尽量减小mA及ms值。230000専門家:どのように適切にCT機を使用する正しくCT装置を使用する方法:1、定期的な空気校正(aircalibration)とモデルのキャリブレーション(phantomcalibration)によるパラメータの差と検出器との間の残光時間、管の出力の変化と相まって、各チャネルの出力後、次の走査で異なる。この現象は、ゼロドリフト検出器と呼ばれている。この現象を克服するために、我々は(3ヶ月程度)ので、定期的にゼロドリフトを、修正する必要があります。広い意味での画像濃度の変化をスキャンしたときに、水の金型モデルのキャリブレーションは、CT値の正確な測定を行うために実行される。2.適切な撮像パラメータ及びスキャン条件を設定する走査パラメータは、照射量の大きさと貫通kVの高い、強力な浸透、頭蓋骨スキャンアプリケーション、より高い空間分解能、140kV、骨のアーチファクトを低減することが適切である、肥満の患者を決定する選択より、放射線の量、より高密度の解像度、より良い画質をmAのミリ秒より大きい:高kVのスキャンを必要とする。メーカーは一般的にさまざまな部分で設定した読み取りパラメータですが、マシンのモデルと患者の状態に応じて適切な変更を加える必要があります。胸と腹部のスキャン、120kV、200ミリアンペアのためのルーチン、1msのヘリカルスキャン、このような一般的に従来の走査型120kV、130ミリアンペア、2msのが、頭蓋骨のベースは140kV、130~150ミリアンペア、アーチファクトを低減するために2msのスキャンすべきを使用して脳スキャン、などしかし、より多くの脂肪、画像粗く、低解像度での患者は、要件を満たすためにスキャンした画像のような高kVの、140kVでなければなりません。それぞれの内の放射線量は、画像品質に影響を減少受信ので病変は、適切なスキャンの薄層に、非常に明確でない場合には、ミリアンペアとミリ秒の値を増加させることが適切であることに注意。診断の要件を満たすように、画像の品質を確保する一方で、正確にスキャンパラメータを設定し、一方、ミリアンペアとミリ秒の値を最小にするために、食品ラインおよび患者チューブの損失の量を低減しようとする。3.適切なウィンドウ幅とウィンドウレベルを選択しますパラメータ設定は変更されないディスプレイにおいて、合理的なウィンドウの幅と位置を調整するには、病変が最も明確に観察することができる。グラデーション用のウィンドウ幅、輝度レベルのためのウィンドウレベル。異なる部分を観察し、別のウィンドウ幅とウィンドウレベルを使用する。観察されたマーキング(1000、-800)を使用するように、縦隔構造(350,50)を観察する必要があります。個人差、適切なトリミングの必要性に応じてあることに注意。リモコン玩具、及び他の高周波デバイスは、エンジンルームの近傍で使用することができません。データ及び命令は、簡単にエラーが発生し、さらに、システムが適切に機能しなくなるからである。5、チューブ加熱(ウォームアップ)プログラムの厳格な実施チューブは、連続高kVの、mAの素晴らしい仕事、突然、大きな適用し、高kVのミリアンペア、急に加熱電球であるため、温度差が不安定なパフォーマンスを引き起こす可能性があり、さらには損傷を破裂することが大きすぎる。ウォームアップ·プログラムは徐々に両方電球を保護するためだけでなく、スキャンされた画像の品質を確保するために、最良の状態で、管を動作させるために加温し、チューブ特性を適合させる。1日3時間後に、スキャン起動しなかった、チューブがトレーニングを加熱しなければならないことが必要です。6、正しいスイッチシステムおよびソフトウェアの通常の操作ではなく、電球の寿命の両方に関係する通常のスイッチプログラムの厳格な実施の必要性、。システムは自動的にオンになり、ボールがパイプの冷却工程の後に格納されたデータを維持されるべきであるときに、機械がシャットダウンを思い出させることができる通常の終了アプリケーションソフトシャットダウンを完了するために、ハードウェアとソフトウェアの作業を検出すると、電源供給を遮断することができる。なければ、システムは、システムソフトウェアのエラーが発生する可能性があり、さらにはシステム障害、電球の寿命が短くなる。盡量減小mA及ms值。联系站长QQ790405988;医疗从业者交流QQ��8157432开启中,申请请告知公司+职务+姓名+手机号。皖ICP��13019411��-1。