操作・データモニタを行います。本体には、ボタンも表示画面もありません。直観的に操作できるので、マニュアル要らずで、すぐに使いこなせます。本体が無くても、デモが体験できます。個別追加オプションベーシックモデル搭載機能以外の機能は、有償で個別に追加が可能です。月現在(為替変動等により、予告なく改訂させていただく場合があります)実験室に、今までにない柔軟性を。入/出力」を1つにします。様々な計測を一台でこなします。アプリは、日本語対応です。画像をクリックしますと、各機能のページがご覧になれます。出力を同時使用できます。いったデータを自動読み取りできます。切換えを備えています。新しいマルチタッチインターフェースにより、時間と電圧のレベルを直感的に調整することができます。出力と同時にオシロスコープを使用できるため、一台で、測定対象の波形応答性を測定可能です。直感的なショートカット波形をダブルタップすると、そのチャンネルが自動スケールされます。空白スペースをダブルタップすると、すべてのチャンネルが自動スケールされます。チャンネルトリガポイントマーカーをダブルタップすると、電圧オフセットまたはトリガオフセットがゼロに設定されます。専用のボタンで、新しい電圧または時間カーソルを作成します。最小値の保持などのトラッキングオプションにアクセスするには、カーソルのラベルをタッチします。チャンネルの波形を長押しすると、より多くのオプションがポップアップメニューに表示されます。ヒストグラム:フルフレームレートのヒストグラムを表示することができ、電子クロストークなどのエラーの原因を診断するのに役立ちます。参照トレース:ライブデータと比較するために、画面上のデータのゴーストイメージを維持します。ライブチャンネルのスケールを変更する場合は、ダブルタップすることで、このリファレンストレースを現在のスケール設定に簡単に再スケールすることもできます。補間と、シャープなフィーチャを保存するための線形補間を切り替えます。設定サイドの引き出しは、データ収集を設定するための古典的方法を提供します。カップリング)を調整します。波形ジェネレータを有効にすると、内部デジタルループバックを介して出力を観察するように切り替えることもできます。取得モードをサポートしています。長い時間スパンを見る際は、このサンプリングレートを減らして画面にトレースを表示する必要があります。取得モードでは、入力は単純にダウンサンプリングされます。すべてのM番目の標本が採取されます。これにより、高周波信号のエイリアシングが発生する可能性があります。オシロスコープのタイムベースがズームアウトされると、高周波正弦波がより低い周波数の正弦波として現れることがあります。モードでは、入力はデシメーションされます(ダウンサンプリングの前にローパスフィルタリングされます)。これによりエイリアシングが減少し、トレースの分解能が向上します。このモードでは、高周波信号を濾波することができるので、入力に高周波信号が存在する場合でも、オシロスコープのトレースはゼロに見えることに注意してください。ジェネレーションMoku:ファンクションジェネレータで2つの独立した波形を生成します。標準的な波形は次のとおりです。背面リファレンス入力を最大限に活用します。詳細は仕様を参照してください。制限された多くの競合するジェネレータよりもはるかに高速です。変調は次のように駆動されます。対応するアナログ入力を使用)他のチャンネルの波形このクロスチャネル変調(例えばチャネル2をチャネル1の変調波形として使用する)は、他に類を見ない複雑な変調波形の正確な制御を可能にします。ランプ波形で位相変調するなんて必要はありませんか?Moku:ファンクションジェネレータはこういった要求をカバーします。新トリガーバーストモードスタートモード:トリガーイベントから信号を生成し始めます。サイクルモード:所定の信号に対して所定数の振動を出力する。設定することにより、信号の周波数を自動的にスイープすることができます。トリガーイベントのソースは、次のオプションから選択できます。内部:内部生成信号からトリガーします。入力からトリガーします。Moku:ファンクションジェネレータを制御します。大きな波形が明確に描かれているため、ラボでも何が起こっているのかを簡単に確認できます。なくても出力がオンであることを示します。制御することもでき、信号生成に新しいレベルの自動化と確定性をもたらします。パワースペクトルを測定・記録します。Moku:スペクトラムアナライザで輝きます。スパンの不一致に取り組む必要はありません。まで拡張)の超高速アップデートレートを実現しています。マーカー、計測などピークを追跡したいですか?マーカーボタンから新しいマーカーをドラッグするだけです。マーカーを目的のピークに直接ドラッグすると、1つのチャンネルで複数のピークを追跡できます。測定パネルもマーカーを認識しています。幅、SNR、マーカの違いなど、マーカの特性に基づいて測定します。測定領域からスワイプして、測定履歴を表示します。測定履歴は、従来のゼロスパン測定の強力な拡張機能です。Moku:スペクトラムアナライザは、Moku:オシロスコープの優れた機能を継承しています。DropBox、iCloud、電子メールによるシンプルなデータ共有です。データを表示するオプションがあります。ポイントのカスタム波形を生成できます。セグメントの区分的な数学関数として入力することもできます。これにより、真に任意の波形を生成することができます。サイクルを超えるデッドタイムで波形を出力することができます。これにより、一定の間隔で長期間にわたって任意の波形でシステムを励起することができます。特長プリセットされた波形の1つを選択するか、ファイルからロードするか、または方程式を直接入力します。サンプリングで内部メモリに保存します。カードの容量によってのみ制限されます。電子メールの添付ファイルとして送信することもできます。記録期間についてMoku:データロガーはストレージによってのみ制限されます。カードにもログすることができます。ファイルシステムを使用しています。ファイルコンバータを使用できます。ダウンロードできます。計測器の設定、データ内の各列の情報に関するテキストヘッダーも含まれています。'yourfile.csv')コマンドを使用します。アプリがバージョンアップされました。アップデートをお願いします。科学者やエンジニアがデータをシームレスに取得して実験を行うのに役立つ、オールインワンの新しい試験計測器です。複数のプロフェッショナルレベルの計測器を、これ一台で提供します。直接アクセスすることができます。自動化や遠隔試験のアプリケーションに適しています。製品に関するお問い合わせフォームフォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。株式会社オプトサイエンスはお客様のご要望に迅速に対応するため、海外の優れた製品、国内の定評ある製品を研究用途から産業用途まで幅広く取り揃えております。本WEBサイトに記載された取扱メーカ・製品にご興味をお持ちの際はお気軽にお尋ねください。お客様サイドに立ったプランを必ずご提案いたします。