Standardization)などのStandard(基準)が設けられています。いう4つのプロセスから成り立っており、その入口となる「洗浄」と「消毒」においては、マンパワーを用いずに器械で処理する傾向が強くなっています。その利点としては作業者を針刺し事故から守り、担当者ごとによるバラつきがなく仕上がるなどがあります。すすぎ」・「乾燥」などの工程についてや、温度管理や動作確認方法などの詳細が規定されています。(エーノート)”とし、熱水消毒を評価します。A0値はさまざまな熱水消毒の条件を微生物の死滅を対数的に80°Cの熱水消毒に換算して秒数で表記します。バッグ・被滅菌物内部から空気を除去して真空状態にしてから滅菌工程に入るプレポストバキューム機能のあるクラスBの滅菌器が使用されています。17664というスタンダードがあり、滅菌効果を確実にするための「洗浄」の重要性や滅菌物の「保管」、滅菌器の保守管理について記載されています。滅菌効果のパラメーター(温度・圧力・時間)の計算方法にはF値を用い、単位は分で表記します1)。準備段階での必要器材の入れ忘れを防いだり、器材の落下や接触などによるダメージから守り、洗浄効果を高め滅菌効率を上げるためカセットが使用されています。これらの器材・機器を併用することにより、はじめて安心して作業できる安全な環境づくりを達成することが可能となるのです。■1:器材処理のフロー(流れ)患者さんの処置が終了したユニットのテーブル上には、器材と共に血液・唾液の付着したワッテやガーゼ、充填や補綴物装着時に使用する綿球、根管治療で用いる綿栓などの医療廃棄物、メス刃や縫合針など外科処置で用いられる危険物などが混在しています。器材の再処理を始めるには、まず再使用するものと処分するものを分別しなければなりません。その際に扱う作業者が針刺し事故にあわず安全に作業できるように工夫されたのがカセットシステムです(図1)。収納器材をストッパーでおさえてあるので、ごみ箱の上で逆さにするだけで廃棄物に触れることなく処分することができます。根管治療で使用するリーマーやファイル、バーやポイントなどは紛失しないよう、超音波洗浄用に希釈・調製した洗剤が入ったビーカーに分別するようにします(図2)。次に洗浄および消毒の工程においては、医療用具に付着する血液や唾液、組織片などの汚染物を確実かつ効率的に処理することが必要です。血液等の汚染物は、ほとんどが有機物で構成されるタンパク質であり、的確に成分を分解・洗浄するためにはタンパク質分解酵素入り洗剤が必要です。クリニックの中には食器洗い用洗剤をご使用のところもおありですが、こちらはお皿に残留している脂質や炭水化物を除去する成分が主ですので、確実性という点では医療現場での使用には適していません。器材について“病原性を有する微生物を殺滅する”『消毒』を行うのか、“すべての微生物を殺滅する”『滅菌』を行うのか、判断に迷うこともあります。その際に、一つの指標となるのが「スポルディングの分類」です(表1)。Prevention)もこの分類方法に基づいたガイドラインを作成しています2)。医療器具を体のどの部位に使用されるものかということを基準として、感染管理の目的の一つである「ムダを省く」という見地から、それぞれの準備方法について「滅菌」と「消毒」に分類されています。「消毒」というとグルタラールやアルコールを使用した薬液消毒をイメージされる方が多いと思いますが、これらが廃棄されることにより環境汚染という懸念が新たに生じます。そこで、最も安全な消毒用材料として熱水を用いることを応用したのがWDです。消毒レベルですので、ジフテリア菌や破傷風菌など芽胞を形成する菌には無効であることから、現在のオートクレーブ(高圧蒸気滅菌器)が使われるようになりました。器材処理の最終工程として滅菌および保管があります。virusヒト免疫不全ウイルス)への感染で発症する疾病であると確定されて以来、日本の医療施設においても滅菌器の使用が求められています。ドイツにあるロバート・コッホ研究所では、安定している水を原料としている高圧蒸気滅菌法を、最も安全な滅菌方法であるとしています3)。■2:臨床現場における実践方法では、実際に医療現場において、どのようにすれば効率的かつ安全に処理が行えるのでしょうか?使用済み器材をチェアサイドから消毒コーナーに下げてきて、最初に分別・廃棄を行います(図3)。次に洗浄・消毒ですが、WDを使用する場合には予備洗浄せず、さげてきた器材をそのままWDの洗浄用バスケットやラックに置きます。これにより作業者が汚染物の付着している器材に触れることなく、また流しの周囲も飛沫で汚染されることがありません(図4)。5分間の熱水消毒を推奨)。タービン&エンジンのハンドピースやバキュームチップなどの内腔のある器材は、専用ラックに立てて固定して洗浄・消毒を行います。曲のバキュームチップもクリップでラックに固定できるので、水圧で飛散することなく屈曲部の内部まで洗浄できます(図5)。包装に際しては、保管および使用時の使い勝手に合わせた包装材を選択します。内包物もわかりやすくする必要があれば、ビニールと紙の二面でできていて、内側がラップ材になっている滅菌バッグを選びます。ラップ材は液体遮断性に優れ、ひっぱり強度が高いため、ユニットのテーブル上に広げてトレーの代用とすることができます。高圧蒸気滅菌法では、被滅菌物と蒸気が直接接触することが大前提であり、ハンドピースやバキュームチップ、インプラントのドリルカセットなどの内腔のある器材を滅菌する際には、内包している空気を排除して被滅菌物の表面を覆っている空気のベールを剥ぎ取り、確実にクリーンな蒸気が浸透して接触できる状況にしなければなりません。これを「プレバキューム」と呼びます(図7)。滅菌工程終了後の保管には、被滅菌物や包装材の濡れによる菌の内部侵入・再汚染を防ぎ、滅菌状態を維持するために完全な乾燥が必要です。滅菌工程において、空気除去が不十分な状況で乾燥すると空気は熱伝導率が高いために、庫内温度が意図した温度より高温となってしまい、被滅菌物にダメージを生じさせる危険性が高まります。そこで庫内の気圧を下げて水が蒸発する沸点を低くして、安全に乾燥できるようにするのですが、それを「ポストバキューム」と呼びます。このため内腔のある器材の内部へも蒸気を浸透させ、適切に乾燥する機能を有する滅菌器を「プレポストバキューム式滅菌器」と表現しています(図8)。器材にセットすると、ハンドピースの注油を自動的に行うハンドピース専用注油器もある。BC-17<発売:(株)IHIシバウラ>■3:まとめ毎日行う業務内容は、できる限りシンプルにかつ確実性の高い方法を選択したいものです。バラつきがなく再現性の高い器械利用には多くの利点がありますが、器械は人間が作り出したものであり「魔法の箱」ではありません。医療用具は人間への安全性を保証するものでなければならず、そのためには洗浄・滅菌に関してもその「質」を確認する必要があります(図9)。今こそ器械を使いこなせる知識を習得し、より多くの時間を患者さんとのコミュニケーションに活かせるような業務の実践が求められているのです。アップを!メドバイザーデンタルの教育効果にフォーカスした「新人クルー研修システム」をスタート。当サイトは、医療関係者の方を対象にしたものです。