PH81およびPH82の後継機種です。従来比約70%のコンパクトなサイズになり、スタイリッシュで柔らかなデザインになりました。0920に準拠した防水構造IP67ですので、水がかかりやすい現場での測定にも最適です。従来機種で好評の自己診断機能などを継承し、300点データメモリ、時計表示、時刻アラームなど、便利で多彩な機能も追加いたしました。上下水道や各種水質測定の測定はもちろんのこと、当社pH計・ORP計のチェック用計器としてもご利用いただけます。IP67に準拠しています。簡単な校正pH4,pH7,pH9標準液による自動校正、任意の標準液による手動校正を、簡単な操作で行うことができます。測定日、時間と共に、pH/ORP測定値と測定温度を最大300点まで保存することができ、いつでも過去の測定データを確認できます。文字高さは従来比約1.5倍。より、各種エラーメッセージを表示します。より、測定日時をワンタッチで確認できます。指定時刻にアラームを鳴らすことができます。本器の電源がオフの時でも、内部時計により、アラームを鳴らすことができます。一定時間操作がない場合、本体電源は自動的にオフします。オフするまでの時間は1分単位で自由に設定可能です。±1digit*ニードル形または試験管用pH検出器を組み合わせた場合よくあるご質問(FAQ)よくあるご質問(FAQ)計量法について(an-ph-orp-14-measurement-method)取引や証明に使用する政令で定められた計量器は、計量法に基づく検定を受けて合格したものでなければなりません。ガラス電極式pH計は、計量法施行令第2条で検定の対象となる特定計量器に指定されています。pH計は、取引用にはあまり使われませんが、証明行為には広く用いられています。計量法上の証明行為とは「公に、または業務上他人に、一定の事実が真実であることを表明する行為」と定義されています。行政機関が河川水のpHを測定してその値を公表したり、ある工場が排水のpHを測定して行政機関に報告したり、環...pH計の測定液の条件について(an-ph-orp-13-conditions)測定液温度の範囲および測定液圧力の範囲は、pH検出器の種類、ホルダ形式およびホルダ材質で異なります。下記資料を参照してください。...pH計で発行できる校正証明書は?(an-ph-orp-15-qic)pH計の校正証明書は、下記製品について発行できます。検出部は対応できません。校正証明書の種類としては、下記の4種類が用意できます。Sheet)制度とは、「特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善に関する法律」(PRTR法)に基づき、対象化学物質または当該化学物質を含有する製品を事業者間で取引する際、その性状および取扱いに関する情報(SDS)の提供を義務づける制度です。SDS制度により、SDSの提供を受ける事業者は、PRTR制度に基づく届出でに必要な情報を得ることができます。事業所における適切な化学物質の管理を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することが可能になります。パーソナルpH/ORPメータ」が便利で最適です。パーソナルpH/ORPメータ」をプロセス用pH計が設置されている現場に持ち込み、同じ測定場所を同時に測定し、合っているかどうかを確認します。測定液を実験室などに持ち帰って、ラボ用pH計で確認する方法は、現場の測定液と温度などの条件が異なり正しい結果を出すことができません。...pH標準液の保存方法と保存期間(an-ph-orp-12-preservation)調製pH標準液は、上質の硬質ガラスまたはポリエチレン製のびん中に密閉して保存します。調製pH標準液は、長期間の保存によってpH値が変化する(注)ことがありますので、調製後長期にわたるものは新しく調製した標準液と比較して、pHの値が同一であることを確認した上で使用しなければなりません。一度大気中に開放放置されたpH標準液は使用してはいけません。(注)例えば、ほう酸塩pH標準液および炭酸塩pH標準液は、二酸化炭素などを吸収してpH値が低下します。8802(1984年改正)に規定されています。8802(1984年改正)では、改正時に国際的な状況に対応して新たに定めた標準液(規格pH標準液と呼ぶ)と改正前の旧規格に定められている標準液(調製pH標準液と呼ぶ)の両者が使用できるようになっています。一般には、長い歴史があり、実用上も問題がなく、使用者が調製できる「調製pH標準液」が使用されています。調製pH標準液は、次の5種類が規定されています。Z...pH計/ORP計の酸誤差について(an-ph-orp-07-acid-error)pH3以下の領域で生じる酸誤差も、ガラス膜の組成や酸の種類によって大きさが異なります。酸誤差を生じたガラス電極は、中性溶液に浸しても元の状態に戻るにはかなり時間を要します。酸誤差はその大きさがアルカリ誤差に比べて小さく、実用上ほとんど問題になりません。...pH計の標準液校正について(an-ph-orp-08-calibration)pH測定を行う場合は、必ず標準液によるpH計の校正を行わなければなりません。校正の方法としては、2種類のpH標準液を用いて行う「2点校正」が一般的ですが、簡易的な方法として、1種類のpH標準液だけで行う「1点校正」もあります。solution)とも呼ばれるように、外から酸や塩基を加えても溶液自体のpHが変わりにくいという性質(緩衝作用)をもっています。8802「pH測定方法」に定められています。...pH計のゼロ校正(不斉電位調整)について(an-ph-orp-09-zero-calibration)ガラス電極の内部にはpH7の溶液が満たされています。いま、電極をpH7の液に浸した場合、電極膜の内側も外側もpH7ですので電位差は0になるはずですが、実際にはガラス加工時のひずみ、形状およびガラスの組成などにより電位差が発生します。これを不斉電位といいます。不斉電位はガラス電極だけでなく、比較電極の内部液の汚れやジャンクション(液絡部)の乾燥や目詰まりなどによっても発生します。この不斉電位を取り除くために、pH7標準液(中性リン酸塩pH標準液)を用いてゼロ校正を行います。...pH計のスパン校正(電位勾配調整)とは?(an-ph-orp-10-span-calibration)実際のガラス電極では、各種のばらつきや経年変化などの影響で、単位pHあたりの起電力の値が理論値と一致しません。このため、pH4標準液(フタル酸塩pH標準液)またはpH9標準液(ホウ酸塩pH標準液)を用いて理論電位勾配との相違を補正します。これをスパン校正といいます。...pH計における他社製検出器との接続ついて(an-ph-orp-19-compatibility)他社製のpH検出器と接続したい場合に問題になるのは、pH検出器の温度センサの仕様です。組み合わせできるpH検出器の温度センサは下記です。ORP計の用途は?(an-ph-orp-23-use)ORP(酸化還元電位)とは、Oxidation(酸化)とReduction(還元)が起こる際、電子の移動で生じたPotential(電位)のことをいいます。Redox(還元酸化電位)と逆によぶこともあります。操作が行われ、その一つに酸化還元反応があります。ORPの測定は、反応の終点検出等プロセスの管理のための有効な指標となります。...pH検出器のジャンクション(液絡部)の種類と使い分け(an-ph-detector-05-liquid-junction)一般用pH検出器に組み込む「ジャンクション」は、用途により下表から選択して用います。液絡部材質テフロンのジャンクションは、し尿処理施設や下水処理施設などの汚れの多い用途に用います。液絡部材質全セラミックのジャンクションは、全体がセラミックスでできています。KCI流出表面積が大きいことから、テフロンと同じく汚れの多い用途に用います。ジャンクションが乾燥した時、テフロンの場合はKCI溶液中で煮沸するか、検出器本体に取り付けた状態でKCI溶液を加圧して復帰させますが、全セラミックの場合は検出器...pH検出器における接地極の役割および材質による使い分け(an-ph-detector-08-grounding-electrode)一般用pH検出器には、接地極が組み込まれています。接地極は、測定液中に存在するノイズがガラス電極および比較電極に侵入しないように、測定液と大地(アース)間のインピーダンスを小さくする働きをします。液中のノイズは接地極を通って大地に抜けていくため、pH測定回路に影響を及ぼしません。接地極の材質は、チタンとハステロイCが用意されています。ほとんど場合、チタンで間に合います。ハステロイCは、チタンでは耐食的に対応できないアプリケーションで、ハステロイCなら大丈夫な場合に選定します。性能を...pH検出器のケーブル端末の端子形状と適用変換器について(an-ph-detector-11-shape-converter)それぞれの端子に適合するpH変換器(pH伝送器)は、下記のとおりです。...pH検出器のケーブルが長いので、ケーブルを切りたい。ケーブルが足りないのでケーブルで継ぎ足したい。(an-ph-detector-17-cable-extension)pH検出器のケーブルは高絶縁を保つため特殊なケーブルを使用し、端末も特殊な加工をしてあります。ケーブル長を延長したいときには、弊社が供給している中継端子箱を使用するか、検出器自体を変更してください。中継端子箱を使用した場合でも、ケーブルの長さはトータルで20mが最長です。ケーブルを短くする場合は引き取り修理となります。現場でのカットはできません。...pH検出器のガラス電極の種類と使い分け(an-ph-detector-04-glass-electrode)一般用pH検出器に組み込む「ガラス電極」は、用途により下表から選択して用います。パーフルオロエラストマー(...pH検出器の保存方法と保管期間について(an-ph-detector-03-preservation-storage)pH検出器を保存する際は、ガラス電極のガラス膜が乾燥によって性能が劣化するのを防ぐため、KCl溶液入りのキャップを被せて保護します。保管期間は約1年ですが、これは保証するものではなく、あくまで目安です。どの位保管できますか?(an-ph-orp-25-storage)調製済みの標準液の有効期限は未開封で購入後1年です。開封後は1週間程度で使い切るようにしてください。標準液用粉末の有効期限は購入後3年です。Z8802に従って調製した標準液です。これには証明書が添付できません。証明書付きの標準液が必要な場合は試薬メーカから直接ご購入ください。プロセス用pH計は広範な分野で使用されるため、測定液の組成や条件もいろいろです。横河電機では、幅広い用途に対応するため、各種pH検出器を用意しています。KCl溶液を強制的に流出させるタイプです。特殊なアプリケーション以外の幅広い用途で使用できます。KCl溶液を自然拡散させるタイプです。メンテナンスが簡単なため、排水処理後の放流水などのpH測定に適しています。特殊アプリ...pH検出器のKCl拡散形とKCl補給形の違いについて(an-ph-detector-02-kcl-diffusion-supply-type)横河電機のpH検出器は、ガラス電極とジャンクション(液絡部)が一体となっている、いわゆる複合形の検出器です。測定中は、ジャンクション(液絡部)から常時KCl溶液が流出していることが必要です。KCl補給形pH検出器(PH8EFP)は、外部にKCl溶液を入れたリザーブタンクを設けて、タンクと液面のヘッド差を利用して強制的にKCl溶液を流出させるタイプで、特殊なアプリケーション以外の幅広い用途に使用できます。中圧用リザーブタンクと組み合わせることで、測定液圧力500kPaまでの測定ができます...pH計のアルカリ誤差について(an-ph-orp-06-alkaline-error)pH10以上のアルカリ領域では、ガラス電極の起電力が直線からの偏りを生じてきます。これをアルカリ誤差と呼びます。アルカリ誤差は、ガラス膜の組成によって大きさが異なりますので、アルカリ領域で使用する場合は「高アルカリ用ガラス電極」を使用することを推奨します。アルカリ誤差がなくなることを保証するものではありません。「高アルカリ用ガラス電極」として「PH8EFP..../HA」があります。...pH計の測定液の温度補正(基準温度換算)について(an-ph-orp-05-temp-correction)一般のpH測定においては、温度による測定液のpH値の変化を補正することは行いません。純水測定の場合には、pH検出器の温度補償とは別に測定液自身の温度補正を行うことがあります。純水用pH計では、pH検出器に組み込まれている測温体で温度を測定し、検出器の発生起電力の温度補償と測定液の温度補正を同時に行うことができます。...PH71/PH72の検出器ケーブルについて(an-ph71ph72-08-cable)KCl無補給形複合pH検出器、KCl補給形複合pH検出器およびKCl補給形複合ORP検出器のケーブル長は、0.75mおよび3mが用意されています。ニードル形pH検出器および試験管用pH検出器の場合は0.75mのみです。ケーブルと検出器は一体になっていますので、ケーブルを長くしたり、短くしたりすることはできません。...PH71/PH72のエラーメッセージの原因と処置について(an-ph71ph72-09-error-message)パーソナルpH/ORPメータは、異常を検知するとメッセージエリア(補助表示部)にエラー表示(エラー番号が点滅)を行います。エラー番号に対応した「エラー内容」、「状況および原因」、「処置」の概要を下記に示します。標準液校正時にpH値が3分以内に安定しなかった場合に表示される。電...PH71/PH72の初期設定の項目について(an-ph71ph72-10-setting)電池を装填後、最初に使用するときは、日付および時刻の設定を行います。設定方法は、それぞれの取扱説明書を参照してください。電池を交換した場合、日付は保存されていますが、時刻は初期化されますので、再度設定しなおしてください。...PH71/PH72のデータの保存について(an-ph71ph72-11s-save-data)測定中に「DATA」キーを押し、さらに「F/ENT」キーを押すことにより、測定中のデータを保存することができます。保全できるデータ数は300データです。混入しても安全かという問い合わせがあります。減塩醤油にも使われているくらいですから、多量に摂取しない限り安全です。昨今の社会環境がPLを重視する傾向になっていますので、安全についてはMSDS(化学物質安全性データシート)で確認するのがよいと思います。溶液が使われています。塩化カリウムのことで、食塩に似て水によく溶けます。溶液)の濃度は、検出器の種類により異なります。...パーソナルpH/ORPメータの検出器の種類と使い分けについて(an-ph71ph72-02-distinguish-usage)パーソナルpH/ORPメータの専用検出器は、大別して一般用と特殊アプリケーション用があります。溶液を自然拡散させるタイプの複合pH検出器(ガラス電極、比較電極および測温体が一体となっている)です。取り扱いが簡便なため、特別な用途以外のpH測定に適しています。溶液がなくなったら、補給口から補給することができます。計量法検定付や汚れの厳しい排水の測定などに使用します。特殊アプリケーショ...PH71/PH72におけるKCl拡散形とKCl補給形の違いについて(an-ph71ph72-03-kcl-diffusion-supply-type)一般用のpH検出器は、ガラス電極と液絡部が一体となっている、いわゆる複合形の検出器です。測定中は、液絡部から常時KCl溶液が流出していることが必要です。KCl無補給形複合pH検出器は、KCl溶液が検出器内部に封じ込められていて、外部から補給できないタイプです。KCl溶液は自然拡散で滲み出てきます。取り扱いが簡便なため、特別な用途以外の一般的なpH測定に適しています。KCl補給形複合pH検出器は、KCl溶液を外部から補給できるタイプで、測定時は補給口を開放にして大気圧でKCl溶液を流出さ...PH71/PH72検出器の保管方法と保管期間について(an-ph71ph72-04-preservation-storage)pH検出器を保管する際は、ガラス電極のガラス膜が乾燥によって性能が劣化するのを防ぐため、水道水入りのキャップを被せて保護します。保管期間は約2年ですが、これは保証するものではなく、あくまで目安です。保管期間中に水分が蒸発して、ガラス膜が乾燥することがあっても、上記の期間内なら、再度水道水に浸すことによって規定の性能に復帰させることができます。...PH71/PH72検出器の劣化診断と寿命(an-ph71ph72-05-degration-lifespan)pH検出器のガラス電極は経時変化によって劣化します。CENSOR」の表示が出ます。この状態では引き続き使用可能ですが、標準液校正のときに「Err2(不斉電位異常)」または「Err3(スロープ異常)」のエラーメッセージが出た場合は、pH検出器の寿命と判断できます。pH検出器の使用期間(寿命)は、測定液の組成、pH値および温度などに大きな影響を受けます。液温はpH検出器の使用期間(寿命)を決める大きな要素です。...PH71/PH72のORP検出器のチェックについて(an-ph71ph72-13-operation-check)ORP検出器が正常であるかどうかは、チェック溶液を測定した時に得られる測定値で判断します。チェック溶液としては、「キンヒドロン溶液」を用います。キンヒドロン試薬(部品番号:K9024EC)1袋分を広口ビン(250mL)に入れ、純水を注いで溶解して総量250mLの溶液とします。純水の温度が低い場合、試薬が完全に溶解せずに多少液面に浮くことがありますが、使用するうえでの問題はありません。キンヒドロン溶液は経時変化しますので、調製した日に使用してください。...pHとは何ですか?(an-ph-orp-01)pHとは、水溶液の性質(酸性、アルカリ性)の程度をあらわす単位です。水溶液の酸性、アルカリ性は、水溶液中の水素イオン(H+)の濃度で決まります。水はH2Oという分子式で表されますが、実際にもそのほとんどがH2Oという安定した分子状態で存在しています。ところが、ごく一部が水素イオン(H+)と水酸イオン(OH-)というイオンの形で存在していて、水素イオンが多い場合は酸性、水酸イオンが多い場合はアルカリ性になります。温度が一定であれば、どのような水溶液でも水素イオン(H+)と水酸イオン(OH-)...pHの測定方法にはどのようなものがありますか?(an-ph-orp-02-measuring-methods)pHの測定方法は、その発展の過程で各種の方法がありますが、現在では「ガラス電極法」がいろいろの分野で最も多く用いられています。リトマス試験紙やメチルオレンジ溶液およびフェノールフタレイン溶液などの試薬を用いる測定法です。水素電極とは水素ガスを十分に吸着させた白金電極で、これを測定液に浸すと、液の水素イオン濃度(正確には水素イオン活量)に対応した電位を発生します。水素電極法は、...ガラス電極によるpH測定の原理について(an-ph-orp-03-measurement-principle)ガラス電極によるpH測定法は、ガラス電極と比較電極の2本の電極を用い、この2本の電極の間に生じた電位差を測定することで、測定液のpHを知る方法です。特殊なガラスの薄膜の両側にpHの異なった溶液があると、ガラスの薄膜部分に両方の溶液のpHの差に比例した起電力が発生します。実際の形としては、下図のように薄いガラス膜で作られた容器Gの中にpHのわかっている溶液Bを入れ、これを測定液Aの中に浸すと、ガラス膜の両側に起電力が生じます。従って、2つの溶液AおよびBに適当な電極E1およびE2を浸して、その...pH計の温度補償について(an-ph-orp-04-temp)pH検出器の発生起電力は、測定液の温度によって変化します。これは、pH検出器のガラス膜の発生電位が、ネルンストの式で示されるように、絶対温度Tに比例するためです。温度補償とは、この温度による起電力の変化をpH変換器(またはpH伝送器)で温度に無関係になるように補償することです。ここで、誤解しないように注意しなければならないことは、温度による測定液のpH値の変化とは全く無関係だということです。校正液に検出器を漬けて、どのくらいで指示値は安定しますか?(an-ph71ph72-19-response-time)pH電極の標準液間の90%応答時間は10秒以内です。これは新品の状態で、汚れの付着やガラス膜の劣化により遅くなります。PH71/PH72におけるKCl無補給形検出器の保管方法は?(an-ph71ph72-18-storage)保管方法につきましては、下記をご参照ください。PH82)用に、下記の検出器を用意しています。PH72SN-39-AA:PH82用試験...PH71/PH72のJIS形式は?(an-ph71ph72-15-jis)PH71/PH72とも、補給形電極はJIS形式II、無補給形電極はJIS形式IIIです。旧機種PH81/PH82の電極は販売していますか?(an-ph71ph72-16-electrode)下記の対応表を参照ください。SENSOR」の表示が消えません。SENSOR」の文字が表示された場合、電極を洗浄,交換,もしくは1点校正だけでは、以前の電極のスロープが残っているため、表示が消えません。電極を洗浄もしくは交換したのち、2点校正を実施してください。SENSOR」が消えない場合は、変換器の異常が考えられます。パーソナルpH/ORPメータの違いについて(an-ph71ph72-01-difference)PH71は専用pH検出器と組み合わせて、pH測定用として使われます。簡便な操作でpH測定ができますので、いろいろな用途で広く使われています。PH72はpH測定のほかに、専用ORP検出器を接続してORP測定ができます。Corporationトップ。