原子化部は、フレーム法(化学炎)ではバーナーを用います。霧状にした試料・燃料ガスと助燃ガスを混合し、バーナーで燃焼して原子化します。燃料および助燃ガスには、アセチレン‐空気がよく用いられます。フレームレス法では、黒鉛管に試料を入れ、電流を通じて原子化します。分光器・測光部は、分光光度計と同様のものが用いられます。原子化部に磁場をかけることにより、偏光とゼーマン効果を応用してバックグラウンド補正を行います。機器の制御とデータ処理にコンピュータを使用するため、各元素ごとの測定条件をすぐに設定できます。光を照射すると、光を吸収したのち、そのエネルギーを光として放出することがあります。これを蛍光と呼びます。この光のスペクトルと強度を測定することにより、試料の性質と濃度を調べることができます。この方法を蛍光分析法といいます。蛍光を出す分子種が比較的限られることから、目的の成分を選択的に検出することができる。(蛍光を出さない物質については化学反応により蛍光物質へ導き分析を行う)試料が低濃度の場合、吸光分析法に比べて高感度の測定ができる以上、2点が挙げられます。その理由は、吸光分析法が入射光と透過光のわずかな差を検出するのに対して、蛍光分析法ではゼロレベルに対する光量を測定するからである。蛍光スペクトルの形状や強度は、蛍光性分子の周囲の性質(溶液のpH,温度,溶媒の種類共存塩など)により影響を受けることが多いので、分析には注意が必要です。高濃度の試料では吸収が大きすぎて励起光が届かなかったり、放射された蛍光が再吸収されたりして、正しいスペクトルが得られない場合もあるので注意が必要です。蛍光強度は装置によって異なるので、他の装置で測定したデータとは比較できません。光源が安定していないと、正確な蛍光強度が測定できないため、光源には広い波長範囲にわたり強い連続スペクトルの光が得られるキセノンランプが用いられます。光源から放射された光は、励起光分光器により分光され試料に照射されます。試料セルには4方向が透明なもので、無蛍光の石英セルが一般に用いられます。試料から放射された蛍光は、蛍光側分光器により分光されて、光電子増倍管を使った検出器に入ります。検出器からの出力信号は信号処理装置であるコンピュータに入ります。光路はすべて赤外光に透明な材質を使用しています。光源にグローバー(炭化珪素)を、検出器には熱電対を用いています。ビームスプリッターからなるマイケルソン二光束干渉計であり、干渉波形(インターフェログラム)を得るもので分光器は持っていません。試料を通過したインターフェログラムをフーリエ変換法を用いてソフト的に分光を行ない、吸収スペクトルが得られます。赤外線を分子に照射すると,分子を構成する原子間の振動エネルギーに相当する赤外線を吸収します。この吸収度合いを調べることによって、化合物の構造推定や定量を行うのが赤外分光法です。(FTIR)が現在の主流となっています。高く、積算回数を増やすことによりS/Nの向上が図れるなど、多くの利点があり、タンパク質などの生体物質の水溶液試料の測定もできます。簡単な化合物でも非常に複雑な赤外吸収スペクトルを示すことから、物質の同定に利用できます。分子中のある原子団の吸収帯が、分子の他の部分の構造に無関係に生じる事から、構造に関する情報が得られます。液体試料を、組み立てセルの窓板に1~2滴落とし、窓板で挟んで測定します。nmの鉛のスペーサーを用いることがあります。液体あるいは固体の試料を脱水乾燥した溶媒(四塩化炭素、クロロフォルム、二硫化炭素など)に溶かし、液体セルを用いて測定します。液体セルは、試料用と対象セルとが対になります。固体試料をメノウ乳鉢で粉砕し、これに流動パラフィンを1~2滴加えよく混合し、組立セルを用いて測定します。KBr法1~2mgの固体試料に200mg程度のKBrの粉末を加え、メノウ乳鉢で細かく粉砕混合し、下図の錠剤成型機を用いて試料をつくります。14001認定工場ご依頼・ご質問・お見積りなどお気軽にご相談ください。