(食品ベクレルモニター)GDM-12の製品案内パンフレットはこちらからPDFファイルをご覧下さい。GDMシリーズの詳細につきましては、こちらのページをご覧下さい。GDMシリーズの製品仕様の詳細につきましては、こちらからPDFファイルをご覧下さい。測定経験が豊富なスエーデン王国ガンマデータ・インストゥルメント社と日本環境モニタリング株式会社が共同で日本向けに開発した製品です。(ベクレルモニター)GDM-12は、平成24年4月から適用される食品中の放射性物質に係る新基準に対応するスクリーニング法に適合する性能を有しています。企業に採用されております。GDM-12は、消費者庁(国民生活センター)を通し、全国の自治体に配備されている機種になります。検出器にはφ2x2インチのNaI(Tl)結晶を採用し、鉛遮蔽は50mm厚に2mm厚の鉄板2枚になります。GDMシリーズの中では比較的軽量で、本体部の重量は約75kgになります。鉛フタ部分は、GDM-20と同様回転式を採用しました。GDM-12は、学校や自治体による給食モニタリングをはじめ、今後東日本を中心に必要性が高まると考えられる、NPOや市民団体による放射能測定所等の施設や、学校や学区単位での食品放射能モニタリングに最適のモデルとなります。あるセシウム134、セシウム137、ヨウ素131を同定・定量することができます。K-40によるCsウィンドウへのコンプトン効果の補正は正確に計算することができ、同時にCs-134が含まれる際のサムピークによるK-40ウィンドウへの影響はイタレーションにより補正しております。自然界に存在する放射性カリウム及びラドンを測定・定量することも可能です。サンプル容器は、標準で1Lのマリネリ容器を使用します。これ以外にも、0.5Lのマリネリ容器、220mlのポリ容器使用による測定が可能です。