0~100VLED表示のDC電圧・電流パネルメーター(100A)です。0V~100V(表示は99.9V)、0~100A(表示は99.9A)まで測定可能です。大電流対応シャント抵抗(分流器)付き。100Aもの大電流を測定できるため、様々な用途でご使用いただけます。・ソーラーパネルの電圧、電流表示などパネルメーター用別電源の有無で測定できる範囲が変わります。100Aまで測定可能なため、分解能が大きく値の飛びが大きくなります。0.1A単位の測定には向きませんのでご注意ください。マイナスは表示ができません。逆電流の場合は「0.00A」表示となります。<接続方法>パネルメーター用別電源の有無で接続方法が変わります。詳しくは、接続資料を参照ください。>破損、劣化する場合がありますので、必ず定格内でご使用ください。接続方法を誤ると故障や火災の原因となる恐れがありますので、ご注意ください。