水処理場で使用に適しています。安定した特性を長時間持続する蛍光式の検出器です。電源投入後、10分程度で測定可能な状態となります。汚れによる影響が少ない測定方法を採用し、電解液を使用しない構造のため、長時間の連続使用が可能です。測定液中の気泡による影響を受けにくい特長もあります。圧力まで性能が維持されます。潜漬形ホルダやフロート形ホルダの傾斜形、垂直形ホルダに組み込んでの使用が可能です。対応できるアプリケーションや測定対象にはどのようなものがありますか?(an-do70g-15-application)下水、工場排水のばっ気(好気)槽、高度浄水処理の生物活性炭プロセス。DO70Gの校正方法、および、ばっ気槽での推奨校正頻度はどれ位ですか?(an-do70g-17-calibration-frequency)校正方法は、ゼロ液と大気飽和水の2点校正です。推奨校正頻度は測定液の状態に依存するので、まず、従来の校正周期を踏襲することをお奨めします。測定時で、3か月間校正無しでの実績があります。...DO70Gでは、1年間の予備品として必要な部品は?(an-do70g-18-spare-parts)測定液によりますが、センサキャップが1年から3年毎に交換必要です。DO70Gの予備品(センサキャップ)の保管期限はありますか?(an-do70g-19-storage-deadline)特にありませんが、遮光して保管してください。DO70Gは外乱光の影響を受けますか?(an-do70g-03-disturbance-light)受けません。DO70Gは投げ込みで使用できますか?(an-do70g-13-throwing)ケーブルコネクタ部分の防水が確保できないため、投げ込みでは使用できません。DOX10は屋外に設置可能ですか?(an-do70g-06-dox10-outside)設置可能です。DO70G溶存酸素検出器の最大ケーブル長は?(an-do70g-08-max-cable)10mです。10m以上にはできません。端子箱の使用もできません。10m以上にはできません。端子箱の使用もできません。DO70Gは電源箱の専用ケーブルではなく、市販のケーブルでも使用は可能ですか?(an-do70g-10-cable)電源の渡り配線のケーブルであれば使用可能です。電源箱と変換器の距離を伸ばすための対応であれば、検出器駆動電源ラインの延長も考慮しなければなりません。システムの性能が保証できません。...既設のホルダにDO70Gを取り付けられますか?(an-do70g-12-folder)フロートホルダPB360GとPB350Gの場合は、既設のものをそのまま使用できます。DO70Gの付加仕様のアダプタが必要となります。2つの問題があるため、取り付けができません。新規に、DO70G用の潜漬形のホルダDOX8HS及び、DO70G付加仕様のアダプタをご購入ください。...既設のDO402GとDO70Gを組み合わせて使用する際に必要な設定変更は?(an-do70g-16-setting-change)メニューで接続検出器に応じた設定をするだけです。)DO70Gは、自動洗浄を使用できますか?(an-do70g-14-auto-clean)潜漬形ホルダDOX8HSでは、ジェット洗浄が使用できます。配線端子はピン端子、電源箱の配線端子はM4丸端子になっています。本体は、コネクタ(VP6.0)となっています。DOX10にのみAC電源が必要です。DO70Gの特長は?(an-do70g-02-feature)位相測定方式、かつ、滑らかな表面仕上げで汚れのつきにくい構造のため、汚れに強い。検出器本体が小さい(細い)。DO402Gへの接続は可能ですか?(an-do70g-04-do402)接続可能です。DOX10が必要です。Sheet)制度とは、「特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善に関する法律」(PRTR法)に基づき、対象化学物質または当該化学物質を含有する製品を事業者間で取引する際、その性状および取扱いに関する情報(SDS)の提供を義務づける制度です。SDS制度により、SDSの提供を受ける事業者は、PRTR制度に基づく届出でに必要な情報を得ることができます。事業所における適切な化学物質の管理を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することが可能になります。S...溶存酸素計の旧製品と現製品の組み合わせについて(an-do-oxy-09-new-old)旧製品と現製品の組み合わせの可否は、下表の通りです。給電するための電源は持っていますか?(an-flxa402-14-ja)はい、-D5(デジタル検出器(DO70G))を選択いただくと、検出器に電源を供給できます。溶存酸素計の校正証明書について(an-do-oxy-07-qic)溶存酸素計の校正証明書は、下記製品について発行できます。校正証明書の種類としては、下記の4種類が用意できます。使用しての校正証明書の発行には対応できません。ホルダ、電源箱の4アイテムが必要です。(検出器に24Vの電源供給が別途必要なため、必須となります。変換器が取り付けられているポールに取り付けることを想定しています。おいては、塩分濃度が高くなると、溶存酸素量は減少します。このため、高塩分濃度の測定水を測定する場合は、校正時にその塩分濃度での飽和溶存酸素値に設定する必要があります。Oxygen)とは、水中に溶解している酸素のことをいいます。その濃度は単位容積当たりの酸素量で表し、単位はmg/Lです。酸素は、生物学的には水中生物の呼吸作用に不可欠であり、化学的には酸化剤として作用します。水中への酸素の溶解度は、水温、塩分および気圧などに影響され、水温が上昇すると小さくなります。...隔膜電極法による溶存酸素の測定について(an-do-oxy-02-method)隔膜電極法は、溶存酸素濃度または酸素分圧によって発生する拡散電流または還元電流を測定して、溶存酸素濃度を求める方式です。濁度などの影響を受けず、再現性のある測定法として確立されています。検出器を水中に挿入すると、隔膜(テフロン膜)上に空気層が形成されます。この空気層中の酸素分圧(濃度)は、水中の溶存酸素濃度と平衡しています。隔膜電極法は、気相中の酸素濃度を測定して、間接的に水中の溶存酸素濃度を測ります。隔膜電極法には、隔膜ガルバニックセル法と隔...溶存酸素計の測定液の温度補償について(an-do-oxy-03-temp)隔膜電極に使っている隔膜の透過率は、温度に対して指数関数的に変化します。飽和溶存酸素量も測定水温度に対して指数関数的に変化します。そのため、検出器に温度センサを内蔵させて、自動的に温度補償を行っています。...溶存酸素計の大気圧補償について(an-do-oxy-05-atmospheric-pressure)溶存酸素濃度は、気候や標高によって変化する気圧の影響を受けます。弊社の溶存酸素計は、変換器に内蔵されている気圧センサで、900~1,100hPaの大気圧の影響を自動補償します。大気圧補償は、%飽和度に関係します。...溶存酸素計の校正について(an-do-oxy-06-calibration)溶存酸素計の校正は、以下のような状況の場合に行います。校正の種類としては、下記の方法があります。周囲空気中でスパン校正を行います。通常はこの方法で大丈夫です。校正テーブルは、相対湿度70%での実験値です。Corporationトップ。