(食品ベクレルモニター)GDM-15の製品案内パンフレットはこちらからPDFファイルをご覧下さい。GDMシリーズの詳細につきましては、こちらのページをご覧下さい。GDMシリーズの製品仕様の詳細につきましては、こちらからPDFファイルをご覧下さい。(ベクレルモニター)GDM-15は、平成24年4月から適用される食品中の放射性物質に係る新基準に対応するスクリーニング法に適合する性能を有しています。企業に採用されております。測定経験が豊富なスウェーデン王国ガンマデータ・インストゥルメント社が長年にわたり欧州にて販売してきたモデルです。起因する放射性セシウムにより、食品の汚染が長期にわたり継続する懸念から、同社と日本環境モニタリング株式会社が共同で、新たに日本向けに開発した製品です。GDM-15は平成24年4月から適用の厚労省「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に適合します。新GDM-15は、検出器にはφ3x3インチの大型NaI(Tl)結晶を採用し、鉛遮蔽は58mmに2mm厚の鉄板2枚になります。本体部の重量は約120kgになります。鉛フタ部分は、GDM-20と同様回転式を採用しました。内張りを追加等のカスタマイズを承ります)GDM-15は、自治体による農産物や給食のモニタリング、食品流通や小売り等による測定に最適の製品構成になります。よる測定にも適した製品スペックになります。あるセシウム134、セシウム137、ヨウ素131を同定・定量することができます。K-40によるCsウィンドウへのコンプトン効果の補正は正確に計算することができ、同時にCs-134が含まれる際のサムピークによるK-40ウィンドウへの影響はイタレーションにより補正しております。自然界に存在する放射性カリウム及びラドンを測定・定量することも可能です。サンプル容器は、標準で1Lのマリネリ容器を使用します。これ以外にも、0.5Lのマリネリ容器、220mlのポリ容器使用による測定が可能です。Bq/kgになります。Bq/kgになります。(横浜市内にて実験)定量については、1Lのマリネリ容器を使用した場合、20分間の測定で20Bq/kgのセシウム137を測定誤差10%で定量することが可能になります。90分間の測定では、測定誤差20%で4Bq/kgのセシウム137を定量することが可能です。