新製品アカデミックプライス資料ダウンロードカタログ、技術資料、アプリケーションなどの資料はこちら。会員登録するとより自由にダウンロードいただけます。会員サービスやセミナー、FAQなどのお客様のお役に立つ情報をまとめています。購入・レンタル購入・レンタル・見積もりのご案内です。直営オンラインストアからのご購入も可能です。海外持ち出し時のご確認事項アフターサービス製品をご購入後のお客様にむけて、アフターサービスと製品の保証に関する情報をご紹介します。重要なお知らせ企業情報HIOKIは世界に向けて計測の先進技術を提供する計測器メーカーです。環境・CSR情報すべてのステークホルダーの皆さまとともに発展していくための、様々な取り組みをご紹介します。キャリア採用についてはこちらをご覧ください。トラブル解析を簡単、確実に現代社会において、電力は最も重要なインフラのひとつです。トラブルが発生しないように日頃から保守管理を行うことは重要です。機器の故障や急激な電力需要などを原因として電源トラブルが発生してしまった場合には、速やかな原因の解析が求められます。電源品質アナライザPQ3198、PQ3100は、あらゆる電源異常を確実にキャッチする測定能力と、結線から記録までをスムーズに行う優れた操作性で、確実な電源解析を支援します。すべての電源異常を捉えます。予期しない機器の誤動作や突然停止する原因調査に役立ちます。フリッカなどの変動記録ができます。ONEで簡単に解析ができます。AC/DCの電力測定にAC/DCオートゼロカレントセンサを使用すれば、DC電流を長期間、正確に測定できます。センサ電源は本体から供給できるので、追加で電源を用意する必要はありません。電力や高調波、異常現象の波形などすべてのパラメータを同時に測定できます。イベント発生時は、0.2秒の瞬時波形を記録します。すべてのイベント項目は並列でトリガ設定できます。記録したデータは測定中でも画面で確認できます。30秒間の1/2実効値変動も同時に記録できます。モーター起動時の突入電流による電圧降下の調査にも使用できます。停電などのイベント検出方法、GPS(オプション)を使用した時刻同期など、規格に対応した計測ができます。6,000V、最小0.5μs(2MS/s)幅のトランジェント電圧も測定できます。高次高調波成分も測定できます。インバーター機器の普及により、この帯域での誤動作や故障要因につながるケースが増加しています。上記のように、電圧CH1,2,3とCH4は絶縁されているため、例えばEV急速充電器の入力(AC)と出力(DC)の電源品質確認と同時に、入出力間の電力と効率測定を行えます。インバーターの2次側を測定できます。三相インバーターであれば、効率測定もできます。PW3390を推奨します。本体から電源供給を行うことができるため、AC/DCセンサおよび、フレキシブルセンサの使用にACアダプターは必要ありません。電源ライン周波数は、50/60Hzのほか400Hzの測定ができます。ワイドレンジで広い用途にCT2次側から大電流配線まで、幅広い用途で使えます。CT7136は50A/500Aの2レンジ、フレキシブルセンサは50A/500A/5000Aの3レンジから選択できます。レンジの120%まで有効測定範囲のため、フレキシブルセンサ使用時は6000Aまで測定できます。測定中にワンタッチで画面を切り替えてすべての測定パラメータを表示できるので、スムーズな状況確認を行えます。誤測定をなくすセンサ自動認識機能カレントセンサを接続してセンサ検出ボタンを押すだけで、センサの種類と最大電流レンジを自動で認識します。記録項目は用途に合ったコースを選択するだけで自動設定します。GPS時刻同期GPSオプションPW9005を使用することで、機器内部の時刻をUTC標準時を基準とした時刻に補正することができます。機器による時刻差をなくし、複数の機器で測定したときも現象の同時性を保った解析ができます。〜測定場所や測定日時が異なるデータもフォルダ分けして一括読み込みすることができます。複数データのトレンドグラフをまとめてレポート出力できます。繰り返し記録時の日別比較や、複数箇所のデータ比較などに有効です。イベント統計、イベントリスト、イベントグラフなど、測定データの詳細を表示します。必要な項目だけ選択してレポート出力ができます。)発生状況を日別、時刻別に統計表示します。特定の時間帯や曜日に発生する異常を発見しやすくします。アメリカの電源品質管理基準に用いられているITIC(CBEMA)カーブ解析(許容度曲線)もできます。)イベントの発生状況を日別または時刻別に統計表示します。決まった時間帯や曜日に発生する電源異常を容易に発見できます。)トレンド期間内の電圧変動からEN50160規格に沿った評価・解析・判定を行なうことができます。お客様にてカスタムで判定基準や項目を決めることもできます。〜お手元のパソコンから遠隔地にある測定器のデータ観測や遠隔操作ができるようになります。現場から素早くデータ収集し解析することで、トラブルの早期対応を行えます。全国各地に常設してオフィスで一元監視する保全業務にも最適です。出張回数が減りコスト削減にもつながります。Store」で、購入手続き前に見積書の作成ができます。電流・電力測定には別売のカレントセンサが必要です。個別購入と比べ、お得なセット販売品も用意しました。弊社オプションのSDカードを必ず使用してください。弊社オプション以外のSDカードを使用すると、正常に保存、読み出しができない場合があり、動作保証はできません。強力タイプは2本使って本体を金属表面に吊り下げます。※Z5004はコード類を金属表面に吊り下げます。ついては、英語サイトをご利用ください。計測器の校正と不確かさ取扱説明書ダウンロードできない場合は、e友マイページにログインしていただくと、すべての資料をご覧いただけます。Ver.00製品外観図ダウンロードできない場合は、e友マイページにログインしていただくと、すべての資料をご覧いただけます。CORPORATIONページ先頭へ。