GUIDEパネル取付形流量計パネルタイプ・フッ素樹脂流量計WPG-TMA-04TMATMAは製造中止となりました。製作されておりますので、各種薬液、純水などの微少流量の測定に適したパネル取付形流量計です。付加なしZ特殊PTFE特殊材質の場合はご相談ください。特殊流れ方向の場合はご相談ください。特殊JIS特殊接続の場合はご相談ください。Z9(標準)JIS特殊規格の場合はご相談ください。指示のみ特殊機能の場合はご相談ください。製作されておりますので、各種薬液、純水などの微少流量の測定に適したパネル取付形流量計です。付加なしZ特殊PTFE特殊材質の場合はご相談ください。特殊流れ方向の場合はご相談ください。特殊JIS特殊接続の場合はご相談ください。Z9(標準)JIS特殊規格の場合はご相談ください。指示のみ特殊機能の場合はご相談ください。製作されておりますので、各種薬液、純水などの微少流量の測定に適したパネル取付形流量計です。付加なしZ特殊PTFE特殊材質の場合はご相談ください。特殊流れ方向の場合はご相談ください。特殊JIS特殊接続の場合はご相談ください。Z9(標準)JIS特殊規格の場合はご相談ください。指示のみ特殊機能の場合はご相談ください。GUIDEパネル取付形流量計パネルタイプ・フッ素樹脂流量計WPG-TMA-04TMETMEは製造中止となりました。製作されておりますので、各種薬液、純水などの微少流量の測定に適したパネル取付形流量計です。付加なしBニードルバルブ入口側(下)Cニードルバルブ出口側(上)Z特殊PTFE特殊材質の場合はご相談ください。特殊流れ方向の場合はご相談ください。特殊JIS特殊接続の場合はご相談ください。Z9(標準)JIS特殊規格の場合はご相談ください。指示のみ特殊機能の場合はご相談ください。製作されておりますので、各種薬液、純水などの微少流量の測定に適したパネル取付形流量計です。加2C脱脂処理(旧:禁油処理C1)D禁油処理(旧:禁油処理C2)Z特殊A付加なしZ特殊A付加なしニードルバルブ入り口側(下)Cニードルバルブ入り口側(上)Z特殊PTFE特殊材質の場合はご相談ください。特殊流れ方向の場合はご相談ください。特殊JIS特殊接続の場合はご相談ください。Z9(標準)JIS特殊規格の場合はご相談ください。指示のみ特殊機能の場合はご相談ください。上向きの傾斜をもつ測定管(通常テーパ管と称する)内に自由に昇降できるフロートを収め、それを適当な支持具で組立てたものが面積流量計です。これに下方より上方へ流体(液体、気体)を流すとフロートはその前後に生ずる圧力差による力のために上ヘ押し上げられますが、フロートが上方へ移動するにつれてフロートとテーパ管との流通面積が増加するので、そこを通過する流体の速度が減り圧力差が減少してフロートはその有効重量と圧力差による力との均衡した位置で静止します。この時のテーパ管内のフロートの位置によって決まる流通面積と通過する流量とは一定関係にあるので、その位置を検出して流量を測定することができます。流通面積と流量の関係式は次のように表されます。と一次式で表されます。従ってテーパ管の昇程と流量との関係はテーパ管の傾斜度、流出係数を考慮し、ほぼ均等に近い曲線として得られます。本型式の流量計は上記のように流通面積が変化することから面積流量計とも呼ばれJIS規格の呼称はフロート形面積流量計となっております。(5)が求められます。慨知でなければなりません。不明な流体では流量計を製造することはできません。存在することでご理解いただけると思います。製作時の設計仕様と異なる値で使用した場合は流量に誤差が生じることも判ります。面積流量計ではフロートの上下の圧力差(差圧)hは常に一定です。流量計の圧力損失はフロートの上下の圧力差(差圧)に流量計内部の流出抵抗をプラスしたものですが、一般形式の流量計では構造が簡単なことから流出抵抗は、ごくわずかですので、最大流量時でフロート上下の差圧(h)の15%程度プラスした値となります。一般形式では面積流量計の製作する上で設計上で算出した差圧hに15%程度を加算した値が流量計最大流量時の圧力損失と考えてください。最小流量時(10%)~最大流量時(100%)の間は、ほぼ比例関係となります。内部構造が複雑な形式や、流量計サイズに対して流量レンジが大きい形式になると差圧(h)の70~80%プラスした値となります。面積流量計の正確な圧力損失を知るには実際に計測する必要があることも考慮する必要があります。面積流量計は粘度による流量計精度影響が少流量の場合に特に大きく表れるため、使用状態の粘度にて同粘度試験による換算と補正が必要となります。量計を使用中におこなうことを云います。粘度による影響は流量、口径、フロート形状等によって異なりますが一般にレイノルズ数が小さい場合に粘度変化の影響を受けます。7551フロ-ト形面積流量計」の粘度の補正の項でも「補正は一般に実測によって行う」としてあり、レイノルズ数と流出係数の関係がフロートの形状によって異なることが述べられています。M形、S形の各形状フロートはRD≧1000で流出係数がほぼ一定になりますがG形フロートはRD≧1000であっても流出係数の値が不安定であり、前者は補正が可能ですが、後者は補正が困難なことを示しています。)の場合を記載しております。GUIDEパネル取付形流量計WPG-TMA-04製品ご使用にあたってのお願い●本書でご案内する製品は、一般産業機器(各種プロセス制御、製造ライン流体制御施設)のシステムに使用される事を意図して設計、製造されたものです。人命に直接かかわるような状況の下で使用される機器やその機器の含まれているシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。この製品をそれらの用途にご使用する計画がある場合は、事前に営業窓口にご相談ください。●本書でご案内する製品は、厳重な品質管理のもとに製造しておりますが部品の故障などにより人命にかかわるような設備や重大な影響が予想される設備への適用に際してはシステムの運用・維持・管理に関して安全なシステムを構築するための特別な配慮を施工してください。●面積流量計の構造上、使用状況によっては摺動部品(ガイド、ストッパ、フロート、フロートガイド)などの表面が摩耗し、キズが付くことがありますが予めご了承ください。●面積流量計を分解することはなさらないでください。点検の必要がある場合は弊社へお問い合わせください。●製品をご使用の前には、関連の取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。以下のような人命に直接関わる安全性を要求されるシステムに適用する目的で製造されたものではありません。●人命の安全維持を目的とした保護系システム。●人命維持に関わる医療制御システム。異常な条件下での使用により生じた損害。●本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害。(事業利益の損失、事業の中断など)製品お引き合いの場合は下記仕様をご連絡ください。製品改良のため予告なく変更することがあります、あらかじめご了承ください。GDPRReport。