プロセス用水、廃水処理等で要求される厳しい用途に耐えられるよう設計されています。測定溶液が高アルカリ性でも低導電率でも、測定精度に優れています。一体形の測温抵抗体によりセンサー信号が安定しています。目詰まりが起こりにくく長寿命でメンテナンス工数削減に貢献します。業種:下水道ポリマー電解質、耐フッ酸、化学プロセス用PH検出器は、ガラス電極の交換や内部液の補給ができますか?(an-ph-detector-21-replacement-supply)これらの電極はガラス膜の交換や内部液の補充はできません。使い捨てとなり、電極交換となります。PH4PT)は、内部液を固形化することで、液絡部に付いていた多孔質セラミックを不要にしました。耐久性があり、汚れの激しい溶液、硫化物を含む工場排水および下水など汚れの厳しいアプリケーションに適しています。PH8EHP)のケーブルは、検出器ボディと一体になっており、分離することはできません。ケーブルの長さは、3m、5m、7m、10m、15mおよび20mが用意されています。pH変換器(またはpH伝送器)までの途中に中継端子箱を設けることができますが、その場合でも延長ケーブルと検出器ケーブルの合計が20m以内になるようにしてください。PH8EHP)では、ガラス電極、ジャンクション(液絡部)および接地極の取り付け部のシール用に使われています。PH4CT)では、ホルダなどへの取り付け部に使われています。プロセス用pH計は広範な分野で使用されるため、測定液の組成や条件もいろいろです。横河電機では、幅広い用途に対応するため、各種pH検出器を用意しています。KCl溶液を強制的に流出させるタイプです。特殊なアプリケーション以外の幅広い用途で使用できます。KCl溶液を自然拡散させるタイプです。メンテナンスが簡単なため、排水処理後の放流水などのpH測定に適しています。特殊アプリ...pH検出器の洗浄方式と選定基準について(an-ph-detector-13-cleaning-selection)pH検出器の汚れを取り除く方法は、下記のように種々用意されています。選択に当たっては、測定液の状況や汚れの種類などを勘案して、比較検討することが重要です。超音波を連続的にかける方式です。超音波振動によるキャピテーションで、汚れの付着を防止します。結晶性スケールや油分の付着防止に効果があります。水または空気を電極部分に吹き付けて、付着した汚れを落とします。定めた洗浄周期で間欠的に洗浄します。懸濁物などの汚れに効果があります。ブラシ方式:...pH検出器のケーブルが長いので、ケーブルを切りたい。ケーブルが足りないのでケーブルで継ぎ足したい。(an-ph-detector-17-cable-extension)pH検出器のケーブルは高絶縁を保つため特殊なケーブルを使用し、端末も特殊な加工をしてあります。ケーブル長を延長したいときには、弊社が供給している中継端子箱を使用するか、検出器自体を変更してください。中継端子箱を使用した場合でも、ケーブルの長さはトータルで20mが最長です。ケーブルを短くする場合は引き取り修理となります。現場でのカットはできません。...pH検出器における接地極の役割および材質による使い分け(an-ph-detector-08-grounding-electrode)一般用pH検出器には、接地極が組み込まれています。接地極は、測定液中に存在するノイズがガラス電極および比較電極に侵入しないように、測定液と大地(アース)間のインピーダンスを小さくする働きをします。液中のノイズは接地極を通って大地に抜けていくため、pH測定回路に影響を及ぼしません。接地極の材質は、チタンとハステロイCが用意されています。ほとんど場合、チタンで間に合います。ハステロイCは、チタンでは耐食的に対応できないアプリケーションで、ハステロイCなら大丈夫な場合に選定します。性能を...pH検出器の保存方法と保管期間について(an-ph-detector-03-preservation-storage)pH検出器を保存する際は、ガラス電極のガラス膜が乾燥によって性能が劣化するのを防ぐため、KCl溶液入りのキャップを被せて保護します。保管期間は約1年ですが、これは保証するものではなく、あくまで目安です。...pH検出器のKCl拡散形とKCl補給形の違いについて(an-ph-detector-02-kcl-diffusion-supply-type)横河電機のpH検出器は、ガラス電極とジャンクション(液絡部)が一体となっている、いわゆる複合形の検出器です。測定中は、ジャンクション(液絡部)から常時KCl溶液が流出していることが必要です。KCl補給形pH検出器(PH8EFP)は、外部にKCl溶液を入れたリザーブタンクを設けて、タンクと液面のヘッド差を利用して強制的にKCl溶液を流出させるタイプで、特殊なアプリケーション以外の幅広い用途に使用できます。中圧用リザーブタンクと組み合わせることで、測定液圧力500kPaまでの測定ができます...pH検出器のガラス電極の種類と使い分け(an-ph-detector-04-glass-electrode)一般用pH検出器に組み込む「ガラス電極」は、用途により下表から選択して用います。パーフルオロエラストマー(...pH検出器のジャンクション(液絡部)の種類と使い分け(an-ph-detector-05-liquid-junction)一般用pH検出器に組み込む「ジャンクション」は、用途により下表から選択して用います。液絡部材質テフロンのジャンクションは、し尿処理施設や下水処理施設などの汚れの多い用途に用います。液絡部材質全セラミックのジャンクションは、全体がセラミックスでできています。KCI流出表面積が大きいことから、テフロンと同じく汚れの多い用途に用います。ジャンクションが乾燥した時、テフロンの場合はKCI溶液中で煮沸するか、検出器本体に取り付けた状態でKCI溶液を加圧して復帰させますが、全セラミックの場合は検出器...pH検出器のケーブル端末の端子形状と適用変換器について(an-ph-detector-11-shape-converter)それぞれの端子に適合するpH変換器(pH伝送器)は、下記のとおりです。Corporationトップ。