川口液化ケミカル株式会社へのお問い合わせはこちらまで。BOX)が幅広い分野で使用されております。下でないと管理が出来ないアプリケーションでのグローブボックスの利用が重要度を増しております。しても手作業でないと出来ない高度な分析や製造工程には欠かせないものです。運転方法が手動タイプと自動タイプの2種類をご紹介いたします。(クリックすると大きな画像がご覧いただけます。装置本体部および真空配管、ガス配管系は全てSUS304もしくはSUS316L製です。本体と予備室は独立しており、真空排気とガス置換が容易に可能です。真空ガス置換により、雰囲気ガスの完全置換が可能です。雰囲気の置換に要するガスが少なくてすむため、経済的です。各装置、分設系や製造工程のラインなどに直接接続・配管できます。(他の装置類との接続は、JIS100AおよびICF152フランジいずれかの標準ポートとなります。)トランスファーロッド(オプション仕様)の接続により措置内の試料の移動を容易にすることが出来ます。(標準ポート付属)デジタル真空計により、圧力が全面パネルで確認できます。(標準付属)LN2コールドトラップの接続により、放出ガス・放出物質など吸着でき真空ポンプRPの保護にも役立ちます。ターボ分子ポンプの接続も出来ます。その他高度な真空排気システムのアッセンブリも可能です。(オプション)自動型はスタートボタン一つで、ガス置換、真空引き、微量酸素濃度の濃度管理が可能です。)レンジ切り替え測定可能ターボ分子ポンプ、クライオポンプ、ドライポンプ仕様への変更可能コールドトラップ自動リークバルブ(RP用)ピラニ真空計(パネルタイプ)ポンプ用真空配管およびフレキシブルチューブ(クリックすると大きな画像がご覧いただけます。(基本用語)真空用語(真空ポンプ)真空用語(真空計)真空用語(真空技術)マテリアル技術用語(あ行)マテリアル技術用語(か行)マテリアル技術用語(さ行)マテリアル技術用語(た行)マテリアル技術用語(な〜は行)マテリアル技術用語(ま〜や行)マテリアル技術用語(ら〜わ行)真空とは?川口液化ケミカル株式会社へご相談・ご質問ございましたら、ご連絡をお願い致します。