Explorer(IE)のバージョンをサポートしておりません。最適なウェブサイトパフォーマンスを実現するため、最新バージョンのブラウザへアップデートしていただくことをお勧めします。簡単な4つの検索方法1.検索したい用語を入力した後、そのままエンターキーを押すか、サーチアイコンをクリックしてください。入力された用語でそのまま検索されます。2.検索したい用語を入力すると、ドロップダウンで検索の提案が表示されます。提案された項目をクリックすると、関連のページが直接表示されます。3.検索の提案の右端にマウスを持っていくと「検索」のリンクが表示されます。これをクリックすると、提案された用語に基づく検索結果が表示されます。4.検索結果のページには、結果を絞り込むフィルタが表示されます。こちらもご活用ください。最新版は英語資料をご覧ください。水システムに存在する総溶解固形分(TDS)は、水溶性の無機塩と少量の有機物質からなり、水質の重要な指標です。イオンの性質、温度、数などに依存した要因で決まる、溶液の電気伝導度(導電率)から導くことができます。決めることができます。前者では、水を蒸発させ、残留物の重量を計測します。これは実験室の設備では可能ですが、現場では実用的ではありません。この設計は、単電源動作が可能な部品を組み合わせて回路の複雑さを最小限に抑えており、低消費電力の携帯型計測器アプリケーションに最適なものとなっています。導電率測定では、25°C(または他のリファレンス温度)以外の温度で測定した場合、温度補償が必要です。線式導電率セルに適応できます。導電率セルの電極に容量効果と分極効果があるため、励起信号は、分極効果を抑制できるだけの高周波でありながら、容量効果を抑制できるだけの長周期の両極性矩形波であることが必要です。オフセットと振幅はゼロに近いくらい非常に小さいことが必要です。範囲の導電率を測定できます。個の高精度抵抗を切り替え、導電率プローブの信号を測定する際のゲインを設定します。このシステムは、ソフトウェアに実装された自動範囲設定プロシージャによって、導電率測定のゲイン設定を自動で決定することができます。このシステムは、高導電率の範囲で補正することで、精度を向上させることもできます。無機塩で構成されており、この無機塩は水などの極性溶媒が存在する場合にイオンに分離します。つの電極を通じて電位が溶液に印加されると、イオンの移動により電流が生じます。この電流は電気分解が無視できる場合、オームの法則に従います。単位として測定されます。電極間の電位差とこの電極を流れる電流からコンダクタンスを求めることができます。電極センサーを使用して測定します。示すように、導電率セルを溶液に浸し、励起電圧をこのセルに印加します。ようにまとめられます。導電率プローブのメーカーはこの単位を省略する場合があります。通常の測定システムでは、電流と電圧の測定値からコンダクタンスを計算します。以上など)を持つコンダクタンスの測定が困難な場合があります。適切なセル定数の導電率セルを選択することで、導電率測定の範囲を広げることができます。未満の導電率は、セル定数の小さい導電率セルを使用すれば、低いコンダクタンスで測定できます。超える導電率は、セル定数の大きい導電率セルを使用すれば、高いコンダクタンスで測定できます。代表的なセル定数とこれに対応する導電率測定値の範囲を表1に示します。S/cm各導電率セルには定格励起電圧があり、電極を損傷しないよう、この値を超えてはいけません。電圧は印加しないでください。溶液の分極と誘電特性は、主として、導電率セルで測定される電圧信号と電流の精度に影響します。分極は、電極表面の近くで発生するイオンの蓄積と化学反応によって生じます。溶液の誘電特性は、周波数に依存するインピーダンスと電極間容量に影響します。両極性パルス励起を用いるものです。−VEXCは共に、1%以内の誤差で等しい長さおよび大きさである必要があります。コンダクタンス測定の範囲になるよう調整する必要があります。個の直列抵抗で簡略化した導電率回路図RCONDで簡略化された導電率セルと溶液の電圧と電流の大きさは、RGAINで設定されます。定期的に切り替わり、RCONDの両端に両極性矩形波を発生させます。マルチプレクサが様々なゲイン抵抗を切り替えます。使用して生成されます。これによって、分圧器に印加する矩形波信号の大きさは、ユーザ設定が可能となります。プローブの定格を超えない範囲で信号が最大となるよう励起電圧を選択します。励起電圧を印加します。リファレンス電圧を供給します。外部リファレンス電圧を使用するよう設定することも可能です。ゲイン設定用の抵抗とスイッチを示します。範囲のコンダクタンスに対応します。個のゲイン抵抗を切り替えることで、これらの範囲を適切な尺度で測定します。チャンネルのマルチプレクサです。レンジで行われる場合、このオン抵抗は無視できない大きさです。つの入力チャンネルにも接続されています。レンジでの測定誤差に対して初期キャリブレーションを実行するようにも設定可能です。短絡させると、システムが高精度抵抗に印加される信号を測定するよう設定されます。使用して、セルに両極性信号が加わるよう導電率セルが切り替えられます。