[SE7400シリーズ]SE7400シリーズ+7006x4を構成するときの注意点を教えて下さい。siteFAQsHOMEFAQs安全試験器[SE7400シリーズ]SE7400シリーズ+7006x4を構成するときの注意点を教えて下さい。安全試験器[SE7400シリーズ]SE7400シリーズ+7006x4を構成するときの注意点を教えて下さい。安全試験器SE7400シリーズとマトリクススキャナ7006x4を接続して構成するときは,以下の様に配線します。そのため,以下のアクセサリを追加で購入する必要があります。GPIBケーブルx2(PC-SE7430、PC-7006(Master))HVスプリッター「1222」x3リターンリンクケーブル「1108」x1リターンリンクケーブル「1108」(両端フックリング)x37006を複数台用いて16チャンネル以上のチャンネルを制御する場合は,PCからのソフトウェアによる制御が必要となります。