評価することが出来ます。MIL-B-81705、EIA541、NFPA99等に対応した電荷減衰測定を行うことが出来ます。試料形状は様々な形状のものでも測定できます(但し、規格にあった測定サイズは規定されております)。以下のテスト条件にテストサンプルを24~48時間放置した後、測定します。上記テスト条件で±5,000V印加後、99%に電荷が拡散するのに要する時間が2秒以下でならなければならない。上記テスト条件で±5,000V印加し、0.02秒以内に拡散させ50±5Vになるまでに要する時間が2秒以下でならなければならない。50±2%RH上記環境の中にサンプルを少なくとも25時間放置した後、測定する。±5,000V印加後、500Vに電荷が拡散するのに要する時間が0.5秒以下でならなければならない。