・・・・ご質問にお答えします。圧力計に関する主なご質問及び回答例です。その他細かい事でもどうぞご質問ください。標準圧力計は接液部材質がBSBM製とSUS316製が有ります。□隔膜式圧力計(接液部材質SUS316製KAG型,PVC、PP、PTFE製KAP型)が用意されてます。標準型圧力計の測定できる最高温度は60°C迄です。それ以上の高温は放熱用パイプサイホンをご使用ください。各種タイプが用意されてます。□アクセサリーをご参照ください。激しい脈動が有るのに長期間使用しますと、圧力計の内部機構を早く損傷させてしまいます。永く、正確に安定した圧力測定が出来ますように、脈動防止用ダンプナーをお勧めします。□アクセサリーをご参照ください。グリセリン封入型があります。□隔膜式圧力計をご参照ください。特徴は□各種接点付(コンタクト付接点・マイクロスイッチ付接点・光電スイッチ付接点)の中の接点動作例のページの中段に記載されてます。弊社独自の開発によります非接触型光電スイッチ式があります。オープンコレクター出力、及び最大AC200V1Aのリレー内蔵型の2種類が用意されてます。計器のサイズは75φ、100φの2機種です。サニタリー圧力計などに要求される圧力測定の際の厳しい使用条件。□サニタリー圧力計のホームページに各種対応した製品が記載されてます。弊社の特徴は、各種高温度対策と1S配管用に適応した正式な製品を、用意してます。圧力センサーの選定、配線方法。測定条件に対応する接液部形状など。弊社の各種圧力センサーは、極めて簡単な配線で、容易に圧力信号によります指示、制御ができます。使用用途に応じた受圧部形状が用意してあります。□圧力センサーをご参照ください。標準圧力計の精度等級は1.6級で調整してます。その他に、0.6級と1.0級が有ります。微圧計の精度等級は2.0級で調整してます。温度計に関する主なご質問及び回答例です。その他細かい事でもどうぞご質問ください。弊社の温度計は、全て窒素ガス100%のみを封入しておりますので極めて安全です。万が一感温部が破損して被測定流気体に混入しても安全な設計です。製作可能な温度範囲について教えてください。-50~600°Cまで製作可能です。ご用途に応じて温度範囲内であればご指定の目盛を製作致します。お問い合わせください。リード線の製作可能な長さについて教えてください。あればご希望の長さで製作しております。ご用途に応じ感温部の寸法に条件がありますので、まずはお問い合わせください。製作可能な感温部の寸法について教えてください。最長は2000mmまで製作可能です。ご希望の長さで製作しております。感温部は充分接液する必要があります。温度感知部分(チッソガスの入ってる先端の部分)の長さによりますが、特に短い場合や、タンク壁面の保温材の厚みにより正しい温度測定が出来ない場合が有ります。正しい取付位置をご覧ください。電気接点回路による温度の警報や制御をしたい場合の、各種接点の種類は。特徴は□各種接点付(コンタクト付接点・マイクロスイッチ付接点・光電スイッチ付接点)の中の接点動作例のページの下段に記載されてます。温度指示発信計があります。パワー温度調節計です。難しい配線をしなくても必要最小限の配線で手軽に正確な温調ができます。温度範囲の±2%です。弊社製品のご購入方法お近くの計量器取り扱い商社または、機械工具商社など。その他、お気軽にお問い合わせください。掲載の記事・写真・イラスト等のすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。