音響インテンシティとは、音源から放射された単位時間あたりの音響エネルギー(=音響パワー)が単位面積を通過する量を言います。この量を三次元的に測定することにより、音源位置の推定、音源からの放射量、測定面を通過していく音響エネルギーの方向などを求めることができます。この三次元の音の流れを捉え、その方向と大きさを三次元表示で可視化する「音響インテンシティ測定プログラム」と、主に音源位置の測定に用いられる「音源探査プログラム」の2つの機能で成り立っています。独自設計のテトラホンプローブ(4個のマイクを正四面体の頂点に配置した形式)で、音響インテンシティの三次元ベクトルが一度に測定できます。プローブ使用時には各測定ポイント毎に一次元ずつ計3回の測定が必要になります)音圧感度とマイクロホン間位相差を補正できる専用校正器が用意されており、いつでも精度の高い測定が可能です。習熟に時間がかかりません。周波数(領域)ごとの等高線マップ、カラーマップ、ベクトルマップが得られます。立体的な視点からのマップ表示も可能です。マップ表示には、測定物の画像を貼り込む機能があります。測定、解析されたデータは一つのフォルダにまとめて収録されていますので、バックアップが容易でかつ確実です。測定周波数範囲は使用するプローブで変わりますのでご注意ください。Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。記載事項は変更になる場合がございます。価格情報は皆様の便宜のために参考用として記載された日本国内価格です。ご購入をご検討いただく場合には最寄りの弊社営業所或いは弊社代理店にご確認下さい。