Auroraに採用されている特許出願中の複数の革新的なテクノロジーによって、フローサイトメトリーに次世代のパフォーマンスと柔軟性・汎用性がもたらされます。最大5レーザー搭載可能で、3スキャッターch、最大64蛍光chの検出が可能なAuroraはシンプルなアプリケーションから複雑なアプリケーションまで、すべての研究室のニーズを満たすことができます。従来とは異なる革新的な光学系デザインによって、装置の構成を変更すること無く、様々なアプリケーションで多色の蛍光色素を組み合わせた実験を行うことができます。最先端の光学系と低ノイズエレクトロニクスが、最高の感度と解像度をもたらします。フラットトップレーザービームプロファイルとユニークな流体経路の組み合わせが傑出した高サンプリングレートをもたらします。本システムにより得られる高品質なデータによって、アッセイの複雑さにかかわらず、低頻度あるいは曖昧な集団を容易に見つけ出すことができます。SpectroFlo®ソフトウェアは直感的な操作で、様々なアプリケーションのQCからデータ解析までを簡単に実行できます。ポリスチレン、ポリプロピレンチューブ標準液体タンク液量検出付き4Lコンテナ。診断・治療には使用しないで下さい。ソフトウェアSpectroFlo®ソフトウェアのガイデッドワークフローSpectroFlo®はQCから解析までを簡単に実行出来る直感的なワークフローツールを備えております。menuから3ステップで新たな実験を開始可能です。3:データのUnmixプレートローダーAMSプレートローダーAMSAMSは実験を合理化するためにデザインされており、Auroraにシームレスに統合されています。AMSを用いることで、実験目的に合わせたプリセット、あるいはカスタマイズした設定を用いて、低キャリーオーバー、低デッドボリュームなワークフローを簡単に設定できます。フィルターの交換を必要としない簡単な機器セットアップが可能になります。ンに適したマルチパラメトリックデータを提供します。マーカーおよび蛍光色素を以下の表に例示します。PE/DazzleTMはBioLegend,Inc.所有の商標です。Biosciencesの商標です。Scientificの商標です。Healthcareの登録商標です。5,714,386.商標および登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。Reality3レーザー、24色による高解像度解析35色データUVレーザー搭載でさらなる領域へUVレーザーと64chの検出器を搭載した5レーザーAuroraは35色を超えるマルチプレックスアッセイを実現します。UVレザーを搭載することでAuroraの性能が次のレベルまで引き上げられます。Panel35色パネルの例ヒト末梢血単核球を染色、洗浄したものを5レーザーAuroraで測定しました。Scientificの商標です。CF®はBiotiumの商標です。(www.omiq.ai)を用いt-SNE解析した結果。CD45陽性細胞を解析。t-SNEアルゴリズムを用いて解析しました(上段)。矢印で示した細胞集団はドナー1のみで見られました。中段と下段はドナー1のCD3+/CD4+/CD57±/PD-1±/CD45RO+/CD95±/CD56±/CD45RA-/CCR7-/CD27-発現情報で着色したものです。ローサイトメトリー技術では識別が困難です。647は従来のスペクトラムビューアーでは激しくオーバーラップしています。647のシグネチャーを識別可能です。健常者の全血サンプルを染色し溶血洗浄し4レーザーAuroraで解析をした例。APCの組み合わせから容易に判別出来ます。Fluor®647とAPCの組み合わせは結果に影響を与えないことがわかります。4レーザーAuroraのスペクトラムプロットからはそれぞれのシグネチャーを識別可能。AB2.2マウスのES細胞を異なるFateマーカープロモーターの制御下でBFP、GFP、mCherryが安定的に発現するよう遺伝子改変ました。異なる環境下で細胞培養し、4レーザーAuroraで蛍光タンパク質解析を行い、自家蛍光差分を行った結果を示します。EMBL自家蛍光差分による解像度の向上Auroraの全レーザー/全波長スペクトラム測定機能は自家蛍光の差分にも活用可能です。酵母や腫瘍など自家蛍光が高く従来は測定が困難だったサンプルも、Auroraの自家蛍光差分機能を使用することで高解像度のデータを得ることが出来ます。RNAアッセイを実施しました。ソフトウェアによる自家蛍光差分無しと有りのデータ間で比較しました。488染色細胞をAuroraで測定したスペクトラムプロット。2つのスペクトラムは酷似していることがわかります。RNAで染色した細胞と未染色の細胞を混合し、蛍光シグナルを測定。自家蛍光が高いため、ポジティブとネガティブシグナルを判別できません(上図)。自家蛍光差分を実行することで解像度があがり、2つの細胞分画を判別可能となりました(下図)。mCherry発現HeLa細胞CRISPR-Cas9でmCherryレポーターを形質転換したHeLa細胞を測定しました。ノックインした内在性プロモータによりmCherryは発現します。導入細胞はCRISPR-Cas9処理32時間後に4レーザーのAuroraを用い測定しました。自家蛍光の差分機能を使用することで解像度が向上しています。