで測定を繰り返す。(i)測定が終わったら,再び空気・ガス導入用補助装置を接続する。C1を開いて排気する。常圧ガスピペットの例(5.2)減圧ガスピペットを使用する方法(a)(5.1)(a)による。端から標準ガスを静かに流してガスピペット内の空気を置換する。標準ガスの供給をやめ,C18,C17をこの順に閉じる。16(a)]を差し込む。C15との間の空気を排出する。