自動閾値設定に針状比、メディアン向き、メディアン幅の自動設定を実装。自動原点の処理を変更。射影を取る対象をライン数が一番多いセグメントにする。2018-10-25(木)S社からメキシコ方面の異常で止まったというデータが送られて来る。調査するとスピンドルの回転を検出しているセンサの異常の模様。土曜にCM社で行う径級計測装置の設置工事の準備。2018-10-24(水)径級計測装置。3Dカメラの位置少し後ろに変更する。材木がぶつかる可能性があるため。ライン数が20未満のセグメントではライン数チェックをしない事にする。サーボの加減速が入って正常なライン数が取れないため。日常点検のレーザチェックをするセグメントをマスターワークのセグメントをチェックするように変更。社からの帰りに宇品東のコジマへ寄ってLANケーブル3本とハブを仕入れ。径級計測装置のシーケンサ2台と接続するため。2018-10-23(火)引き続き径級計測プログラム。歩出しの算出やシーケンサとの通信など。2018-10-22(月)引き続き径級計測プログラム。進捗の計算とデータのファイル保存など。日常点検のレーザチェックをするセグメントを指定できるようにする。2018-10-21(日)宇品東のイオンで買い物。2018-10-20(土)家で仕事。反対方向に計測した時にライン数チェックがマイナスの値を出してエラーとなる事が判明。