YRD-IシリーズYRD-Iシリーズはあらゆるバッテリーの充放電に加えてバッテリー模擬など回生型の直流電源としても応用が可能なユニバーサル電源として開発されました。新開発のデジタル制御エンジンCIC(コモンインバータコントローラ)により入力のACDCユニットから出力のDCDCユニットまでの全制御が完全にデジタル化されており出力範囲全域で高速高精度で安定した性能が得られます。電力回生システムにより小型で高効率ですインバータ方式により小型で高効率(95%typ)を実現しました。放電時には電力を回生することによりエネルギーを無駄にしない環境に優しいシステムを実現しています。35kW標準品で800W×800D×1800Hと業界トップクラスのコンパクトサイズです。制御部もフルデジタル化によりコンパクトなため小容量の多チャンネル充放電システムなどのご提案も可能です。各スペックはご要望に合わせて設計することも可能です。専用設計されたコンパクトな筐体は省スペースですがご要望により幅広、縦長など設置空間に応じたカスタマイズも可能です。モードをサポートしています。電圧、電流、電力にそれぞれ上下限のリミッタを設定します。一般的な定電流→定電圧となるフロート充電も簡単に設定可能です。バッテリに合わせて電圧および電流リミッタの上下限を適切に設定することで過充電や過放電を防ぎ安全に試験を行うことが可能です。多彩な制御モードとリミッタシステム(回生型の直流電源装置として)定電圧モードで希望の電圧を設定するとこれを維持する「定電圧源」として振舞います。「負荷」が電力を消費した場合は力行動作となり、「負荷」が電力を供給し始めた場合は回生動作となります。いずれの場合も定電流、定電力リミッタが同時に動作します。とも高精度かつ高確度です電圧検出には高リニアリティで特性が保証された16bitシリアルADCを高インピーダンスの差動回路でドライブし高精度で安定した計測が可能です。電流検出も高リニアリティのクローズドループ電流センサを16bitADCでサンプリングしています。電流検出はH/Lのヒステリシス付きオートレンジ機能を標準装備しています。※1)を実現しました。過渡変動に対しても瞬時(500us以内)にDCDCユニットが出力フィルタに最大電流を供給し電圧を維持します。120V/300A/35kW出力の装置にてバイボーラ出力もサポート(工場出荷時オプション)完全な0Vから充放電に加えてマイナス電圧出力もサポートしています。4象限の動作によりバッテリ、コンデンサなどの特殊な環境化の試験などにご利用いただけます。マイナス電圧側の電気的性能はプラス電圧側と同等になります。入力波形もデジタル制御でクリーンです回生ユニットもフルデジタル制御により高調波規制ガイドラインをクリアする歪率5%以内のクリーンな電流波形を実現しています。力率も実測で0.99とほぼ1.0となっています。3相電圧のバランスや歪率が劣悪な場所でも独自の電流フィードバック制御により正弦波に近い電流波形が維持されます。新開発、デジタル電源制御ボードCIC(コモンインバータコントローラ)使用デジタル制御電源のために開発されたCIC(コモンインバータコントローラ)を使用しています。YRD-Iでは3相回生ユニット、DCDCユニットの制御用にそれぞれCICを使用しています。高性能を生かし標準的な充放電/直流電源としての機能に加えあらゆるカスタマイズに柔軟に対応いたします。豊富なインターフェイス標準の通信インターフェイスとしてLANを装備しており外部のPCにより自動運転を行うことが出来ます。RS-232C、RS-422、CANなどの業界標準I/Fも使用可能です。GPIBインターフェイスが必要な場合やお客様がご自身のソフトウェアで電源をコントロールすることも可能ですのでご相談ください。ローカル操作(タッチパネル・ジョグダイヤル)タッチパネルとジョグダイヤルを装備しています。これによりベンチユースとしてPCなしの充放電試験が行えます。コンダクタのON/OFF)をカスタマイズにて画面追加可能です。バッテリ充放電用スケジューリングソフトを用意していますバッテリーの試験を行うために専用に設計されたソフトウェアです。プログラムに関する知識がなくても数カ所の設定のみで使用開始できます。柔軟な変数とトリガシステムによりあらゆる状況に応じた充放電スケジュールを構成できます。多チャンネルデータロガーもご利用可能です充放電ソフトでは信頼性の高い日置電機製のメモリハイロガー8423と連動してロギングを行うことが可能です。対地間600V、チャネル間200Vの絶縁がありセル電圧、温度などの計測に最適です。ロギングデータはLAN経由で充放電ソフトに追加の変数として取り込まれ充放電装置のログに同時に記録されます。スケジュールトリガ、警報源として扱えます。↑型式をクリックすると詳細仕様がご覧いただけます。YRD-Iシリーズ特注仕様は型式の末尾に“X”が付きます。特殊仕様製作いたします。直流出力を積算します。750V以上はご相談下さい。1000A以上はご相談下さい。使用上のお願い消耗品交換・メンテナンスの実施について消耗品交換や定期点検、メンテナンスは当社にて承ります。最寄の営業所にお問い合わせいただくか、こちらのページからお問い合わせ下さい。軒先渡し」とさせていただきます。作業は別途お見積もりのうえ当社にて承ります。ついて本製品の期待寿命は定期的な点検・部品交換を実施して約15年です。期待寿命は使用環境や運転状況により変化しますので、安全に長くご使用いただくためにも定期的な点検・部品交換の実施を推奨致します。環境(温度・塵埃等)により大きく左右されます。