電子計測系のプログラミング言語、HP-BASICについて解説します。ページHP4062UX:言語リファレンスF3ここでは測定用のF3について解説します。多く含むため、3項に分けてリファレンスとしています。Force_vやForce_i等は非常に汎用性が高く、頻繁に用いられます。HP4062UXでの測定リファレンスを示します。HP4062UX:F3FNWreturn_numberこの関数はチップのX座標、Y座標を与えたときのチップ番号を戻します。Y座標)Number=FNWreturn_number(1,2)FNWtotal_chipこの関数はPPGで登録したチップ数/ウェーハを戻します。チップの総数を戻します。Number=FNWtotal_chipForce_iこのサブプログラムはポートの出力電流を設定します。測定値、出力レンジ、測定レンジ(コンプライアンス、待ち時間)Force_v(直流測定用)このサブプログラムはSMUおよびVSの直流出力電圧を設定します。(SMUポート/ピン番号,出力電圧(,出力レンジ(,コンプライアンス(,直接出力))))Force_v(容量測定用)このサブプログラムはCMUのCMH、CMLの間の直流バイアス電圧を設定します。(CMUポート/ピン番号,出力電圧(,出力レンジ(,コンプライアンス(,直接出力))))Force_v84このサブプログラムはCMU84の内蔵直流バイアス源のバイアス電圧を設定します。このパラメータでDCバイアス電圧を設定します。(DCバイアス電圧)Frequency84このサブプログラムはCMU84の測定周波数を設定します。