2018年9月号(8/25発売)では、マスフローコントローラ(MFC)、マスフローメータ(MFM)の流量校正に関する解説です。本ブログと併せてお読み頂けましたら、幸いです。ユニバーサル・ワンループ・プロセスコントロールモジュール“TSIP-002-CR”です。前回ご説明しましたように、EX-FLOWはあくまで流量発振器であり、これだけではMFMとして信号を外部のPLC等とやり取りが難しくなります。そこでTSIP-002-CRが必要となるのです。)」に対応しています。(本安電源/電流リピーター)を内蔵していますので、本器を非危険場所に設置して、危険場所に置かれた発信器(この場合EX-FLOW)と直接接続することが出来ます。下図で機器構成図を示します。EX-FLOWとTSIP-002-CRを組み合わせて使用することで、初めてTIIS認証本質安全防爆MFMとなります。高温用マスフローが分離型となり、流量発信器から微弱な電圧信号を送る理由は80°Cを超える高温領域に電子部品を置けない為でしたね?安全性の要求ではありませんし、法的な制限もないのですから、危険場所へ点火エネルギーを送らない本質安全防爆仕様とは似て非なる背景の製品なのです。因みにATEX/IECEx本質安全防爆で使用する場合は、ブロンコストにも同等の組み合わせが可能なE-8000シリーズがあります。日本国内ではTIIS認証を有する本質安全防爆構造が必要とされるのです。その為のTSIP-002-CRなのですね。今回はEX-FLOWと(株)タテヤマ製作所のユニバーサル・ワンループ・プロセスコントロールモジュールTSIP-002-CRとの接続による本質安全防爆MFMとしての運用の解説でした。MFCとしての運用を解説しますね。2014年6月開業です。流体制御機器マスフローコントローラーを中心に”流体制御関連の万(よろず)屋”として情報発信しています。”マスフロー千夜一夜物語”の連載中です。