]今年も早いもので師走の季節となりました。1年の締めくくりと、新しい年を迎えるにあたり、お部屋や実験室の大掃除だけでなく、実験装置のメンテナンスも実施しませんか?信頼性のあるデータは、信頼性のある装置から!そのためには、普段からのメンテナスがとても重要です。]今年も早いもので師走の季節となりました。1年の締めくくりと、新しい年を迎えるにあたり、お部屋や実験室の大掃除だけでなく、実験装置のメンテナンスも実施しませんか?信頼性のあるデータは、信頼性のある装置から!そのためには、普段からのメンテナスがとても重要です。]【原因】下記の5つの可能性が考えられます。]滴定シリンジ内にあるプランジャーチップは消耗品です。約300測定に1度、交換することを推奨いたします。溶液を充填した際、プランジャーチップ周りに溶液が漏れているような場合は直ちに交換を行ってください。ピペット本体の故障に繋がる可能性がございます。]印刷したい方はこちらをクリック!定期的なシステム洗浄は良好な測定に必要です。発生等の原因になります。いてご案内しております。◆システムの洗浄方法はサンプルにより異なります。そのためユーザーによる至適化が必要です。進展状況を把握するとともに、この分野の発展を目指す「バイオインタラクション研究会(BIRA)」で、第6回ワークショップが行われます。マルバーン・パナリティカル|サイトマップ。