全盲でも利用できるデジタルマルチメータ(テスター)について全盲でも利用できるデジタルマルチメーター(テスター)について初めにMASTECHという会社から出ているMAS-345というデジタルマルチメーターー、いわゆるテスターを買った。これはPCとシリアル接続することによって、測定データをCSV形式で出力してくれるので全盲の自分にも利用することができる。シリアルのないパソコンではUSBのシリアル変換コネクタが利用できるはずだ。アナログではなかなか私たちには使えないが、デジタルになったおかげというのか、PCに結果をCSVで出力してくれるテスターがこの他にもたくさんある。Viewer」が対応すればこの他の機種も使えると思うが確認はしていない。MASTECHという会社名はあまり聞き覚えがない。この手の測定器はSANWAまたはHiokiとかが結構有名だ。3950円ぐらいだったし、これでシリアルケーブル等全てが揃う。それにPICマイコンや汎用デジタルIC等をちょっと趣味でいじるような自分にはこれぐらいで十分である。ネットにはそれほどこの商品の情報がないが評判は悪くはなさそうだ。盲学校などの物理や理科の測定器としても利用ができる。あと、この機種にした理由はもう一つある。それはPCにインストールして使わなければならないソフトだ。PCに接続して利用できるものなので各製品にその専用ソフトが付属する。このソフトで、CSVデータを保存したり、グラフを画面にだしたりといろいろとできるようになっている。いっても私にはCSVデータだけが頼りだ。この専用ソフトがくせ者で、スクリーンリーダでどうにかCSVファイルを保存できるような操作ができなければなんの意味も私にはもたない。いうか、MAS-345に付いてきた専用ソフトはNG(JAWS等では利用できるかもしれないが、一般的ではない)。そこで以下のソフトがある。これは多くのテスターに対応している。それに一般のスクリーンリーダーで利用可能だ。この中の対応機種にMAS-344とあるが、MAS-345でも利用できた。MAS-344はすでに販売がされてない。ダイアルの上にボタンスイッチが4こある。左が電源ボタン、その右隣がAC/DC切替ぼたん、その右がR-Hボタン、そのボタンの下にバックライトボタンがある。次にダイアルを時計周りに説明する。抵抗ダイオードHFE温度コンデンサ(4nF)コンデンサ(400nF)電流(4mA)電流(400mA)電流(10A)となる。これは結構頻繁に利用する導通チェックだが、DC/AC切替ボタンでACにしてから、抵抗値を測定するところでチェックが可能だ。問題なく導通していると「ピー」と発信音がするのですぐにわかる。DC/AC切替だが、電源を入れた直後は、いつもDCになっているのでこれもわかりやすい。あとこれはちょっと注意しなければならないことだが、バックライトのボタンは電源ボタンとは連動していない。電源を切ってもバックライトを点灯させておくことが可能となってしまう。私たちにはバックライトは不要だが、これをうっかり点灯したままにしておくとすぐに電池が無くなってしまう。ちなみに電池は006p、いわゆる四角い9ボルト電池だ。電池交換は、外側のカバーを外し、裏蓋の2箇所のねじを外せば簡単にできる。各種ケーブルの取り付けいわゆるテストボー(プローブというようですが)のコードを接続する穴は本体に4箇所ある。左から黒、赤、黒、赤となっている。用途によって利用する穴が違うのだとは思うのだがまだよくわからない。私はとりあえず右側の穴2箇所を利用して測定している。シリアルケーブルは上で説明した一番右側の穴(赤)のすぐ上に取り付ける。ケーブルを見てもらえばわかるが、ケーブルの接続端子からは針金状のものが5本出ている。これは、3ぼんと、2ほんに分かれている。2ほんの方が上になるように、接続する。このケーブルとコネクタ部分はL字型になっているので、コードが上に向かうように接続する。それから、温度を測るプローブは、一番左側の穴(黒)の上に付けるようになっている。どちらもささるようにしかささらないようになっているので、むりやりにやってしまうと針金を曲げてしまうから注意すること。Viewerの設定インストールはWindowsの標準のインストール方法で問題なくできる。テスターの機種はたぶん自動で認識してくれるようですが、手動でもできる。分からない場合はコマンドラインからオプションを付けて起動もできる。/AutoLogこれでCOM1に自動的に接続して、LOGファイルに書き込んでくれる。LOGを取るには予めどこにlogファイルを保存するかの設定が必要となる。TOOLのオプションのLOGの自動保存にチェックを入れると、ファイル名を入力したり、どのフォルダに保存するかなどの指定ができる。PCとテスターをシリアルで繋いで、電源を入れる。ALTキーでメニューを出して、ファンクションの中野コネ区とでエンター。ALTキーを押してメニューを出したときに「0,1,0,1....」と0と1の数字を喋り続ける。うるさいが操作には支障はないと思う。これで問題なく繋がったということがわかる。ここでいろいろな測定を開始すれば良い。設定したファイルに書き込まれない。ゴミがファイルに補損されてしまうのでちょっと読むのがめんどうかもしれないけど。下に私が測定したLOGファイルを貼っておく。1:07:3312ボルトだと思っていたのだが・・・。'C---------------プローブの先端と、部品のリード線を指で挟んで測定しているから、正確な値ではないかもしれない(体も電気が流れるので)。その他になにかテスターの情報があったらおしえてほしい。CSVで結果を取れるオシロスコープもあるのだが、この辺も利用してみたいのだがちょっと試すには値段がする。簡単な周波数なども測定できるテスターもある。連絡先c8h6o4@watakatsu.comトップページに戻る。