量子カスケードレーザーを使用した波長可変赤外レーザー差分吸収分光法により、リアルタイムに測定します。近年進歩を遂げた量子カスケードレーザーの利用をいち早く手掛けた先駆者です。独自に取得して文献により公開した分光学的パラメータによりフィッティングして、絶対濃度を精密測定します。Hzで濃度(ppb基準)をデータ出力します。標準ガスによる較正なしでも使用可能な絶対濃度測定法です。高感度かつ1/1000以下の僅かな濃度変化を捉えることができる高性能です。他の微量ガス成分の影響から完全に開放されています。Hzのデータ処理でシャシーダイナモ試験や渦相関法フラックス測定に対応しています。独自の非点収差Herriot多重反射光学吸収セルにより、低容量で長光路を実現しています。そのため応対性が優れ、高感度でかつコンパクトです。硝酸、亜硝酸、ギ酸など標準ガスの入手が困難、あるいは他の方法では測定が困難な物質の測定ができます。QC-TILDAS-CカタログPDFファイル(4.61MB)1個のパルス量子カスケードレーザー搭載でレーザー波長域に存在する1〜数種の化合物を測定します。メタンおよび亜酸化窒素は同時測定できます。ホルムアルデヒドおよびギ酸も同時測定できます。測定対象の物質と感度、検出限界の一例を表に示します。表以外の物質については問い合わせ下さい。CW-QC-TILDAS-CカタログPDFファイル(20MB)パルスに換え、1個のCW量子カスケードレーザー搭載でよりpptレベルの高感度となります。基本的にはどの領域でもCWのレーザーが得られます。QC-TILDAS-DカタログPDFファイル(15.4MB)2個のパルス量子カスケードレーザー搭載で複数の化合物を同時測定します。CW-QC-TILDAS-DカタログPDFファイル(20.2MB)2個のCW量子カスケードレーザー搭載で複数の化合物を同時測定します。量子カスケードレーザーCO2同位体分光計QC-TILDAS-ISOカタログPDFファイル(15.4MB)二酸化炭素の同位体比をその場で前処理なしにリアルタイム測定できます。性能がリアルタイムで実現できます。本年中にメタン同位体分光計を発売予定です。(形式はより簡便となります)。