直流可変電源の電圧を,供給者が指定する超音波厚さ計の動作電圧範囲の中間電圧となるように設定する。a)で選定した試験片を用いて,超音波厚さ計の測定誤差を求める。e)供給電圧を動作電圧範囲の最小値及び最大値として,a)で選定した試験片を用いて,超音波厚さ計の測定誤差を求める。f)この試験は,供給者が推奨する形式の探触子に対して行う。供給者の仕様範囲内の場合は,合格とする。測定する方法は,次による。動作電流値を測定するために,電流計又は電流を測定するための機器を接続する。c)この試験は,供給者が推奨する形式の探触子に対して行う。測定された電流値は,供給者の仕様範囲内の場合は,合格とする。超える温度で使用する場合は,次の確認が必要である。この試験は測定装置と接触媒質とに対する試験である。確認方法は,次による。種類の試験片の厚さのものを選定する。試験片を評価する温度とする。c)本体の温度は仕様範囲内とする。探触子と接触媒質とはその温度で推奨されるものを用いる。c)~f)によって測定誤差を求める。関する合格基準は,次による。a)測定誤差は,供給者の仕様範囲内とする。この試験において,探触子は,損傷を受けないものとする。5.1.2(送信パルス繰返し周波数)による。送信パルス繰返し周波数は,供給者の仕様範囲内の場合は,合格とする。送信パルス特性の測定方法は,次による。5.1.3(送信パルスの立上がり時間)による。5.1.4(送信パルス幅)による。5.1.6(送信パルスの振幅)による。合格基準それぞれの測定値が,供給者の仕様範囲内の場合は,合格とする。確認方法この試験は,動作周波数を変更できる超音波厚さ計について,動作周波数が適正に設定されていることを確認するために,超音波厚さ計と探触子とを組み合わせて性能を確認するものであり,確認方法は次による。動作周波数を変更しない超音波厚さ計については,この試験を省略してもよい。規定する試験片のうち,超音波厚さ計の測定範囲のおよそ中間に相当する厚さのものを選定する。c)a)で選定した試験片を用いて,超音波厚さ計の測定誤差を求める。この試験は,供給者が推奨する形式の探触子の中から,異なる公称周波数のものを選択して行う。測定誤差は,供給者の仕様範囲内の場合は,合格とする。囲内に入っていることを確認する。測定可能厚さに相当する試験片を選定する。c)a)で選定した試験片を用いて超音波厚さ計の測定誤差を求める。この試験は,供給者が推奨する形式の探触子に対して行う。合格基準それぞれの測定誤差は,供給者の仕様範囲内の場合,合格とする。超音波厚さ計の測定誤差の求め方は,次による。一つの試験片で必要な厚さを選定できない場合は,複数の試験片を用いてもよいが,試験片が複数になる場合は,互いに同等の音速をもつものとする。均した値(T),又は厚さが既知の場合はその値(T)とする。合には毎回測定する必要はない。必要に応じて音速調整を行う。音速調整は,次の方法による。音速値が分かっている試験片の場合は,供給者指定の方法でその値に調整する。音速値が不明の試験片の場合は,使用する試験片を用いて,供給者指定の方法で音速を確認し,その値に調整する。e)必要に応じてゼロ点調整を行う。ゼロ点調整は,供給者が指定した方法で行う。f)測定誤差の求め方は,次による。ゲインを選定できる場合,適切なゲインに設定する。回繰り返し,その最小値を測定値(M)とする。2)の測定値(M)と厚さ(T)の値との差が最も大きくなる値|T-M|を求め,これを測定誤差とする。g)この試験は,供給者が推奨する形式の探触子に対して行う。測定誤差は,供給者の仕様範囲内の場合は,合格とする。確認するための試験は,供給者指定の方法による。超音波厚さ計の調整とは,ゼロ点調整及び音速調整である。2355-2:2016方式)の方式3(多重エコー方式)以外の方式の場合に必要である。調整方法は,次による。a)供給者が指定した方法で,必要に応じてゼロ点調整を行う。供給者が指定した方法で,必要に応じて音速調整を行う。験片厚さと測定値の差を確認する。試験片厚さと測定値の差は,供給者の仕様範囲内の場合は,合格とする。確認方法ゼロ点調整及び音速調整後の調整設定保存を確認する方法は,次による。規定する試験片のうち,超音波厚さ計の測定範囲のおよそ中間に相当する厚さのものを使用する。c)~f)によって,測定誤差を求める。分以上の適切な時間が経過した後,再度電源を入れる。同じ試験片を測定して,表示値を記録する。測定誤差は,供給者の仕様範囲内の場合は,合格とする。確認方法データ保存機能の確認方法は,次による。a)適切な試験体の測定を行い,データを保存する。合格基準データ保存機能の適合基準は,次による。a)最大保存件数分のデータが保存できる。最大保存件数を超えたときのデータの扱い,表示動作などは,供給者の仕様による。供給者が推奨するプリンタについて,印刷機能の確認を行う。供給者が指定する様式で,誤りなく印刷項目が印刷される場合は,合格とする。保存データ表示機能を確認する方法は,次による。a)適切な試験体の測定を行い,測定データを保存する。保存された測定データを,表示させる。供給者の指定の様式で,保存データのとおりに誤りなく表示される場合は,合格とする。供給者の指定の方法によって,表示更新回数の確認を行う。回を超える場合は確認を省略してもよい。供給者の仕様範囲内の場合は,合格とする。供給者の取扱説明書及び次に従い,目視などによって点検を行う。