180,000円(税別)ご存知の通り、IPL機器はそれぞれの波長特性を持ったヘッドを使用します。この波長さえ間違いなく照射することが出来れば同じ特性が得られる訳です。波長特性を決定するのはヘッドに使われている、キセノンフラッシュランプとフィルターとなります。使用されているキセノンフラッシュランプの波長は下のグラフのように、およそ250nm〜1200nm付近までの波長分布であり、500nm付近の波長域にピークを持っています。これは、どのキセノンフラッシュランプであっても使用されるキセノンガスの特性により、このような波長分布を持っています。この光に、ある波長以下の光を通さないフィルターを使用してそれぞれの特性を持たせています。下のグラフは、再生に使用する560nm〜695nmのフィルターの特性を検査したものです。これらのフィルターでキセノンフラッシュランプの不要な波長域をカットします。キセノンランプと用途に合ったフィルターを合わせることで使用される波長は下図のようになります。それぞれの部品の特性を理解することにより、同じ特性を得ることができます。これまでの説明でもお分かり頂ける通りキセノンランプの交換なだけでは正確な光を得られません。当社では使用されているフィルター機能が正常かどうか、フィルター特性やコーティング面の劣化度を確認するため分光光度計を使用して測定しています。その他の部品も洗浄し各機種に合わせ製作したフィルターやキセノンフラッシュランプ・パッキンなどを交換し再生したものを、純正品と同等の出力かを1台1台パワーメーターにて一定条件のもと測定し完成としております。常に一定条件で測定できるようにそれぞれの機種にあったホルダーを製作し、社内にも基準機を置き、常に正確な測定ができるように心がけています。通常は入金確認日より7営業日以内に発送いたします。※在庫がない場合は別途メールにてお知らせいたします。導入時、不都合があった場合、修理・交換または返品とさせて頂きます。その場合は必ず商品到着後3日以内にご連絡下さい。商品によっては返品対応できかねるものもございますので、ご購入前にお問合せ下さい。送料はお客様負担にてお願い致します。提出要請があった場合以外、公開または第三者に譲渡することは一切ございません。お支払い方法は以下から選択していただけます。※銀行振込は発送前のご入金確認が必要です。手数料はご負担ください。※代引手数料は、商品金額により異なります(315円〜)。※一部、代引き発送ができない商品がございます。ご指定時間にお届けするよう、運送会社に提示いたします。納品場所、商品によっては下記以外の運送会社でのお届けとなる場合がございます。時間指定ができない場合がございますのでご購入前にお問い合わせ下さい。