XC-353II作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。カラー液晶表示採用で警報時の視認性がアップ。作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。画面表示にカラー液晶を採用し、警報時の視認性がアップ。センサエラー時なども色で瞬時に見分けることが可能。胸ポケットなどに装着した際、上から見ても表示が反対にならないよう表示反転機能を搭載。最大5日間のデータロギングが可能で、機器にNFCを内蔵しているのでオプションのログデータ収集セットを使って簡単にデータの取り込みが可能。専用ソフトでトレンドグラフ等の作成も容易。PEAK値およびその時間」の履歴を最大200件まで記録する警報履歴機能を搭載。警報音量調節機能を搭載。特別な工具等は不要で簡単に電池交換が可能。暑さ指数(WBGT値*1)表示を搭載。3段階の色分けで表示をするのでわかりやすく、これ一台で熱中症対策にも役立つ*2。使用環境に合わせて、設定レベル値のカスタマイズが可能です。本機のWBGT値は、気温と湿度から簡単に推定したもので(輻射熱は含まない)、正確なWBGT値と異なる場合があります。熱中症対策の目安となるもので、熱中症を予防できる商品ではありません。聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。積算濃度はガス暴露時間(hr)とガス濃度(ppm)の積で表します。本器では1分間平均濃度の積算値を60分で除して算出しています。時間計算は±5%程度の誤差を有しています。単位は便宜上“ppm”としてます。(例えば、CO100ppmを30分間連続暴露した場合は、100ppm×30/60=50ppm・hとなる。90%応答、周囲温度は20±2°Cの状態とする。保護等級IP54に準拠した弊社の試験を満足する防塵防水構造です。メーカーなどにより異なる場合があります。ヘルメットの形状によっては、装着できない場合があります。防爆構造ではありません。※XX-353IIシリーズのオプション。オプションのみ購入時は別途手配料かかります。※XX-353IIシリーズのオプション。オプションのみ購入時は別途手配料かかります。※XX-353IIシリーズのオプション。オプションのみ購入時は別途手配料かかります。※XX-353IIシリーズのオプション。囲に溝がないヘルメット用。オプションのみ購入時は別途手配料かかります。※XX-353IIシリーズのオプション。※XX-353IIシリーズのオプション。※XX-353IIシリーズのオプション。点検治具(EG-126)※H2Sは除く簡易点検治具(EG-113)※H2Sは除くログデータ収集セット(XOC-353IIL)1年に一度は点検をお勧めします。弊社へ製品をお送りいただき、製品を見てからのお見積りになります。FAX(044-738-0623)でご連絡ください。送料+手配量が別途かかります。センサーの交換についてお問合せかFAXにてお見積りをご依頼をお願いします。トレサビリティ)の発行が可能です(有償)。見積りFAX他社より高い場合は、お気軽にご相談ください。検索お買い物ガイド●台数特価あり。●まとめ買いで「お値引き」あり。●サイトに掲載のない製品も「型番指定」で見積りできます。FAX:044-738-0623ご自由に弊社のサイトにリンクを張ってください。リンクを張っていただく際メールにてご一報ください。Reserved.▲ページトップへ。