]バイオ関連の実験をする上での、試薬、機器、プロトコールなどの情報交換の場です。新しいテーマで話を始める場合、質問をする場合は「新しいトピックを作る」から書き込みをしてください。質問に対して解答できる方は是非、書き込んで下さい。このフォーラムにふさわしくないと管理人が判断した投稿は予告なく削除します。SCT4Bの100円出の出品の説明が「ダイアル操作しても、メーター反応なし、動作音等も確認できませんでした。その他は未確認」です。電気系の断線か回路基板の部分的接触不良か以外に原因が有ればどのような故障が多く考えられるか教えて下さい。静止状態で使う装置とは違うからいじった後で治ったか検査するには通電させねばなりませんが、その点は治っても回転については不規則であったりすると危険なので遠心分離機の修理は止めておけですか。売る方も買う方もメーカー正規品でないものを扱える時点で廃棄納入そんなにうるさくないラボ同士だとは思うけどジャンク品を個人修理して仮に動いたとしてもまた基盤にしろ配線にしろ壊れるリスクは高いわけで温度や高速に関わる機器でトラブル(発火・破損・飛散)起こすと安全管理部門や設備保全の部署巻き込む可能性も。レアケだろうけど正規品ですら1つの機器内の電気系統故障で、反応したブレーカーが落ちて部屋単位で他の機器も巻き込んで大ごとになった経験が。あの>半分修理遊びとは言え、止めた方が良いと分かりました。zxc半分修理遊びとは言え、止めた方が良いと分かりました。WInter-8古い遠心機のトラブルに遭遇したことが何度かあるのですが、電源入れてもピクリともしない場合はヒューズでした。ヤフオクの該当ページでは電源ランプは点灯しているので、今回の場合はヒューズではないような気がします。日立によると交換部品が無いそうなので、基板が原因なら修理不可でしょう。同機種をもっていて、部品取りに使うのであれば”買い”かもしれません。おおモーターの故障(モーター内部の断線など)単にフューズが焼け切れた。回路基盤の回路がやられている場合や、モーターがやられている場合は多分それぞれを交換しないといけないだろうから、結構難しい問題とおもわれる。仮にどこかをいじったりして動いたりしたけど異常があるようなら、発熱したりして究極的には発火する恐れはあると思う。物理的な振動で最悪な事故が起こるほど回転数が高いわけではなさそうだが、動き出しておいていた机から落ちてしまったりするかもしれない。動かないとき、正常に作動しないとき産業廃棄物扱いになるのかな?そうだとすると面倒かもしれない。SCT4Bの100円出の出品の説明が「ダイアル操作しても、メーター反応なし、動作音等も確認できませんでした。その他は未確認」です。電気系の断線か回路基板の部分的接触不良か以外に原因が有ればどのような故障が多く考えられるか教えて下さい。静止状態で使う装置とは違うからいじった後で治ったか検査するには通電させねばなりませんが、その点は治っても回転については不規則であったりすると危険なので遠心分離機の修理は止めておけですか。半角英数字8-12文字の暗証番号を入れると、あとで削除、修正ができます。「アドレス非公開」をチェックすれば、自分のメールアドレスを公開しないで他の方からメールを受け取れます。問題が解決した際には、解決ボタンをチェックして解決した旨のコメントをつけてください。これは、初めにトピックを作った人と管理人のみが可能です。半角カタカナ、機種依存文字(全角ローマ数字、○の中の数字等)は文字化けの原因となりますので使わないでください。