Enlarge磁束密度Bの磁場中に置かれたファラデーローテータ内を直線偏光の光がdメートル進むと、その偏光方向はβラジアン回転します。カスタム仕様のファラデーローテータもご提供可能です。当社までお問い合わせください。ファラデーローテータは強磁性体結晶を強力な永久磁石で取り囲んだ磁気光学デバイスです。直線偏光がファラデーローテータを通過すると、その偏光方向は入射時の偏光方向の角度にかかわらず45°回転します。偏光の回転方向は一方向に限定されており、結晶の反対側から入射した光も結晶に対して同じ方向に回転します。アルミニウム製筐体には回転方向を示す矢印が刻印されています。後方反射を低減するために、結晶の入射面および出射面には約1°~2°のウェッジが付いており、さらに反射防止コーティングも施されています。°C)において動作するよう設計されており、その範囲外で使用したときには出射角度や透過率が変動して仕様値を外れる場合があります。ここで回転角βの単位はラジアンで、その値は結晶のベルデ定数V、伝搬方向に沿った磁束密度B(テスラ)、および結晶の長さd(m)の積で決定されます。これらの変数は右の図にも示されています。ファラデー効果は、光アイソレータ(「アイソレータチュートリアル」タブ参照)や反射イメージング(「用途」タブ参照)に利用されています。当社では、自由空間光や光ファイバに適した、幅広い種類の標準ならびにカスタム仕様のアイソレータをご用意しております。回転角度や中心波長の異なるファラデーローテータをご希望の場合には当社までご連絡ください。各ローテータにはエンドキャップSM1CP1とSM1CP2が付属します。どちらもご使用前には取り外してください。mm以上離してください。Enlargeこちらでは、反射イメージングシステムにおいて、一方向の偏光回転によって照明光と検出光を分離する方法を説明しています。反射イメージング用ファラデーローテータイメージングシステムにおいて照明光と検出光を分離する方法は多数あります。蛍光顕微鏡法では、一般にダイクロイックミラーを用いて励起光と蛍光を分離します。反射イメージングなどの場合には、軸上照明と単一波長でのイメージングが求められます。このような場合の1つの解決策として、ファラデーローテータによる偏光回転の一方向性を利用する方法があります。右の写真は反射イメージングに利用可能なセットアップの一部を示しています。nmの無偏光ビームを、システムの右から直線偏光子LPVISC100-MP2に向けて入射します。回転マウントCRM1P(/M)を用いて、直線偏光のビームが中央にある偏光ビームスプリッターキューブCCM1-PBS25-532-HP(/M)を透過するようにアライメントします。その後、ファラデーローテータI532R5により光の偏光方向を45°回転させます。このとき、ファラデーローテータの回転方向のアライメントは重要ではありません。ビーム光は走査モジュールを通して、または直接対物レンズから試料に照射されます。照射時の偏光状態を維持している反射光は、ファラデーローテータを再び通るときにさらに回転し、偏光方向は最初の偏光方向に対して垂直になります。このビーム光は偏光ビームスプリッターによりイメージングシステムの検出器の方向に反射され、解析が可能になります。このようなセットアップは光学テーブルに直接取り付け可能なほか、当社のCerna®顕微鏡部品を使用したより大きい自作システムにも組み込めます。Enlargeセットアップ図。図を見やすくするため、反射ビームはオフセットして描かれています。光アイソレータはパッシブ型の磁気光学デバイスで、1方向にしか光を透過しません。アイソレータの後方(下流)で生じる後方反射や信号から光源を保護するために使われます。後方反射によって、レーザ光源の損傷や、モードホップや振幅変調、周波数シフトが生じる場合があります。高パワーの用途では、後方反射が、光学系を不安定にし、出力スパイクを発生させる可能性があります。効果により実現されます。Faradayは、光が磁場にさらされたガラス(または別の材質)を透過すると、偏光面が回転するということを発見しました。回転の向きは光の伝播方向ではなく、磁場の方位によって決まります。したがって回転は非相反的です。ここでV、B、dはそれぞれ下記のように定義されます。