専門メーカーとして1985年に設立されたケンブリッジ・ビスコシティー社は、2012年にPAC社の傘下となっています。以来、PAC社ケンブリッジ・ビスコシティーとして製品やサービスを提供しています。30年以上にわたり、流体の粘度計測に関して、国際的リーダーの立場にあります。その根底となっているのは当社の他に類のない独創的な計測技術です(下図参照)。長年の経験、顧客のご要望よって広範囲にわたる製品レンジが開発され、あらゆる用例に対応できます。効率の高い粘度測定技術ケンブリッジ・ビスコシティー社製品は特許技術により他の粘度計メーカーの従来方式とは一線を画しています。構造的には、ごく小容積の計測チャンバー内で往復運動をするピストンが唯一の可動部品です。図のようにセンサー内の上下一対のコイルが一定の駆動力でピストンを往復運動させ、液粘度で変わる往復時間を独自の電子回路により計測分析して絶対粘度値を出力します。同時に内蔵温度センサーによりチャンバー内流体の実温度も出力されます。変化する温度・粘度要素を任意の一定温度時の粘度に換算した温度補正粘度値(TCV)の出力も可能です。接液部はすべてステンレス製です。常時往復運動をしているピストンによりチャンバー内壁に付着した流体は絶えず掻き落とされ、ピストンのポンプ作用によりチャンバー内の流体の吐出、吸入が行われます。このセルフクリーニングメカニズムにより常時新鮮なサンプルの計測が可能で、高精度が長期間保たれます。堅牢な構造とあわせて信頼性が高く、原則的には長年メンテナンス不要でご使用いただけます。ASTM,DIN,JIS,ISO規格に各々準拠しており、各工業界の仕様に対応しております。計測可能レンジは0.2~20,000cpにおよび、さらに特注レンジも用意されております。合わせた各種センサー形状・サイズが用意されております。バイオ技術等あらゆる分野で使用されています。実際のプロセス現場において機器に求められる要素は精度、信頼性のみでなく設置に対する柔軟性、実際的な機能性等が重要になります。そのためには、すでに多くの異なる設置条件下で性能が実証されている信頼性の高い機器の選定が必要です。粘度計の場合、ワールドスタンダードとして国際的に採用されているプロセス粘度計はケンブリッジビスコシティー社のビスコプロシリーズです。ビスコプロシリーズは多岐にわたる用例に応用が出来るようシングルチャンネル、複数チャンネルに合わせられるモデルが用意されております。より、製造ラインの技術者をメンテナンス作業から解放し本来の仕事により多くの時間を割ける条件を作ります。ビスコプロシリーズはインライン型でもタンク投入型でも、計測ラインの流体圧力、タンク容量等の条件変化に影響されず高性能、メンテナンスフリーを実現します。セルフクリーニング構造のセンサーは長期にわたる連続使用を可能にし、常時リアルタイム計測を実現、必要なときにいつでもデータを入手できます。2100は、プロセス業界向けの次世代粘度計です。この粘度計は、業界で実証済みのセンサー技術であるピストン方式を採用することで、迅速でリアルタイムな解析と信頼性の高いデータを必要とするアプリケーションに最適です。2100は、世界中の10,000箇所以上に設置されている同じ堅牢なセンサー技術を使用して構築され、信頼性の高いリアルタイムの粘度データを提供します。2100は、サンプルサイズが小さく、取り付けが簡単で、柔軟性があり、メンテナンスの必要性が最小限であるため、ほぼすべてのリファイナリ、石油化学、またはコーティング用途に理想的な粘度計です。粘度制御プロセッサーはメニュー画面によるユーザーフレンドリーな操作性を持つ高性能なシングルチャンネルプロセッサーです。電磁型粘度センサーと組み合わせて高精度、高再現性を持つ粘度制御を実現します。温度補正機能は、運転中のプロセス温度変動に起因する粘度変化の要素を打ち消し、温度補正粘度(TCV)での制御を可能にするため、粘度制御によるプロセス品質の管理の効率を飛躍的に改善することが出来ます。(TCV)、アラームデーターを表示。対応の通信ポートに出力。制御信号も出力します。データロギング機能は計測データを設定時間ごとに1000ポイントまで記憶し、いつでもPCに読み出すことが可能です。カスタム品ケンブリッジビスコシティー社は標準品の他お客様独自のより広範囲な難しい課題を解決するためのご要求にも対応しております。ケンブリッジ社の技術者はそのような課題の解決のために専用の計器、センサー、ソフトウェアーの開発を喜んで受けさせていただきます。375°Cまでに対応する高温度用例、極度に腐食性の高い流体、または衛生管理に留意した3A準拠のサニタリー用などがすでに納入されております。流体の粘度測定には精度がなにより重要ですが、実際に研究者が必要とする計測器は操作が簡便で信頼性が高くなおかつ広い計測幅が要求されます。多くの場合被測定試料液が高価なため出来る限り少量のサンプルで精度の高い結果が得られることが非常に重要になります。ケンブリッジビスコシティー社のビスコラボ(VISCOlab)シリーズはそのような要求を満たす製品です。PVT)低粘性液(水レベル)を高精度で測定できます。米国ケンブリッジビスコシティー社のラボ型ViscoLab粘度計は、難しいとされる低粘性液の粘度を1.5mL~の少量サンプルで高精度に測定できます。3000独立した定温水槽が手元にない環境下で高温テストを行う必要がある場合には電子制御式の温度制御機能を持ったVISCOlab3000が最適です。このモデルは常温より高い温度であれば最高180°Cまでの計測が可能で、さらにオプションの冷却ジャケットを使うことにより-40°Cまでの低温計測も可能になります。(TCV)の出力が、得られます。4000VISCOlab4000は最大10,000cPまでの12の粘度レンジをカバーし、2ml以下のサンプル量で計測可能です。温度条件は常温から、保温ジャケット付きのセンサーを使用すれば循環式の温度制御で-40°C~+110°Cまで、ご希望の温度下での粘度測定が出来ます。PCとのインターフェイスRS232を通してデーター出力も出来ます。/液体二層流体等の用例に応用されております。実際のシステムは次の二種類の選択が可能です。PVT高圧循環水システムは循環温水システムとの組み合わせにより-30~190°Cの温度を最小の予熱時間で得る方法で、直感的な映像インターフェイスが用意されています。PVT高圧空気循環システムは恒温炉との組み合わせで温度制御を行い45~190°Cの範囲内で計測を行うことが出来ます。カスタム品ケンブリッジビスコシティー社は標準品の他お客様独自のより広範囲な難しい課題を解決するためのご要求にも対応しております。ケンブリッジ社の技術者はそのような課題の解決のために専用の計器、センサー、ソフトウェアの開発を喜んで受けさせていただきます。375°Cまでに対応する高温度用例、極度に腐食性の高い流体、または衛生管理に留意した3A準拠のサニタリー用などがすでに納入されております。PVT(日本語版)各種粘度センサーインライン型センサーSPC/L301ネジ接続センサーT型接続パイプに直接接続できる1.25”NPTの接続ネジ径を持ったセンサーです。仕様がネジ接続になっているご用例に最適です。コーティング等多岐にわたっています。SPC/L311クイックコネクター接続センサーほとんどの製造ライン用例に向いており、特に定期的な洗浄を要するケースには最適です。シリコンコーティング等の用例に使われているほか3A規格に準拠しており食品、製薬工業を初めとするたくさんの用例に使用されております。SPC/L372配管型(流体通過型)センサー1/4”NPTの接続により直接配管するタイプの小口径プロセスライン用のセンサーです。恒温水循環式の保温ジャケットを取り付けることにより一定温度下での粘度測定が可能になります。SPC/L374クイックフランジ型(流体通過型)センサー1/4”サニタリー用クイック脱着フランジを使って小径のプロセスライン途上に直接配管が可能です。脱着可能な水冷ジャケット装着可。PC/L392フランジ型センサーボルト4本による堅牢な取り付けが出来るステンレススチール製のSAEコード61のフランジ付きのモデルでパイプ径1.5”(40A)以上の配管に容易に装着できます。オプションで他のフランジ規格(ANSI,DIN,JIS)に合致したものもお受けいたします。パイプライン等があります。業界唯一の新技術で設計されたSPL440センサーは配管システムの高圧ポンプラインに使用可能です。このセンサーにより高圧ガス、凝縮ガス等の粘度計測が可能です。変更可能な多レンジに対応しており、他の高圧用粘度計より一桁高い精度を保証します。世界最小を誇る超小型センサーです。用例にご利用いただけます。防爆仕様で設計されておりどのようなサイズのタンクにもご使用いただけます。攪拌が充分でない場合、プロセス流体の洗浄が困難または流体に固形物が混ざっているような用例にもご使用いただけます。センサーヘッドは延長軸に直角に取り付けられております。センサーヘッドには1”NPTのネジが切ってありこれに合致するあらゆるパイプに溶接無しで接続可能で、延長軸は300mmから5.4m程度の長さが一般的です。