特定第2類物質および特別管理物質に指定されており、これを取り扱う事業者には作業環境測定が義務付けられている。71(以下OSHA法)が推奨されているが、ECD検出器に用いられている放射線源の管理の煩雑さや測定装置としての汎用性に欠けるなどの問題がある。そこでGC-MS法によるMOCA測定についての検討を行った。誘導体化せずに測定した結果を報告する。測定装置にはJMS-Q1500GCを用いた。検出器をMSとした際に測定に必要な感度が確保できるかが焦点となるため、測定は標準サンプルでのみ行った。MOCAをトルエンで希釈し濃度20~800ng/mLの溶液を作成した。この溶液には内部標準物質としてp-Terphenyl-d14を濃度200ng/mLとなるように添加した。/mLの溶液とし、GC/MSに導入して測定した。測定条件の詳細をTable1.に示す。20ng/mLのクロマトグラムおよびマススペクトルをFigure1.に示す。MOCAの各濃度におけるクロマトグラムをFigure2.に示す。下限濃度0.5ng/mLにおけるn=5繰り返し測定の面積値CVは4.7%となり、良好な再現性が得られた。S/N感度も良好であった。MOCA誘導体化MOCAの検量線をFigure3.に示す。相関係数(r)0.9999以上の良好な直線性が得られた。対して、GC-MS法を用いた場合でも十分な有効性が確認できた。このページの印刷用PDFはこちら。クリックすると別ウィンドウが開きます。