Instron弊社のウェブサイトはユーザーの利便性を最適にし、それを保証するためにクッキーを使用しています。弊社のウェブサイトを継続してご覧になる場合は、クッキーの使用に同意する必要があります。詳細カタログ・資料お問い合わせ高分子ハイドロゲルはその特性上、適切な器具なしでは機械的な試験でのグリップや荷重方法が難しいです。あるポリアクリルアミドハイドロゲルの製造業者は、そのような課題に直面していました。そこでインストロンは最適なソリューションを見つけるためにいくつかの試験を実施しました。mm/min)で引張試験を実施しました。最適なグリップ構成を求めるために、容量100Nの空気圧式サイドアクショングリップと100Nのスクリューアクショングリップの両方を使い、さまざまなヤスリ目フェース、フラットフェース、さらにサンドペーパーを貼り付けたフェースなどとの組み合わせを試しました。その結果、いくつもの重要なことがわかりました。第一に、破断時にあらわれる応力とひずみが非常に小さいので、引張試験機と容量50Nのロードセルの組み合わせを推奨いたします。100Nの空気圧式グリップは、低いグリップ圧でもグリップ力が大きすぎるため、適していないことが分かりました。スクリューアクショングリップを使用したときに、グリップ力を調整するための能力が試験の成功にとって重要であることがわかりました。ヤスリ目フェースを使うと、常にフェース部で材料が破断してしまい、不十分な力での締めつけは試験片のすべりが生じてしまうこともわかりました。フラットフェースにサンドペーパーを貼り付けたものを使うことが、すべりや初期破壊を生じることなくハイドロゲルをグリップできるベストソリューションであることがわかりました。D412に従って試験片を”ダンベル型”で用意することです。この試験片形状のゲージ長は短く、フェース部で試験片が破断したり裂けたりする可能性を最小化します。カタログ5900シリーズ万能材料試験機の荷重フレームは医療器具から高強度複合材にわたるあらゆる試験用に高い剛性と高精度のアライメントを提供いたします。動部品の磨耗による悪影響をひき起こす可能性があります。め、インストロンは1991年にビデオ伸び計の市販を開始しました。されるものに適した高性能な非接触式伸び計です。視界(FOV)のモデルの利用が可能です。メールアドレスをご記入ください。含まれていなければなりません。ハイフン(-)のみです。メッセージお問合せ内容をこちらにご入力ください。メッセージをお書きください。名前をお書きください。名字をお書きください。お住まいの国をお選びください。お勤めの会社をお書きください。住所をお書きください。住所2をお書きください。住所3をお書きください。市町村をお書きください。お住まいの州/県をお選びください。郵便番号をお書きください。電話番号をお書きください。この書類を提出する際には必ず弊社の「プライバシーとクッキーに関する方針」にご同意ください。私は、インストロンの「プライバシーとクッキーに関する方針」条件に同意しますインストロン・ニュース登録のお勧め製品、近日中に開催されるイベント、その他に的を絞ったインストロンの月刊ニュースレターTechNotes、その他関連のコマーシャルメールの受信を希望される場合にはここにチェックマークをお付けください。(弊社のニュースレターTechNotesの見本版をご覧ください。)「登録」をお選びください。必須項目に記入漏れがあります。フォーマットに間違いがあります。間違いを訂正して次にお進みください。