兼ね揃えた偏光顕微鏡50W光源でありながら、100W光源以上の明るさを実現する、高輝度ハロゲン光源を採用。照明装置の熱によるピントのずれも大幅に抑えられます。均一な光量の透過照明系フライアイレンズを透過照明系に採用。高品位なデジタル画像の取得が可能です。普通のレンズフライアイレンズ高精度回転ステージ調整済みの高精度ステージは45°ごとにクリックストップが付いた、大きくて回しやすい設計です。滑らかでスムーズに回転する機構により、高い操作性と安定した確実な観察結果が得られます。光軸近くでステージを支える堅牢な構造と鋼製のクロスローラーガイドの採用により、高い剛性を確保しました。心出し5孔レボルバーインナータイプの心出し5孔レボルバーを採用。ベルトランレンズを標準で装備。これによりオルソスコープ像、コノスコープ像ともに観察・写真撮影が可能です。ベルトランレンズは心出し、フォーカシングが可能。アナライザーはスライダータイプで360°回転できます。全倍率において色収差補正を向上させ、シャープな像の取得を実現しました。環境に配慮し、鉛や砒素などの有害物質を含まないエコガラスを使用しています。対物レンズ(透過・反射照明用)透過・反射照明タイプLV-UEPI-N反射照明装置*を搭載することで、透過照明だけでなく反射照明でも偏光観察が可能です。POLは透過照明と反射照明の切替えがワンタッチで行えます。光源以上の明るさを実現する独自の照明系を採用。ノイズターミネーター機構により、迷光の影響を排除したS/N比の高いシャープな画像を得ることが可能です。Corporation。