斜距離と傾斜角度から計算して値を出しています。測る場合と比べると、誤差が大きくなります。直線距離、写真を使った測定、3次元座標を使った測定の誤差は、それぞれ算出方法が異なります。直線距離測定の誤差:こちらをご覧ください。写真を使った測定の誤差:こちらの記事の「精度」項目をご覧ください。3次元座標を使った測定の誤差:製品マニュアル記載の精度仕様欄をご覧ください。誤差は、下記の計算式で算出します。※「レーザーの位置があるべき位置からずれている」というオペレーション誤差は考慮していませんので、あらかじめご了承ください。touchを例に、図解しています。「※1」に記載したとおり、機種ごとに傾斜センサーの精度が異なります。お手持ちの機種での誤差を計算する場合は、マニュアルをご参照の上、数字を入替えて計算してください。0.55°その他の角度は、90°単位で変化していきます。水平距離の誤差ではまず、水平距離の誤差から解説します。同時に、高さも計算されますが、これは次の項目で解説します。D510(屋外モデル)を例に、水平距離の誤差を計算してみます。条件は、10mの距離(d)で、傾斜角度は30°(a)としてみましょう。数字を当てはめてみます。0.04396.........googleで「関数電卓」と検索すると、電卓が表示されます。上記の値を入れた結果、「誤差は0.0439m」でした。【ご注意】角度が「Deg」になっていることをご確認ください。Rad(ラジアン)だと異なる値になります。高さの誤差では次に、高さの誤差を見ていきます。距離と傾斜角から高さを算出する方法は3つありますので、それぞれ順に解説していきます。上図(左)のように、対象物の上下を測って高さを求める「高さトラッキング機能」。この場合は、上図(右)のように、2つの直角三角形に分割して考えます。上と下の三角形それぞれの高さ誤差を計算し、合計して求めます。例に、計算してみます。2.306mの距離(d’)で傾斜角度は63.2°(β)→2点目の斜距離は、D510には表示されません。水平距離と傾斜角から計算してください。}=-0.01599.......googleで「関数電卓」と検索すると、電卓が表示されます。上記の値を入れた結果、「誤差は-0.0159m」でした。【ご注意】角度が「Deg」になっていることをご確認ください。Rad(ラジアン)だと異なる値になります。高さも算出されることをご存知でしょうか?水平距離機能の項目で挙げた値と同じ値を使って、計算してみましょう。-0.07538....「関数電卓」で計算したところ、「誤差は-0.07538m」でした。【ご注意】角度が「Deg」になっていることをご確認ください。Rad(ラジアン)だと異なる値になります。水平距離は約4.4cm、高さは約7.5cmの誤差が生じるという結果になりました。この値が、大きいか小さいかは、お客様の用途によって異なります。精度の高い機器をご希望の場合は、3次元座標を使って測る距離計をご検討ください。基準となる位置を決めて、その場所からの高さを継続して測る「高さプロファイル」機能。)を含めるかどうかで、計算式が変わってきます。高さプロファイル機能は、傾斜角が測定結果に表示されません。本体の「FUNC」ボタンから設定してください。精度高く測定したい場合これまで解説してきた機能は、距離計の傾斜角度と斜距離から、値を算出しています。加え、水平方向の角度センサーを備えていますので、3次元のXYZ座標を計算できます。「10mで±1.0mmの精度」という2種類の選択肢があります。専用アダプターDST360の組み合わせ「10mで±10.0mmの精度」で測定できる、3次元レーザー距離計です。2018年5月に発売した、丈夫でコンパクトなシリーズです。レーザー測定に関して、特に多いお問合せが「幅の測定」に関するものです。S910パッケージこちらも、「10mで±10.0mmの精度」で測定できる、3次元レーザー距離計です。タッチパネル式のより大きな画面のモデルです。こちらが、上記Xシリーズの先駆けとなりました。「2点間距離測定」についてご紹介します。Distoさらに精度をお求めの場合は、こちらの選択肢もあります。「10mで±1.0mmの精度」です。Windows端末から機器を操作します。工場での品質管理検査にも採用されている機器です。高さを測る製品のご購入についてレーザー距離計DISTOシリーズは、ホームセンターをはじめ、インターネットや家電量販店でお取扱いがあります。御社のお取引企業へお問い合わせください。Distoやレーザー墨出し器Linoの見積依頼をお考えの方はこちら。