抵抗、TRTDは摂氏単位の温度です。示す最適近似多項式を使用します。抵抗、TRTDは摂氏単位の温度です。個のパラメータを設定します。任意の値に設定できます。通りの抵抗値のいずれかに設定できます。初期値として、ゲイン抵抗はオープンに設定されます。いずれかに設定できます。信号の周波数で、導電率セルに印加される両極性パルスの周波数が設定されます。周波数オプション切替えだけができます。通りの固定オプションがあります。以外のプローブ用にユーザがカスタマイズした値を入力できます。係数と温度係数が決まります。ソフトウェアに組み込まれているのは、塩化ナトリウム(NaCl)と塩化カリウム(KCl)の溶液用の設定だけです。係数と温度係数のカスタム値を別個に設定できます。測定するかを切り替えることもできます。アイドル・モードに入ります。このため、アクティブでない場合にボードの消費電力を抑えることができます。電圧値をゼロに設定可能で、ボードの消費電力を一層抑制できます。常に導電率セル信号をサンプリングします。このため、各サンプリングの測定時間が短縮でき、溶液の導電率を連続的にモニタリングする場合に効果を発揮します。目的の溶液タイプと使用する導電率プローブに対し、導電率測定レンジの広がりによって複数のゲイン抵抗の設定が必要となります。励起電圧が導電率セルの定格電圧を超えることのないよう、励起電圧値をゲイン抵抗に応じて変化させる必要があります。ソフトウェアには、ゲイン抵抗と励起電圧を自動的に溶液の導電率の範囲に設定する機能があります。これによって確実に、最も信頼し得る設定で導電率が測定できます。導電率測定レンジの自動設定の概要を示します。通りのキャリブレーション方法があります。マルチプレクサのオン抵抗が導電率測定に著しい影響を及ぼすのは、これらの抵抗レンジです。このキャリブレーションの出力は、オフセット抵抗値で、これが導電率の計算に使用するゲイン抵抗に加算されます。ゼロ・スケール・キャリブレーションを実行します。ゼロ・コードに対応するようになります。シャントを設置します。導電率信号の正負両電圧についてシステム・ゼロスケール・キャリブレーションを実行するようコマンドが送られます。これによって、ADCのオフセット・レジスタにゼロ入力電圧レベルが保存され、サンプリングの読出しごとに自動的に補正されます。つのキャリブレーション方法を実行する必要があるのは、どちらも各ボードについて一度だけです。ソフトウェアがキャリブレーション手順の出力を保存するためです。出力電圧によって決まることが分かります。抵抗の許容誤差は1%です。オン抵抗が加わります。計装アンプからの入力バイアス電流と入力オフセット電流によって、ゲイン抵抗と溶液の抵抗に比例する電圧が生じます。