理化CATA(リカカタ)|研究実験用総合カタログ2018号|422-423(424-425)ログインJavaScriptを有効にしてください。当ウェブサイトを快適にご利用いただくには、JavaScriptを有効にする必要があります。422423お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。長■ガラス部は、飛沫止め(ミストセパレーター)付。■ガラス部の材質は硬質一級ガラスを採用。重金属溶出の心配がありません。■水道栓からの直接接続タイプで、設置が簡単。原水は冷却器→蒸留用ボイラーの順に供給されるため、効率的な蒸留が行えます。15A※採水量は室温(水温)等の条件で変わる場合があります。長■操作パネルには、蒸留開始スイッチ、ヒータランプなどの作動状態を表すランプ、アラームランプを装備し、装置の状態をシンプルに表示し、一目で確認できます。■超硬質ガラス製のボイラーと冷却器、石英管ヒータを装備。20L原水圧力範囲49~490kPa外寸法W600×D600×H780mm重量約39kg電源AC100V50/60Hz14A付属品元口1個、給水ホース(接続ユニット付、内径9×外径17mm、2m)1本トレイ1個※ボイラー自動排水機構は備えておりません。混入を防ぐ飛沫同伴防止機構を装備し、水質が安定しています。長■TOC値を低減したJISK0557A4準拠の高性能タイプ。■水質維持に必要な各種フィルター類の交換時期をパネル表示(SWG250B)、またはランプ(SWG203)でお知らせ。■給水・排水は左右どちらにあっても簡単設置が可能。■前処理カートリッジ、イオン交換樹脂カートリッジなどワンタッチ式で交換作業が楽に行えます。MFRL72712,40035-02387蒸留水貯蔵タンク用UVランプOWG28※31,00035-02397タンク用エアベントフィルターAVF-12,000※OWG28はSWG203にお使い頂けません。長■精製水の水質分析例はJISK0557の種別で蒸留水、イオン交換水ともにA4レベルです。■大型で見やすいタッチパネル式カラー液晶ディスプレイを採用し、各種設定、操作が簡単に行えます。■タンク用エアベントフィルターを標準装備しています。エアベントフィルター付原水圧力範囲49~490kPa外寸法・重量W600×D660×H780mm・約51kg付属品前処理カートリッジフィルター1本イオン交換樹脂カートリッジ(2本入)1箱中空糸フィルター2個、エアベントフィルター1個、元口1個給水ホース(接続ユニット付、内径9×外径17mm、2m)1本トレイ1個、中空糸フィルターキャップ2個■消耗品商品コード区分型式品名価格(円)35-04428RF000141前処理カートリッジフィルター21,00035-04438RF000131イオン交換樹脂カートリッジ(2本1組)20,00035-04488RF003170UVランプ33,50035-04498RF003000エアベントフィルター20,00035-04448RF000220中空糸フィルター(0.04μm)9,460※価格はすべて税抜き価格です。5PureWaterApparatus3純水製造装置423マイバインダーマイバインダーは空です。