DISTOシリーズには、本体の傾き具合を検出するチルト(傾斜)センサー付きモデルがあります。(販売終了)このセンサーは、水平かどうか、何度傾いているかを知りたいときにも使いますが、離れた所から高さや高低差を測る際にも使っています。チルトセンサーについて詳しくは、『チルト(傾斜)センサーとは?』をご覧ください。「しばらく使っていない...」という時に、お試しください。次の順序へ進むようになっています。そのため、音を消していると、うまく行かない場合があります。キャリブレーションを始める前に、設定画面からビープ音をオンにしてください。最新モデルは、「♪」のマークが目印です。キャリブレーションの手順では、実際にキャリブレーションを行ってみましょう。下記モデルの場合を解説します。X310の場合」ご覧ください。お持ちの方も、マニュアルをご用意の上、記載に沿ってお試しください。(1)まず、設定画面からキャリブレーションモードを選びます。(2)すると、下記画面になります。レーザー距離計を水平なテーブルや床の上に置き、DISTボタンを押します。(3)次は、同じ場所で、レーザー距離計本体のみ180°回転させます。距離計置き位置を上下逆にする、ということです。DISTボタンを押します。(4)今度は、本体を台と垂直に立てます。レーザーが出ている方を天井に向け、DISTボタンを押します。(一部マニュアルには、レーザーが出ている方を下に向ける絵が載っていますが、どちらでも構いません。)(5)先ほどと同様に、立てたまま180°回転させて、DISTボタンを押します。(6)最後に、チェックマークが出れば無事完了です。各工程は、マニュアルに画像とともに載っていますので、参考にしてください。X310は、他モデルの様に画像が表示されません。文字であらわされるので、少しわかりにくいかもしれませんが、マニュアル通りに進んでいただければ、簡単にできます。下記を参考に、お試しください。※現行販売品は、上記マニュアル通りの手順ですが、以前販売していたモデルは、<6>ー<9>の部分が異なります。その場合は、下記動画を参考にしてください。製品のご購入についてレーザー距離計DISTOシリーズは、ホームセンターをはじめ、インターネットや家電量販店でお取扱いがあります。御社のお取引企業へお問い合わせください。Distoやレーザー墨出し器Linoの見積依頼をお考えの方はこちら。