超音波厚さ計を顧客に直接供給する者。製造業者,輸入・販売業者,代理店,賃貸業者などをいう。計がこの規格に適合するためには,次の全ての条件を満たさなければならない。超音波厚さ計は,この規格群の技術的要件に従っている。c)超音波厚さ計に,供給者名又はその略号,形式及びシリアル番号が表示されている。e)この規格に従った供給者の技術仕様書がある。この規格における超音波厚さ計の測定性能に関わる数値は,鋼に対しての値とする。計には,次の事項を記載する。質量:超音波厚さ計(バッテリーを含む。使用する場合は省略してもよい。g)電池動作時間:動作条件(測定サイクル及び温度)を併記する。最小及び最大測定可能厚さ:使用する探触子の形式及び試験片の音速を併記する。l)測定誤差:使用する探触子の形式及び試験片の音速を併記する。表示器の技術仕様書には,次の事項を記載する。送信器の技術仕様書には,次の事項を記載する。受信器の技術仕様書には,次の事項を記載する。動作周波数範囲5.6その他その他の技術仕様書には,次の事項を記載する。秒間当たりの画面表示更新回数である。超音波厚さ計の性能測定に使用する試験片は,次のものから選択する。