酸素と窒素の分子量差が約4ですので、平均分子量の30から窒素の分子量28を引いて、4で割れば酸素濃度が約50%と求められます。上記の説明では窒素中の酸素濃度測定を例にあげましたが、超音波式ガス濃度計は原理的にあらゆる2種混合ガスの測定が可能です。測定分解能は、測定する混合ガスの分子量の差が大きいほど向上します。ガス温度25°Cにおける酸素100%の音速は329.23m/s、窒素100%は351.88m/s、水素100%は1316.93m/sです。ガスの到達時間差は約20μSとなります。スキャンタイムが0.2μSのCPUであれば、100カウントしか測定できないため、分解能は1%となります。水素窒素混合ガスであれば到達時間差は約208μSとなり、スキャンタイムが同じCPUであれば約1000カウントの測定ができ、分解能は0.1%となります。センサーの長さを10cmから20cmに延ばせば到達時間差も20μSから40μSとなり、同じスキャンタイム0.2μSのCPUであっても倍の分解能が得られます。