アーチファクトグレーティングローブアーティファクト:医用超音波の基礎知識を簡単に解説するサイトです。超音波検査の原理や装置の仕組みについて説明。超音波の基礎や原理の勉強に使って下さい。アーチファクト」と呼ばれる。現象はサイドローブによる虚像とよく似ているが虚像の発生原理は異なるため理解が必要となる。グレーティングローブはアレイプローブで遅延回路を用いたスラント(ステアリング機能)の使用で生成されるローブのため、電子アレイのみでみられるアーチファクトである。λ/sinθ+1」(d:エレメントピッチ、λ:波長、sinθ:偏向角)を満たせばグレーティングローブは発生しないことから、狭ピッチプローブの使用が有効であり偏向角の設定も重要である。電子偏向を最も多用するフェーズドアレイで問題となるケースが多く、スイッチドアレイにも見られるアーチファクトとして有名である。関連ページサイドローブアーチファクトサイドローブアーチファクト:医用超音波の基礎工学を簡単に解説するサイトです。超音波検査の原理や装置の仕組みについての説明。鏡面反射(ミラーイメージ)ミラーイメージ:医用超音波の基礎工学を簡単に解説するサイトです。超音波検査の原理や装置の仕組みについての説明。多重反射によるアーチファクト:医用超音波の基礎工学を簡単に解説するサイトです。超音波検査の原理や装置の仕組みについての説明。音響陰影と後方エコー増強ASとPEE:医用超音波の基礎工学を簡単に解説するサイトです。超音波検査の原理や装置の仕組みについての説明。屈折によるアーチファクト屈折が影響するアーチファクト:医用超音波の基礎工学を簡単に解説するサイトです。超音波検査の原理や装置の仕組みについての説明。