大幅削減、作業性が向上しました。トレイ面積が大きくなりより多くの培養容器が設置可能になりました。H2O2(過酸化水素)で器内を除染します。全除染工程約135分、準備時間を入れても約2時間半の高速除染が可能です。WVGAフルカラー液晶タッチパネルを採用。様々なプロトコルを集中管理できます。抵抗膜式タッチパネル採用により、手袋をした状態で操作可能です。MCO-170AICUVH標準装備、MCO-170AICUV/170AICはオプションの電気錠(MCO-170EL)搭載時、扉のオートロック機能が設定可能です。ロックの解錠に、1~6桁のパスワードを設定することもできます。USBポートを標準装備。USBメモリーへログデータを移行し、PCで簡単に管理可能です。記録期間は、2分間隔の場合1.5カ月分。CO2インキュベーターの資料をダウンロードできます;CO2インキュベーターマルチガスインキュベーターシリーズカタログバイオメディカ総合カタログダウンロードリンクをメールで送信します。大幅削減、作業性が向上しました。トレイ面積が大きくなりより多くの培養容器が設置可能になりました。液晶タッチパネルWVGAフルカラー液晶タッチパネルを採用。さまざまなプロトコルを集中管理できます。抵抗膜式タッチパネル採用により、手袋をした状態で操作可能です。電気錠で充実したセキュリティ機能MCO-170AICUVH標準装備、MCO-170AICUV/170AICはオプションの電気錠(MCO-170EL)搭載時、扉のオートロック機能が設定可能です。ロックの解錠に、1~6桁のパスワードを設定することもできます。USBメモリーへのデータ出力USBポートを標準装備。USBメモリーへログデータを移行し、PCで簡単に管理可能です。記録期間は、2分間隔の場合1.5カ月分。外部環境や扉開閉頻度などの影響による器内の結露発生を自動制御で低減します。安定したCO2制御2つの赤外線波長を同時に測定するCO2濃度測定「デュアルIRセンサー」を搭載。安定したCO2制御が可能となりました。H2O2高速ECO除染(オプション)H2O2(過酸化水素)で器内を除染します。全除染工程約135分、準備時間を入れても約2時間半の高速除染が可能です。※作業時間は当社測定によります。器内清掃や内装部品設置等の作業時間によって除染時間が変動します。※H2O2除染仕様にする場合は、UVシステムキット:MCO-170UVS/除染基板:MCO-170HB/電気錠:MCO-170EL/H2O2発生器:MCO-HPが必要です。取付については営業所へお問合せください。本ページ記載の会社名・製品名等は各社の商標または登録商標です。cytokinesBMP-2において確認されています。実験系により、効果が異なることがあります。生理的に関連する状態の再現によって、Avatarシステムは最適な環境でサンプルを培養し、生物学的に関連する結果を導き出します。培養時は、省容量ヒーター(5A)単独で省エネ。-70°Cまで冷却可能な独立冷凍回路2基(A/B)で-85°C運転。エネルギー効率の高いノンフロン(自然冷媒)はフリーザーの性能を損なうことなく環境への影響を削減。v2が追加されました。incellPREPが追加されました。ライセンスの下に提供されています。引用される場合は出典元リンクの記載をお願いします。人のユーザが現在オンラインです。