(1/2)デジタル家電/AV機器用のデジタルI/Fとして登場したHDMI。今回はTMDSチャネルの電気的なパラメータ測定について紹介する。Signaling)チャネルの電気的なパラメータ測定についてご紹介します。送信されるHDMIのメインリンクであり、最大3.4Gbpsのデータレートとなる高速デジタル信号ですので、その電気特性を測定することは非常に重要です。ソース機器、シンク機器、ケーブル、それぞれにTMDSチャネルのコンプライアンステストが定められ、相互接続性が保証されています。AVアンプのようなソース、シンク両方の機能を持つリピータは、ソース機器、シンク機器両方のテストを行う必要があります。ソース機器ソース機器の評価では、オシロスコープを使用しTMDS信号の波形品質評価を行います。信号を正確に観測するために、広帯域オシロスコープと広帯域差動プローブが必要です。1.4)では、8GHz以上の帯域を持つオシロスコープが必要と記載されています。図1はソース機器測定の構成例です。ソース機器のテストポイントは出力コネクタ端であり、HDMIのプラグコネクタを持つテストフィクスチャで接続されます。1:TP1)の波形を規定しており、ソース機器の評価は、出力波形がTP1の波形スペックを満足するかどうかを測定することとなります。3.3Vプルアップ回路で正しく終端する必要があります。TMDS信号は、クロック信号とその10倍のデータレートを持つ3チャネルのデータ信号で構成されます。color信号の波形の測定例です。この信号ではデータレートは2.225Gbps、クロック信号の周波数は222.5MHzとなっています。TMDS信号の波形例コンプライアンステストでは、データ信号のアイパターン、クロック信号のジッタとデューティサイクル、信号の立ち上がり・立ち下がり時間、差動の+/−信号間のスキュー、チャネル間スキュー、ローレベルの電圧を測定します。中でもアイパターンは、TMDS信号の品質を総合的に評価する重要な項目です。TMDSは、クロック信号とそれに同期したデータ信号が伝送される方式ですので、オシロスコープではクロック信号を基準にしてデータ信号のアイパターンを評価します。PLLでリカバリし、リカバリされたクロックを10逓(てい)倍して基準タイミングとします。コンプライアンステストは、オシロスコープ上で動作する自動テストソフトウェアを用いることで、簡単にしかも測定パラメータなどの設定を間違えることなく測定することが可能です。HDMIテストソフトウェアの例で、テスト項目を選択しスタートボタンを押すだけで、自動的に測定が実行され試験結果のレポートが作成されます。Eコネクタが新たに定義されましたが、ソース機器のTMDS信号のスペックはコネクタに依存せず、すべて同じです。コネクタが変わっても、機器に接続するテストフィクスチャを変えるだけで、同じオシロスコープ、プローブ、ソフトウェアで測定が可能となります。LLC.ITmediaはアイティメディア株式会社の登録商標です。