Distoは、測定に加えて、墨出し(位置だし)ができます。「プロジェクター」機能を使うことで、レーザーを壁や床に投影することができます。Disto「プロジェクター」機能プロジェクター機能には、二通りの方法があります。格子状や網目状の一定間隔でレーザー照射するCADデータを作ってインポートし、任意の場所にレーザー照射する今回は、弊社エントランスの床面を例に、2.の「データを作って、レーザー照射する」方法を詳しく解説します。1の方法についてはこちらをご覧ください。墨出し用データのインポート墨出しするデータの準備まず、インポートしたいデータを準備します。データ形式は、下記を参考に作成してください。CSV、DXF(AutoCAD2013以前に順ずる。位置出し点のみのシンプルなデータDXFデータのバージョンについては、以下の表を参考にしてください。AutoCAD12AutoCAD13AutoCAD14AutoCAD2000AutoCAD2004AutoCAD2007AutoCAD2010AutoCAD2013基準線の入ったデータの例です。ここでは測点1、測点2を結んだものが基準線です。DXFデータについては、資料で詳しく解説しておりますので、あわせてご覧ください。DXFとは?インポートに適したDXFデータとは?資料のダウンロード墨出し用データのインポート次に、データをソフトウェアにインポートします。Distoソフトをインストールした際に2種類のショートカットが出来ています。Data」アイコンをクリックし、Importフォルダを選択します。インポートしたいデータを「Import」フォルダにコピーします。今回インポートするデータを見てみます。基準線を用いて4隅の点(×の部分)を墨出しします。Disto」アイコンを起動します(ソフトウェア起動)。Disto本体の電源を入れ、PCとWiFiまたはケーブル接続します。レベリング終了を待ちます。「アプリケーション」→「プロジェクタ」で「床面」を選択します。床面で、基準線となる2箇所(測点1、測点2)をそれぞれ測ります。今回はあらかじめ、付属のターゲットシールを貼っています。測点2も同様に測定します。測定し終わったら、右側の「チェック」ボタンを押します。これで、基準線が測定できました。墨だしの位置を決めていきます。「IMPORT」を選択します。インポートしたデータを確認したい場合は、「目」のアイコンをクリックしてください。測定したデータの単位が一致しているかを確認することもできます。データを確認したら「閉じる」ボタンを押し、「チェック」マークを押します。すると、画面にデータが表示されます。先ほど測定した基準線は灰色です。床面に墨出しをするために、これらを合致させます。合わせたい点をそれぞれ選択し、右側のアイコンバーのボタンをクリックします。2つのデータが合致しました。「チェック」ボタンを押します。ここから墨出しの作業に入ります。今回は合致ボタンのみ使用しましたが、インポートしたデータの向きによって下記ボタンで調整してください。参考(2)表示の倍率を変更するデータの表示倍率を変えたいときは、画面左下のスケールをタップします。まで倍率変更できます(左図)。バーの一番左側を選択すると、画面に合わせた倍率に自動設定されます(右図)。墨出し墨出ししたい点を選択し、「DIST」ボタンを押します。すると、自動で選択した位置にレーザーが照射されます。今回選択した「点3」の場所を、ファインダー画面に切り替えて見てみます。床に墨出しされました。「点3」の場所にマーカーを張っておきます。他の点も同様に墨出ししていきます。全ての点の墨出しが終わりました。設計データどおりの墨出しが出来ています。距離が伸びるとレーザードットが大きくなります。下の写真は、水平距離17mの床面にレーザー照射したときのものです。誤差の原因となりますので、半径10mを目安とお考えください。『CADやCSVで作ったデータで、墨出しをする』手順をご紹介します。「プロジェクター」は、その名...墨出し製品のご購入についてレーザー距離計DISTOシリーズは、ホームセンターをはじめ、インターネットや家電量販店でお取扱いがあります。御社のお取引企業へお問い合わせください。Distoやレーザー墨出し器Linoの見積依頼をお考えの方はこちら。