とき偏差があることを認める。とき偏差なしと判定する。μ−±−で与えられる。ˆdを考慮して管理する。示した特性値が管理限界を超えたならば,次の諸点に考慮を払うほか,さらに,そのほかにも誤差の原因を突き止めて除くよう努力しなければならない。装置の点検,分析条件の検討,操作技能の検討を行う。ˆM2が不良の場合には,分析者の操作技能,装置の長期安定性,使用材料の変動,及び特定試料の選択について検討する。ˆM2が良好であるにもかかわらず偏差がある場合には,検量線,測定感度,ガスピペット,標準試料の選択について検討する。1個の主スイッチを備える。修理及び点検は,主スイッチを切って行う。(2)高圧ガスを取り扱う場合は,運搬設置,操作に十分に注意すること。(3)水銀,排出ガス,洗浄溶媒などの取扱いには,有毒性,引火性,爆発性などに十分に注意を払うこと。(4)脱ガス時及びガス抽出時には,一酸化炭素が発生するので,室内の換気に注意する。(5)高温な黒鉛るつぼからの光を,できるだけ直接眼に受けないようにする。後の処理に十分に注意する。金属材料の酸素定量方法の各規格では,原則として,次に示す各項目を決めておけばよい。