それは、今回の電子工作で言えば主に電気の波形ですね。通常、電気の動きを目で見ることはできません。静電気や雷等であれば一瞬見えますが、それがどういう波形をしているか、どれくらいの電圧値があるかは知ることができません。動きを把握することができるようになります。電気の動きを把握できれば、それが良いのか悪いのかを判断することができます。良いと分かれば、理論を立証でき、安心して次の開発に進めことができます。悪ければ、どこが悪いのかを解析し対策を打つことができますね。電気以外の物理現象も把握することができるようになります。電気工作では理論を立証または悪さ出しのためにもオシロスコープは必需品なんですね。波形を解析するための沢山の便利な機能を持っています。etc.ただ、今回はそこまで難しいことはしないため説明は割愛します。知りたい方はぐぐってくだされ。開封の儀では、開封の儀を行って参りましょう。ダンボールの外側にプチプチがしてあってしっかり梱包されていますね。プチプチを潰すのを楽しみつつ、剥がしましょう。一段目には説明書・プローブ・電源ケーブル。二段目にはオシロスコープが入っていました。起動時の「Tektronix」という文字がかっこいいですね。自分のお金で買ったものは愛着わきますね~。今回購入したオシロスコープについて紹介します。大学や学校などの教育現場のニーズに特化した設計になっているそうで、PCで教授が作った教材をオシロスコープ上で確認できたり、そのときの進捗をスクリーンショット共にレポートにまとめたりできるそうですね。今回は、この強みが良くて購入したわけではなく、(むしろ全く使いません)安めのオシロスコープでは、ディスプレイが小さいことが多い中、このテクトロの安オシロスコープは、ディスプレイがかなりでかい!!です。それが他のメーカーの安オシロを選ばなかった決定打でしたね。電子工作を進めていく上で、オシロスコープの性能に限界を感じてきたら性能についてしっかりと吟味しようと思います。下記のことを測定する必要があるかなと考えています。・クロック・ロジックこれらの確からしさを波形にて確認しようと考えています。プローブの校正オシロスコープを使用する前には、必ずプローブの校正をしなければなりません。角が丸まった本来の波形とは違う波形を測定してしまうためです。COMP端子がついています。上図を見ると、角がまるまっていますね。方形波がきれいな直角であれば問題ありません。角の丸まった方形波または角がとんがった方形波が測定された場合は校正が必要です。校正は下図のように、プローブには校正するためのつまみがありますので、それを回してあげると方形波の角を調整することができます。以上にて校正完了です。今回用いているオシロスコープ(TBS1052B)の仕様は下記です。波形を拡大または縮小する必要があるかどうかだと思います。オシロスコープで波形測定してみるでは、実際にオシロスコープで波形を測定してみましょう。測定対象は、以前より私が気になっていた下記の3点です。光時計の電源設計する上でどれくらい誤差があるのか知っておきたいためでもあります。電力会社から変な電気が来ているのではないかと疑いを持っているためです。気になりますね...。校正されているかどうかわかりません。したがって、オシロスコープを用いて確認してみたいと思います。一応、今回用いた直流電源の紹介です。次に1.5V乾電池を測定するため、1.5Vに合わせておきます。