S-ワイヤーBタイプ2019.05.04より安全な手術のためにS-wireはケーブル先端部に特殊加工(撚り線加工)を施したガイドワイヤーです。骨内にて先端がほつれ、海綿骨に絡みつくことにより、必要以上に前方にも後方にも移動しにくいという特徴を有しています。注意点など・中空材料の為、折れない用に使用してください。・単回(ディスポ)使用製品となり、スクリュー1本に付き1本使用となります。・先端部(撚り線部)の切断にご注意下さい。・取扱説明用DVDあり。視聴後のご使用をお願いします。折り曲げないで下さい。本品はステンレスパイプを使用しているため無理な力で湾曲させると変形しやすい傾向にあります。インストゥルメント操作時には本品が歪まないよう特にご注意下さい。刺入するスクリュー1本に対して、本品1本をご使用下さい。本品先端部は1回の使用にのみ効果を発揮します。先端部の切断に注意して下さい。ペディクルスクリューの挿入に使用する場合、X線透視側面画像で本品先端部を椎体中央より前方へ進めて留置し、タッピングとスクリュー留置時には各々の先端部は本品撚り線部に達しないようにご使用下さい。椎体への刺入が浅い場合、タッピング、スクリュー設置操作の際、本品先端部を切断する恐れがあります。※ご使用にあたっては添付文書・注意書を必ずお読み下さい。)MISt関連の医療機器の情報を集めております。今後,webサイトに情報を集約して掲載することを予定しています。タイトルとURLをコピーしました。