川口液化ケミカル株式会社へのお問い合わせはこちらまで。試験体の真空排気には粗引きポンプまたは外部ポンプを使用します。試験体が特に大型である場合は接続バルブを介して外部に分流用のポンプを増設し、本体のポンプと並列に動作させなければならないこともあります。真空排気のためにバルブが開いて、これと同時に他のすべてのバルブが閉じられて質量分析管内で過大な圧力上昇が発生するのを防止します。この状況では、ターボ分子ポンプはロータリーポンプのサポートがなくても動作を開始できます。一般に質量分析管内からガスがポンプに排出されることはありませんから、圧力は一定に保たれるか、または非常に緩慢に増加するだけです。以下に低下するまでそのまま継続されます。験体内のガスに水素またはヘリウムが存在するとそれらのガス分子はターボ分子ポンプの排気方向に抗して質量分析管内部に流れ込んで検出されます。程度までのリーククレートを検出することができます。ロータリーポンプはバルブ3台を通して試験体を真空排気し続けますからテストポート圧力はさらに下降し続けます。モードに切り換わり、このモードに入るとバルブ2台が閉じられ、別のバルブが開くことでガス流は側面からターボ分子ポンプへ入ります。この方法により、ターボ分子ポンプが持つ高い排気速度の一部を利用して試験体をさらに真空排気することができます。(応答時間は排気速度の逆数に比例します。)カウンターフロー原理の利点を継続して生かすことができます。モードへの切り換えはバルブによって行われます。以下まで下がるとバルブ2台が閉じて別のバルブが数段階のステップを踏んで開状態へ移行します。)になると別のバルブも開いて排気速度が最高速に達します。モードdへリムリークディテクターは限られたバルブのみを開くため排気速度は若干低くなりますが最高感度を示します。リーク検出プロセスを停止すると、特定のバルブを除きすべてのバルブが閉じられます。テストポートまたは試験体のベント中は特手のバルブが開きます。以上、真空法のご紹介でした。次回、パーシャルフロー法、スニファーモードにつづきます。ことなら川口液化ケミカル株式会社へご相談下さい。info★klchem.co.jp※★を@に代えてお知らせください。朔風払葉(きたかぜこのはをはらう)※大相撲九州場所は、1敗で単独トップの横綱・鶴竜が勝ちただ1人2敗で追っていた横綱・日馬富士が敗れたため鶴竜の7場所ぶり3回目の優勝が決まりました。Naviより1位:新人王、2位:新井、3位:ブル中野4位:恋ダンス、5位:興行収入です。ツイッター開始2010年1月28日。生活、高齢者問題について呟きます。著書:何がいいかなんて終わってみないとわかりません。「親は子供が苦労する姿を喜びません。苦労が嫌いでいいのです。苦労が嫌いと言うのがいけ無いかの様な社会はおかしいです。苦労を苦労と言え無い様にして押さえつける事。それは社会の統治者につごうがいいのです。その日の暮らしがままならなくとも、不満が言え無い。そんな社会よくないです。川口液化ケミカル株式会社へご相談・ご質問ございましたら、ご連絡をお願い致します。