(CRM)すべてのメーカーの屈折計に対応。校正証明書付きお問い合わせB+S社の認証標準物質(CRM)は、ほぼすべてのメーカーの屈折計に対応でき、トレーサビリティ要件に応じてお選びいただける認証標準物質です。低レンジの検証に適したAG液や、高レンジの屈折率の検証用キャリブレーションオイルなどの認証標準物質を、長期間保存(一年間)可能な単品または混合マルチパックとして提供しています。1.33~1.56RIの屈折率(0~90°Brix相当)に対応しており、全測定範囲の検証が可能です。RI屈折率)のサンプルを用いた検証・校正に最適な屈折計標準液です。最低12カ月の有効期間が保証されます。マルチパックで購入すると1ボトルあたりの送料が大幅に抑えられるため、大変お得です。C°以外の温度は対象に含まれません。詳細は計算ツールまたはデータ表を参照してください。C°、589.3nmの条件でのみ有効です。他の温度での使用については、www.bellinghamandstanley.comの校正/技術情報セクションを参照してください。C°で測定した一般的な屈折率。C°で測定した等価な°Brix値。(2000)の等式2で示される関係性をもとに推定します。キャリブレーションオイルの値はすべてバッチ間で若干変動があります。SS-AUSは保存期間が短く、用途が限定されるため、お求めいただく際には供給契約が必要となります。1.56B+S社のキャリブレーションオイルは主に高レンジの屈折計の検証や、食用油業界などの特殊な用途において使用されます。温度係数が高いため、使用時には慎重な温度管理が求められます。最適な検証結果を得るためには、検査対象機器の温度を管理するか、対照表または計算ツールを使用して屈折率の温度依存性を確認する必要があります1。C°以外の温度は対象に含まれません。詳細は計算ツールまたはデータ表を参照してください。C°、589.3nmの条件でのみ有効です。他の温度での使用については、www.bellinghamandstanley.comの校正/技術情報セクションを参照してください。C°で測定した等価な°Brix値。(2000)の等式2で示される関係性をもとに推定します。キャリブレーションオイルの値はすべてバッチ間で若干変動があります。非常に扱いやすく、ATC付の装置を常温で検査する場合には特別な配慮を必要としません。通常15mLのポリ滴瓶(校正証明書付き)で提供されますが、大量に使用する場合や°Brixスケールで測定可能な密度計の性能を検証する場合には、より大きな容器での提供も可能です。校正証明書には、ショ糖の%重量/重量、°Brix、屈折率の値のほか、トレーサビリティと不確かさに関する情報も記載されます。ショ糖溶液は保存期間が6週間と短いため、必要なときに購入する必要があります。頻繁に校正を行うもご用意しています。お客様のために12カ月間の定期購入契約をご提供しております。