質量分析屋の髙橋です。ここしばらく、イオン化法について解説を書いてきましたが、今回はマススペクトル取得モードについて書いてみたいと思います。質量分析計をお使いの皆さんは、マススペクトル取得モードについて意識されたことはあるでしょうか?マススペクトルの取得モードは、大きく分けて二つ。ProfileモードとBarモードです。メーカーや機種によって、名称は異なる場合があります。Profileモードでは、所謂生データの状態でのマススぺクトルが得られます。Barモードでは、Profileモードで保存されたマススペクトルの全てのピークを棒状に変換した状態でマススペクトルが得られます。何れの場合においても、マススペクトルの取得には一定の時間を要するため、m/z軸は、元々は時間軸であると考えることが出来ます。総記事数:29総サブカテゴリー数:0)1-56-1011-1516-2021-2526-29自己紹介はじめまして。関する話題を提供していくことになりました。(2016-4-19)質量分析計におけるキャリブレーションの重要性こんにちは。それぞれイタリック体で表記)。質量分析屋の髙橋です。今回は、このことについて、もう少し掘り下げて考えてみます。(2016-6-15)MSで得られる質量情報についてこんにちは。質量分析屋の高橋です。二回目の「マススペクトルから何がわかる?」で、“質量分析では分子の質量情報が得られる”と書きました。質量分析屋の高橋です。前回、マススペクトルから得られるのは、基本的には分子の質量情報であって分子量情報ではないことを解説しました。質量分析屋の高橋です。前回まで、マススペクトルから得られる質量情報について、いくつか解説してきました。今回は、その一環として“窒素ルール”について解説します。質量分析屋の高橋です。質量分析屋の高橋です。質量分析屋の髙橋です。用いるメリットや、精密質量測定を行う際の質量校正等における注意点について少し解説しました。(2017-2-2)高分解能LC-MS/MSにより得られたプロダクトイオンスペクトル解析時の注意点-1こんにちは。質量分析屋の高橋です。前回に引き続き、高分解能LC-MS/MSに関するネタです。今回は、問題形式にしてみました。(2017-3-15)高分解能MS/MSにより得られたプロダクトイオンスペクトル解析時の注意点-2こんにちは。質量分析屋の高橋です。前回の関連投稿で、以下に示すプロダクトイオンスペクトルでおかしいと思う点についての疑問点を投げておきました。今回はその解説をします。質量分析屋の髙橋です。マススペクトロメトリー関係用語集によると以下のように定義されています1)。質量分析屋の髙橋です。質量分析計による測定の基本は、第一に化合物に適したイオン化を選択することです。質量分析屋の髙橋です。前々回、前回で、揮発性化合物の分析に有効なイオン化法として、EIとCIについて述べました。質量分析屋の髙橋です。最近3回に亘ってイオン化について書いています。FDに続いて今回はFAB。質量分析屋の髙橋です。2018年も引き続き宜しくお願いします。質量分析屋の髙橋です。以前から何度か書いていますが、質量分析計による測定の基本は、第一に化合物に適したイオン化を選択することです。マススペクトル取得モードについて(2018-6-12)質量分析計による測定の基本はイオン化にあり:ESI編その1、イオン源の変遷こんにちは。質量分析屋の髙橋です。これまで、“質量分析計による測定の基本はイオン化にある”というテーマで種々のイオン化について書いてきました。(2018-6-26)エレクトロスプレーでイオン化できる化合物は?こんにちは。質量分析屋の髙橋です。(2018-8-23)LC/MSにおける試料調製や前処理で重要なポイントこんにちは。質量分析屋の髙橋です。LC/MSにおける試料調製や前処理として何をするか?は、試料の内容によって異なります。(2018-10-25)LC/MSでブランク試料を測定した時に現れる夾雑ピークについてこんにちは。質量分析屋の髙橋です。質量分析屋の髙橋です。質量分析屋の髙橋です。LC/MSで汎用的に用いられているイオン化法はESIですが、ESIの大きな問題はマトリックス効果特にイオン化抑制が起こり易い事です。(2019-2-14)LC/MSで観測される可塑剤由来のバックグランドイオンLC/MSでは様々なバックグランドイオンが観測されます。391や413のバックグランドイオンを見た事がある人は多いと思います。この2つのイオンは、同じ物質由来です。今回から、質量分析計本体について、色々と書いてみたいと思います。(2019-6-27)LC-MSを用いた直接試料導入法LC-MSを用いて何かの試料を分析する際、試料をLCカラムで分離させずに直接試料をMSに導入する方法には、インフュージョンとフローインジェクションの2種類が用いられます。(2019-10-28)マススペクトル解析に知っていると役立つマスディフェクト値についてこんにちは。質量分析屋の髙橋です。2020年最初の話題です。お仕事で質量分析に携わっている皆さんは、マスディフェクト値と言う用語を知っていますか。Greenpharma社は最も多様性に富んだフィトケミカル製品を揃えるために、ナレッジ・ベースド・フィルターにより200植物を内因性および外因性の基準から選定しました。これらの植物は異なる地域に自生し(外因性基準)、科・属、そして種の多様性(内因性基準)から選択されています。オリジナリティーを高めるため、論文での引用数がまだ20以下の植物に特化しました。植物抽出物ライブラリは、植物由来の低分子の化学的多様性にアクセスする効率的ツールです。Greenpharma天然由来化合物ライブラリ(480のDrug-like低分子化合物を厳選したライブラリ)を補完してフィトケミカルの多様性を広げることができます。糖タンパク質N型糖鎖の切り出し~標識~精製をたった3つのステップで30分以内で行うためのキットです。HILICプレートとバッファー類他96サンプルの処理に必要な主要構成品が含まれています。Bioシステムは、既に他のLCシステムで開発した分析法の一貫性を損なうことなく効率的かつ容易に移管できます。おける腐食を最小限に抑えることで、生体高分子分析に更なる堅牢性を付与し、システム稼働時間を最大化します。いった生体高分子の特性解析に必要な全てのクロマトグラフィーモードを同一システムで、かつ良好なサンプル回収率、低キャリーオーバー、高い堅牢性で実施可能です。カテゴリー一覧へバイオマーケットjpは、ライフサイエンス研究者・バイオビジネス関係者のための会員制サイトです。様々なユーザー専用機能をご利用いただくことができます。氏によるLC-MS講座です。バイオ研究者向けにLC-MSに関する様々な話題やLC-MSの操作で注意すべき点などを分かりやすくご紹介します。v2が追加されました。incellPREPが追加されました。ライセンスの下に提供されています。引用される場合は出典元リンクの記載をお願いします。人のユーザが現在オンラインです。オニールによって発行されている独立系科学ニュースメディアです。世界中の生命科学関連のニュース・トピックスをタイムリーにお届けします。Excellenceを受賞しました。先生による抗体入門講座です。抗体に関する様々な話題や抗体実験で注意すべき点などを分かりやすくご紹介します。氏による創薬研究コラムです。長年、創薬研究に携わってこられた中山氏が、創薬研究の潮流についての雑感や、創薬研究者が直面している課題の解決法などを体験談を踏まえて語っていただきます。