金・銀・スズメッキのコダマメッキ加工を小ロットから量産加工まで、試作や短納期のメッキ加工もお任せ下さい。コダマは大阪のメッキ加工専門メーカーです。解離して原子化し、原子蒸気をつくり、その原子蒸気中にある原子を基底状態から励起させる波長の光を通過させると、原子蒸気中の原子の数に応じて吸光が起こります。原子吸光法は、この吸光量から試料濃度を求めます。試料中の特定元素の定性および定量に用いられます。原子吸光法は吸光光度法と原理的には類似していますが、測定対象の化学的形態が異なります。原子吸光法では、溶液中における水分子や配位子との化学結合をすべて切断し、生成する中性原子蒸気による光の吸収を利用しています。溶液中の化学種は、一般に広い波長範囲の光を吸収します。それに対して基底状態の原子の吸収スペクトルは、幅が非常に狭い線スペクトルです。この分光学的特性により、他元素による吸収スペクトルと重なる可能性が小さくなるために、選択性が非常に良くなります。このように連続スペクトルを利用する吸光光度法では、タングステンランプ1個で350~800nmに吸収を持つ化学種が測定できます。利用する原子吸光法では、原則として各元素に1個の光源を必要とします。試料溶液中の目的元素を原子化するには、高温加熱する必要があります。