1供給者が,超音波厚さ計の技術的仕様に対し当該機器の仕様を確認するための試験である。2全ての超音波厚さ計に対して行われる試験であり,実施の時期によって次の三つに区分する。供給者によって行われる出荷前試験。回以上,定期的に行う。2355-2:2016なお,ここで代理者とは超音波厚さ計の製造業者,代理店又は保守点検サービス業者など所有者の委託を受け点検を実施する機関などをいう。超音波厚さ計の性能に関わる修理を行った場合。試験項目の詳細については,受渡当事者間で協議し決定する。超音波厚さ計を落としたり,運搬中に衝撃を与えた場合など,特別に点検を行う必要があると判断された場合。3(日常点検)試験技術者などによる超音波厚さ計の健全性確認のために,日常点検として行う試験である。注a)必要に応じて行う。7.1(周波数応答性)による。19.1一般この試験は,供給者が超音波厚さ計の技術的仕様を確認するための試験である。この試験のうち,試験項目が超音波厚さ計の仕様に該当していないなど,供給者が不要と判断する試験については省略してもよい。試験を実施するために使用する機材は,次による。使用する測定機器などは,校正されたものとする。対する安定性は,超音波厚さ計の周囲温度を変化させたときの測定誤差の確認による。規定されたもののうち,超音波厚さ計の測定範囲のおおむね中間に相当する厚さのものを選定する。°C)にて超音波厚さ計の測定誤差を求める。超音波厚さ計を恒温槽に入れ,使用温度範囲の最低温度で供給者の指定する時間保持した後に,同じ試験片によって超音波厚さ計の測定誤差を求める。°C)として供給者の指定する時間保持した後に,同じ試験片によって超音波厚さ計の測定誤差を求める。f)この試験は,供給者が推奨する形式の探触子に対して行う。e)で設定する温度の順番は変更してもよい。供給者の仕様範囲内とする。電池の電圧低下表示が適正であるかを確認する方法は,次による。a)超音波厚さ計から電池を取り外し,電源部に直流可変電源を接続する。電源端子に電圧計を接続し,供給電圧を測定する。c)直流可変電源の電圧を,供給者が指定する超音波厚さ計の動作電圧範囲の中間電圧となるように設定した後,超音波厚さ計を測定状態とする。c)の状態で,直流可変電源の電圧を徐々に下げて,電池の電圧低下表示が表示されたときの電圧値を読み取る。電池の電圧低下表示は,供給者の仕様範囲内の場合は,合格とする。電池の電圧低下表示が出るまでは供給者の仕様範囲の性能を維持しているものとする。2355-2:2016電池による超音波厚さ計の動作時間を測定する方法は,次による。超音波厚さ計の電池を,未使用品に交換する。充電式電池を使用する場合は,取扱説明書に従い規定の充電を行う。c)供給者が指定する測定サイクルで,超音波厚さ計の測定を繰り返す。電池電圧低下表示が出るまでの経過時間を測定し,これを電池動作時間とする。e)この試験は,供給者が推奨する全ての種類の電池に対して行う。f)試験条件(測定サイクル及び温度条件)を記録する。供給者の仕様で指定する時間以上の場合は,合格とする。確認方法は,次による。規定する試験片のうち,超音波厚さ計の測定範囲のおよそ中間に相当する厚さのものを選定する。