写真5:付属のデモプログラムパルス・ラボは心拍計を使ったアプリケーションを開発するためのキットです。センサ本体のほかプローブ・制御プログラムなどが含まれます。オリジナルの心拍アプリの開発や研究開発に最適です。各種コントローラ、ロボット、スポーツ・ヘルスケア、マーケティングへの応用のほか、アカデミックな実験機材・教材として、幅広く活用いただけます。心拍を使った開発に最適なパルスオキシメータの開発キットです・デモプログラム付きで、チュートリアルに沿えばすぐに波形の確認・保存が可能です。・専用コマンドで独自アプリケーションとのデータ連携も簡単。リアルタイムにデータが取得できます。・専門的な解析のために、可視光および赤外線の透過強度波形が取得可能。・東京デバイセズ独自実装のIIR/FIRデジタルフィルタにより低ノイズです。・指を挟むタイプのプローブのほか、指サック型、汎用のディスポーザブル型のプローブが利用可能です。人の指先は、心拍に応じて色がわずかに変化しています。指先の色の変化は、酸素に結合したヘモグロビン(O2Hb)と結合していないヘモグロビン(HHb)で、吸収する光の波長が異なるために起こります。指先に心臓から新鮮な血液が供給されると、ヘモグロビンはほとんど酸素に結合したO2Hbになります。酸素が消費されてO2Hbの割合が低くなります。次の心拍により、再びO2Hbの割合が上がります。このようにO2HbとHHbの濃度が心拍ごとに色の変化として表れます。パルスオキシメータの原理」をご参照ください。東京デバイセズの心拍センサIWS920は、1秒間に約800回、可視光と赤外線の2種類の波長のLEDで指を照らし、フォトダイオードを用いて透過光量をセンシングします。このとき光量の変化は指尖容積脈波として捉えることができます。可視光と赤外線の光量の比率を計算することで、酸素飽和度の算出が可能です。波形を確認しながらSpO2算出の原理が理解できます。パルスラボは東京デバイセズ製の心拍センサ関連製品の上位モデルです。(1)東京デバイセズのIWS900等はハードウェアに組み込むための基板モジュール製品です。そのため、使用するには電子回路の知識が必要です。パルス・ラボに使用されている心拍センサIWS920は、ハードウェアの開発が不要です。そのためソフトウェア技術者の方でも利用いただけます。(2)東京デバイセズのIWS900等は、赤外線のみを用いた簡易式の心拍センサです。パルス・ラボは医療機器と同じく赤外線と可視光の2波長を用いた心拍センサ(パルスオキシメータ)です。センサ部分がケーブルで引き回しできるほか、指先クリップ型、指先サック型、使い捨て型などの様々なプローブが使用可能です。関する情報や心拍の生波形などをテキストファイルに出力できます。本製品は医療機器ではありません。医療用途には使用できません。学術実験に使用される目的の開発キットです。エンドユーザ向けの最終製品ではありません。値の信頼性についてはお客様により検証いただく必要があります。IWPB2-FT心拍センサ開発キット「パルスラボ」に標準で付属する心拍プローブです。人差し指をクリップするタイプです。IWPB2-FC心拍センサ開発キット「パルス・ラボ」に対応する心拍プローブです。指を覆うゴム状の樹脂製指サックです。IWPB2-DP心拍センサ開発キット「パルス・ラボ」に対応する心拍プローブです。使い捨てのディスポーザブル・タイプです。粘着性のあるテープによって巻きつけて使用するタイプです。IW9PLS-MP赤外線を用いた心拍の波形(指尖容積脈波)をセンシングするモジュールです。アナログ波形、デジタルパルス、シリアル通信によるバイナリデータなど、多彩な方法で簡単に心拍の情報が取得できます。Mobile(マインドウェーブ・モバイル)は脳波を計測できる小型の無線ヘッドギアです。独自の脳波アプリ・脳波デバイスを開発できます。米NeuroSky製の専用IC使用。無償の開発SDKが利用できます。