2018年10月号(9/25発売)ですが、マスフロー千夜一夜物語は誌面都合で休載です。11月号をお待ちくださいね。下の図を見てください。この組み合わせは、タイトルにあるようにMFM部は本質安全防爆ですが、流量調整弁やポンプに対しては、あくまで耐圧防爆構造のものを選択しています。MFCタイプと似通った構成である事に気が付かれたでしょう。そもそも流量センサーと流量制御バルブ、そしてPIDコントローラを一体化したMFCという形態は、本質安全防爆が必要な危険場所では存在し得ないのです。ブロンコスト自身は流量発信器のTIIS認証に特化し、ユニバーサル・ワンループ・プロセスコントロールモジュールの開発は計装技術に造詣の深い(株)タテヤマ製作所に委ね、流量制御弁やポンプは複数の国産メーカーでリリースされている耐圧防爆構造の既存品を顧客の必要としているプロセスに応じて組み合わせてもらうというブロンコスト・ジャパン(株)の戦略は、市場の現実をよく見据えた鋭いものであると思えてきます。TSIP-002-CRはEX-FLOWを流量発信器として本質安全防爆ループを形成する相棒ですが、そのパートナーはEX-FLOWには限りません。他の測定方式の流量発信器でも、または圧力発信器でも構わないのです。Controller)を形成することもできます。APCの場合、圧力発信器の位置が容器の上流か、下流かによって容器の入口圧制御/出口圧制御と役割が変わる性格があるのは、以前ご説明したと思います。センサー部とバルブ部が一体型のMFCのような形はAPCとしての汎用性をスポイルしてしまうので、このようなセンサー部と制御バルブの配置を固定されないスタイルが市場では歓迎されるとDecoは思います。本質安全防爆構造MFM“EX-FLOW”、そしてコンビを組む(株)タテヤマ製作所のユニバーサル・ワンループ・プロセスコントロールモジュール“TSIP-002-CR”との接続による本質安全防爆構造MFMとしての運用、その応用編としてフローコントローラへの拡張の可能性の解説を行ってきました。今までと異なり、防爆に関してグレーゾーンは少なくなってきています。TIIS認証品が無いので、代わりの方法で...というのは通りにくくなり、TIIS認証品で構成する事を例外なく求められるようになると思えます。MFMが世に出たのは必然だったのかもしれません。防爆に限らずワールドワイドでビジネスを展開する際に、必ず各国でのローカル規格認証の問題が付きまといます。メーカーは、それらを尊重してビジネスを展開していかなくてはならないのですが、国々の規格への個別対応には当然コストと時間を必要とします。これがメーカーの負担になっている事は否めません。していくには難しい側面もあるかもしれません。ローカルルール化が過ぎたレベルになり新規参入を拒む障壁になってしまうのも避けたいところで、悩ましいところですね。今回のオランダのマスフローメーカーであるブロンコストのTIIS認証取得が、良い意味での”ペリーの黒船“になってくれればとDecoは思っています。2018年9月号(8/25発売)では、マスフローコントローラ(MFC)、マスフローメータ(MFM)の流量校正に関する解説です。本ブログと併せてお読み頂けましたら、幸いです。本質安全防爆として認証されているのはEX-FLOWの流量発信器、つまりMFMのみであり、MFCは残念ながらTIIS認証を取ったソレノイドコイルが存在しない為に実現されていません。それは電磁弁でも閉止弁としての構造のものです。Decoもその仕組みを説明してもらったことがあります。バリアで制限された電流でコイルに大きな磁力を発生する為に、電磁弁側回路にコンデンサーを用いて電流をため、開動作で消費電流が大きいモードに入る際に開放する素晴らしい仕組みでした。通常動作時の電流消費が小さい閉止弁と異なり、常に開度を調整し続けるような使い方がメインの比例制御弁であるMFC用のソレノイドアクチュエーターに即転用できるとは思えませんでした。EX-FLOWシリーズを防爆構造のMFCとして使用する事は全く不可能なのかと、そうではありません。MFMとしての、TIIS本質安全防爆構造のEX-FLOWはあるのですから、流量制御弁を何とかすればよいのです。実はその解消アイデアは前回ご紹介したATEX本質安全防爆構造のMFCの形態から逆算していくと見えてくるのです。MFMをTIIS認証本質安全防爆MFMとして使用する際に、その相棒と言える存在として(株)タテヤマ製作所のユニバーサル・ワンループ・プロセスコントロールモジュールTSIP-002-CRを紹介しました。(下図に外形図)前回の解説ではEX-FLOWと本質安全防爆ループを構成する部分、つまり本器の機能の触りだけを説明しましたが、今回は更に詳しく解説していきます。(本安電源/電流リピーター)を内蔵しているので、発信器と直接接続することが出来ます。このユニットの機能はそれだけではありません。以下にその内容を記します。制御機能を有しており制御信号(4...20mA)を出力可能。M(手動)にすることによって操作端への出力を設定可能。例:調節弁の場合手動による設定信号で開度調節、又は全開、全閉が可能5~7項にあるように、本ユニットはPID制御機能を有しています。流量発信器からのPV値と本ユニット、もしくは外部入力からのSV値を比較して同値になるよう耐圧防爆構造の流量調整弁やポンプに対し、MV値を送って流量制御が可能なのです。ポンプを接続することで防爆構造のフローコントロールモジュールを形成できるのです。2018年9月号(8/25発売)では、マスフローコントローラ(MFC)、マスフローメータ(MFM)の流量校正に関する解説です。本ブログと併せてお読み頂けましたら、幸いです。以下ブロンコスト)の防爆用=危険場所用マスフローコントローラ(MFC)EX-FLOWにはATEX本質安全防爆構造MFCが存在します。採る故に、危険場所に電気エネルギーを極力供給しないようにするためです。&制御ループが確立するようになっているます。EX-FLOWのMFCタイプは、MFCのブロックの上にATEX本質安全防爆構造の流量発信器と、ATEX認証品コイルを採用したコントロールバルブを便宜上同居させているだけなのです。外部から設定信号を受け、本体内の流量センサーから出力される流量信号と同値になるようコントロールバルブの制御を行う機能をワンパッケージ化したものがMFCならば、厳密にはMFCと言えないかもしれませんね。E-8000との組み合わせで本質安全ループを組まない限りは、意味が無いのです。下図で本来のMFCの機能をどう分割しているかを、図示してみました。ブロンコストのEX-FLOW=ATEX本質安全防爆MFCシリーズは、前回連載で紹介したMFMと同じく、幅広い流量・圧力レンジへの対応が可能です。EX-FLOWのページへ>本質安全防爆構造が求められる部分が流量センサーとソレノイドアクチュエーターコイルに絞られる為に、MFCのその他のメカ部分は従来品とほぼ同様です。そのお陰で本質安全防爆構造でありながら、幅広い流量、特に大流量サイドでは、500m3n/h(n=ノルマル:0°C、1013hPa基準)という流量に対応できています。前述のとおりあくまでATEX本質安全防爆構造であるために、いくら性能的にも仕様的にも優れた製品であっても、日本国内での防爆用途で使用することは難しいかもしれません。この問題の解消の為のチャレンジが、”TIIS本質安全防爆認証”取得だったのですね。2018年9月号(8/25発売)では、マスフローコントローラ(MFC)、マスフローメータ(MFM)の流量校正に関する解説です。本ブログと併せてお読み頂けましたら、幸いです。ユニバーサル・ワンループ・プロセスコントロールモジュール“TSIP-002-CR”です。前回ご説明しましたように、EX-FLOWはあくまで流量発振器であり、これだけではMFMとして信号を外部のPLC等とやり取りが難しくなります。そこでTSIP-002-CRが必要となるのです。)」に対応しています。(本安電源/電流リピーター)を内蔵していますので、本器を非危険場所に設置して、危険場所に置かれた発信器(この場合EX-FLOW)と直接接続することが出来ます。下図で機器構成図を示します。EX-FLOWとTSIP-002-CRを組み合わせて使用することで、初めてTIIS認証本質安全防爆MFMとなります。高温用マスフローが分離型となり、流量発信器から微弱な電圧信号を送る理由は80°Cを超える高温領域に電子部品を置けない為でしたね?安全性の要求ではありませんし、法的な制限もないのですから、危険場所へ点火エネルギーを送らない本質安全防爆仕様とは似て非なる背景の製品なのです。因みにATEX/IECEx本質安全防爆で使用する場合は、ブロンコストにも同等の組み合わせが可能なE-8000シリーズがあります。日本国内ではTIIS認証を有する本質安全防爆構造が必要とされるのです。その為のTSIP-002-CRなのですね。今回はEX-FLOWと(株)タテヤマ製作所のユニバーサル・ワンループ・プロセスコントロールモジュールTSIP-002-CRとの接続による本質安全防爆MFMとしての運用の解説でした。MFCとしての運用を解説しますね。2018年9月号(8/25発売)では、マスフローコントローラ(MFC)、マスフローメータ(MFM)の流量校正に関する解説です。本ブログと併せてお読み頂けましたら、幸いです。以下ブロンコスト)の防爆用=危険場所用マスフロー(MFCとMFMの略語)のEX-FLOWシリーズの紹介です。熱式流量センサーはその構造上、流体による熱の移動を捉える方式なので、防爆という観点では、その熱が危険であるという誤解が多かった歴史があります。そもそもガスの流量測定を行うのは全体の中でセンサー管を通る微小な流体に対してであり、更に巻線方式のセンサーの場合は直接流体に接触はしていないので、懸念されるような問題はあり得ません。20mA以下の信号で電源供給と流量信号のやり取りを行っています。IICに対応した認証済みの本質安全回路への接続専用となります。EX-FLOWは、これと接続することで初めてMFMとして動作することになるのです。EX-FLOW自体は厳密にいうとMFMではなく流量発信器、マスフロートランスミッターなのですね。(聞きなれない言葉だと思うので、圧力センサーに置き換えて表現するならば、圧力トランスミッター的な存在と言えます。)接続した信号変換器を用いて初めて4-20mAのアナログ信号へ変換することができるのです。MPaという今までのブロンコストの熱式マスフローラインナップのほぼすべての範囲を網羅しているので、幅広い用途に対応ができます。EX-FLOW)【出典:ブロンコスト・ジャパン(株)】これは本質安全防爆構造が、点火源である電気系に対する要求であり、その要求は基板が収まるヘッド部分に集中する為なのです。その他の部分、ボディ構造、流路構成は従来モデルのそれがそのまま応用できるという利点があります。耐圧容器に収めるタイプの耐圧防爆構造のマスフローよりも同じ仕様ならば小型であるだけでなく、流量・圧力のバリエーションに富み、かつコストが安いというメリットを提供できます。耐圧防爆構造の場合、耐圧容器にかかるコストの割合がどうしても高いのです。2014年6月開業です。流体制御機器マスフローコントローラーを中心に”流体制御関連の万(よろず)屋”として情報発信しています。”マスフロー千夜一夜物語”の連載中です。