Editing)は、DEPTと同様にJCHを利用した1Hからの磁化移動により13Cを高感度で測定できる手法です。DEPTがパルスのフリップ角でスペクトルを編集するのに対して、POMMIEはパルスの位相で編集します。パルスプログラムを示します。Q-POMMIEはΔとパルス位相を積算ごとに細かく可変させることで、JCHの大きさにばらつきがあってもある程度均一に磁化移動するように調整し、信号定量性を向上させています。本測定はDEPT45°と同様に4級炭素は検出されず、CH3,CH2,CHが同じ位相で検出されます。Q-POMMIEは定量測定に使用する測定法ですのでT1の5倍から10倍のパルス繰り返し時間を設定していただく必要があります。13Cの逆ゲートデカップリングでは13CのT1を基準に待ち時間を設定していますが、Q-POMMIEでは13Cと結合した1HのT1を基準に設定します。感度の良い1H核での緩和時間測定で条件検討が可能であるため、低濃度故に13CのT1測定が難しい試料で、(4級炭素を除く)13Cの定量を効率的に行いたい場合は有効な測定法といえます。1Hの磁化を利用している分通常の13Cの逆ゲートデカップリングよりもS/Nも良いです。珪皮酸-cis-3-ヘキセニルエステル(以下CAHE)/CDCl3の13C{1H}の逆ゲートデカップリングスペクトルと、Q-POMMIEのスペクトルになります。4級炭素が検出されないというデメリットはありますが、より高感度の信号が得られるため、4級炭素以外の13Cを高感度で定量したい場合に有効です。各信号の積分比は表1に示す通りで、通常のDEPT45ではCH信号(1JCHの大きな信号)は相対的に小さく出てしまいますがQ-POMMIEではおおよそ13Cと同等の結果が得られています。0.66UV開始剤への適用Q-POMMIEの測定が有効な例としてUV開始剤の測定結果を図3に示します。この試料では通常の13C測定時には77.3ppmの信号が溶媒のCDCl3と重なってしまうため積分をとるどころか信号の検出すら困難です。対してQ-POMMIEではDEPTと同様に溶媒信号が観測されないため、溶媒信号が消えて重なった信号が検出できるようになります。本測定では溶媒信号に重なってしまう信号についても定量を行うことが可能です。祐治様このページの印刷用PDFはこちら。クリックすると別ウィンドウが開きます。