測定に使用する試験片が複数になる場合は,互いに同等の音速をもつものとする。点以上測定し,それらを平均した値(T)とする。この値(T)を記録することによって,同一試験片の場合,次回の測定に用いることができる。片を用い,ゼロ点を調整する。音速の調整は,次による。2)で選定した試験片のうち,中間厚さ程度の試験片を用いる。個の試験片を選定する場合は,使用する測定範囲内で適切な厚さを選定する。選定した試験片の厚さを表示するように音速を調整する。測定方法は,次による。ゲインを選定できる場合,適切なゲインに設定する。エコー高さを変更できる場合,適切なエコー高さに設定する。この測定において,表示値に不安定のないことが確認された表示値の最小値を,測定値(M)とする。測定値(M)と厚さ(T)の値との差が最も大きくなる値|T-M|を求め,これを測定誤差とする。厚さ測定において必要と判断される場合は,測定下限を求める。下限の確認を推奨する。測定下限の求め方は,次による。3)と同様に測定した試験片を用いる。b)を行った厚さの試験片によって,調整又は確認する。c)を行った厚さの試験片によって,調整又は確認する。ゲインを選定できる場合には,適切なゲインに設定する。切なエコー高さに設定する。f)で求めた測定誤差のうち,大きい方の値より大きくなる直前の試験片厚さを求め,これを測定下限値とする。調整設定保存この試験は,調整設定値が適切に保存されていることを確認するものであり,次の方法に従って行う。この試験は使用者の判断によって省略してもよい。調整設定保存機能を確認する方法は,次による。分以上の時間が経過した後,再度電源を入れる。同じ試験片を測定して,表示値を読み取り,記録する。測定誤差は,使用者の指定範囲内の場合は,合格とする。データ保存この試験は,データの保存及び表示機能が正常に動作することを確認するものであり,次の方法に従って行う。この試験は使用者の判断によって省略してもよい。データ保存及び表示機能を確認する方法は,次による。適切な試験体の測定を行い,測定データを保存する。保存されたデータを表示させる。供給者の指定の様式で保存データのとおりに誤りなく表示される場合は,合格とする。圧延鋼材などを用いてもよい。鋼以外の材料の厚さ測定を行う場合は,測定を行う材料と同等の材料を用いる。対比試験片の形状及び寸法は,次による。