培養時は、省容量ヒーター(5A)単独で省エネ。乾熱滅菌時は培養用+滅菌用2つのヒーター(8A)で運転する独立ヒーター構造を採用。15A電源での2台積み時も1台は乾熱滅菌しながら、もう1台は通常培養が可能。ラボでの使いやすさを考え抜いた乾熱滅菌モデルです。180°Cの乾熱滅菌を可能にしました。乾熱滅菌時もUVランプや内装部品の取外しも不要。滅菌後の温度・CO2ガス濃度の再校正も不要となり、滅菌後すぐに、通常培養を再開できます。棚受け部分と内箱を一体化することで、器内の部品点数を約80%削減し、培養の切り替え時などの清掃時間を大幅に削減、作業性が向上。トレイの面積を大きくし、より多くの培養容器の収納が可能となりました。WVGAフルカラー液晶タッチパネルを採用。さまざまなプロトコルを集中管理できます。抵抗膜式タッチパネル採用により、手袋をした状態でも操作が可能です。パネル横のUSBポートから、USBメモリーへログデータを移行、PCで簡単に管理可能です。乾熱滅菌式CO2インキュベーターの資料をダウンロードできます;CO2インキュベーターマルチガスインキュベーターシリーズカタログバイオメディカ総合カタログダウンロードリンクをメールで送信します。省容量ヒーター(5A)単独で省エネ。乾熱滅菌時は培養用+滅菌用2つのヒーター(8A)で運転する独立ヒーター構造を採用。新断熱材メラミンフォームの採用・厚みアップと熱リークを抑制した新フレームの採用により、従来乾熱滅菌の課題であった「熱リーク」「最大電流」を低減。15A電源での2台積み時も1台は乾熱滅菌しながら、もう1台は通常培養が可能。ラボでの使いやすさを考え抜いた乾熱滅菌モデルです。180°Cの乾熱滅菌を可能にしました。内装部品の耐熱性アップにより乾熱滅菌時もUVランプや内装部品の取外しも不要。滅菌後の温度・CO2ガス濃度の再校正も不要となり、滅菌後すぐに、通常培養を再開できます。清掃性&収納効率アップ。棚受け部分と内箱を一体化することで、器内の部品点数を約80%削減し、培養の切り替え時などの清掃時間を大幅に削減、作業性が向上。トレイの面積を大きくし、より多くの培養容器の収納が可能となりました。当社基準によるWVGAフルカラー液晶タッチパネルWVGAフルカラー液晶タッチパネルを採用。さまざまなプロトコルを集中管理できます。抵抗膜式タッチパネル採用により、手袋をした状態でも操作が可能です。セキュリティー機能Auto-LockONすることで、設定した時間で扉が施錠します。User-IDONすることで、パスワードを99個まで設定可能。扉開閉を限られた人のみに制限できます。コントロールパネル操作を制限できます。USBポートパネル横のUSBポートから、USBメモリーへログデータを移行、PCで簡単に管理可能です。・アラーム・乾熱滅菌ログ本ページ記載の会社名・製品名等は各社の商標または登録商標です。cytokinesBMP-2において確認されています。実験系により、効果が異なることがあります。生理的に関連する状態の再現によって、Avatarシステムは最適な環境でサンプルを培養し、生物学的に関連する結果を導き出します。-70°Cまで冷却可能な独立冷凍回路2基(A/B)で-85°C運転。エネルギー効率の高いノンフロン(自然冷媒)はフリーザーの性能を損なうことなく環境への影響を削減。v2が追加されました。incellPREPが追加されました。ライセンスの下に提供されています。引用される場合は出典元リンクの記載をお願いします。人のユーザが現在オンラインです。