510自動プルオフ式付着性試験機は、塗料の下地との付着力を正確に測定できる装置です。直径10、14.2、20、50mmのドリーに合わせて、プルオフ速度を選択できます。読み取り値と共にトレンドグラフや統計値が表示されます。測定ごとの圧力上昇グラフを読み取り値と共に保存できます。付けて、2,500バッチ(英数字のバッチ名付き)まで保存できます。最大圧力、またはあらかじめ設定した制限値まで加圧するオプションがあります。一定の力で保持する時間を設定することもできます。測定値と共に、国内外の規格に準拠した凝集破壊と付着破壊の特性データを保存できます。電源として充電池を使用することも、コンセント*に接続することもできます。1回の充電で試験を約200回行えます。充電時間は、ほぼ5時間です。ソフトウェアで解析したり、リアルタイムで圧力上昇グラフを表示したりできます。Bluetooth®でAndroidTMモバイルデバイスやiPhoneǂにデータを送信。モバイルデバイスのGPS位置情報を試験報告書に追加して電子メールで送信することもできます。さまざまな厚さの平面と凸面の下地で試験できるように、直径10、14.2、20、50mmのドリー用の標準取付台と薄地用取付台を各種ご用意しています。壁面や高い位置の塗面を試験するときは、磁石式固定具をアクチュエータにつなぐと便利です。現場で持ち運びやすいように、頑丈な樹脂製ケースが付属しています。D4541など、多数の国内および国際規格で、試験時にかけた圧力だけでなく、ドリーの底面を調べて、塗膜の破壊・剥離特性を記録するように定められています。Mode→Advancedを選択)には、このような特性データを測定ごと、またはバッチ単位で記録する機能が備わっています。凝集破壊:塗料が塗布面で剥離せずに塗料層内でちぎれ、ドリーの底面と試験面の両方に同じ塗料が残っています。付着破壊:2層の塗膜の間で剥離しています。ドリーの底面に付いている塗膜と、試験面に残っている塗膜が同じではありません。接着剤層剥離:ドリーの底面に塗膜がまったく付着していません。この場合は、使用した接着剤に問題があることを記録します。接着剤の混合のし方が間違っているか不十分、または接着剤が塗膜に適していません。特性データはバッチに保存され、いつでも見ることができます。次の形式で表示されます。Layersを選択すると、バッチごとに指定することができます。この設定で、特性データを記録するときに選択できる層の数が決まります。指定できる最大数は、下地と接着剤層を除き5層です。for」(対応)とは、Elcometerの装置をiPod、iPhone、またはiPadに接続するためのアクセサリーがあり、Appleによる性能基準を満たしていることが開発者によって承認されているという意味です。規制に準拠しているかどうかについて一切責任を負いません。iPod、iPhone、またはiPadと上述のアクセサリーの使用によって、無線通信が影響を受けることがあります。Inc.の登録商標です。Inc.の登録商標です。本製品は、バージョン2.1以上のAndroidTM搭載モバイルデバイスに適しています。圧力上昇のグラフの表示を有効にした場合は、グラフの分解能の設定に応じて、保存できる読み取り値がの数が少なくなります。壁面にアクチュエータを固定します。必要な機能をすべて搭載した使いやすいソフトウェアです。ElcoMaster®モバイルアプリを使うと、PCを起動しなくても、すばやく簡単にデータを転送、共有できます。付着性を正確に測定できる、軽量で持ち運びやすい装置です。付着性を数値で読み取れる、使いやすい携帯式試験機です。106/6コンクリート面付着性試験機コンクリートに塗られた塗料の付着力測定用に設計されています。乾燥膜厚をすばやく正確に測定できる信頼性の高い膜厚計です。