Photometrics社は、1978年の創立以来、ライフサイエンス研究のための高性能CMOS、EMCCD、CCDカメラの世界有数のメーカーです。あるEMCCDカメラを始め、ライフサイエンス研究のための最先端のイメージング機器として業界をリードしてきました。厳しいアプリケーションの要求を満たすために、世界中で多くの研究者がPhotometrics社のカメラを使用しています。ダイナミックレンジ、低ノイズを実現します。Kinetixにはパターンノイズ・相関ノイズ低減テクノロジーが搭載されており、ピクセル欠陥を最小限に抑えたクリーンでパターンのない画像を実現し、低照度条件下での画質を向上させます。Expressは背面照射型ScientificCMOS(sCMOS)を採用し、最大95%のQE(量子効率)を達成し、高解像度、高ダイナミックレンジ、低ノイズ、ハイフレームレートを実現します。Expressには、パターンノイズ・相関ノイズ低減テクノロジーが搭載されており、ピクセル欠陥を最小限に抑えたクリーンでパターンのない画像を実現し、低照度条件下での画質を向上させます。背面照射型sCMOSカメラPrime95Bは背面照射型ScientificCMOS(sCMOS)を採用し、最大95%のQE(量子効率)を達成。sqのsCMOSカメラに比べ、100x対物レンズにおいて、300%ものシグナル輝度を実現します。EMCCDカメラでは不可能であった、低輝度シグナルでの低ノイズ、1画面での低輝度シグナルと高輝度シグナルの両シグナル描画、高解像度、ハイスピードフレームレート等が可能となります。PrimeEnhanceTM機能(オプション)は、定量性を保ちつつ、デノイズ・アルゴリズムにより、3倍~5倍のSN比を実現し、露光時間も8倍~10倍も短くできます。Localization超解像画像取得時に、最大500か所/Frameのシグナルデータのみの抽出が可能で、全ての画像データを転送&解析する時間や容量をドラスティックに縮小できます。Multi-ROI機能(標準装備)により、最大15箇所のROIのみの転送も可能です。BSIは背面照射型ScientificCMOS(sCMOS)で、2K×2K、6.5um×6.5umの素子は最大95%のQE(量子効率)を達成し、高解像度、低ノイズ、ハイスピードフレームレートを実現します。PrimeEnhanceTM機能(オプション)は、定量性を保ちつつ、デノイズ・アルゴリズムにより、3倍~5倍のSN比を実現し、露光時間も8倍~10倍も短くできます。Localization超解像画像取得時に、最大500か所/Frameのシグナルデータのみの抽出が可能で、全ての画像データを転送&解析する時間や容量をドラスティックに縮小できます。Multi-ROI機能(標準装備)により、最大15箇所のROIのみの転送も可能です。sCMOSカメラシリーズは広視野を高解像度で撮影することができ生細胞観察向けのアプリケーションに最適です。広視野での高速撮影(30FPS)が可能で、高量子効率(最大73%のQE)、低ノイズで短い露光時間で細胞への光毒性を最小限に抑える事ができます。15MegaPixelの素子で25mmの視野に対応しているIris15、9Megapixelの素子で17.8mmの視野に対応しているIris9の2機種がラインナップ。CCDカメラSonICX-674センサーを採用しており、高速フレームレートかつ低読み取りノイズ、高感度(QE=75%@600nm)を実現します。電子冷却で長時間露光でもノイズレスのイメージングが可能で生細胞イメージング、蛍光観察等様々なアプリケーションに対応します。ELECTROは電気生理学向けに開発されたCCDカメラです。SonICX-825センサーを採用しており、高感度(QE=75%@600nm)を実現します。ファンレスの為、振動が発生せず、またで長時間露光でもノイズレスのイメージングが可能で生細胞イメージング、蛍光観察等様々なアプリケーションに対応します。Hardwareお客様のアプリケーションに合わせたアクセサリーを用意しています。広視野タイプ)、4波長同時計測が可能なQV2、フィルターホイールやLCTFsなどのデバイスに対応可能なコリメーターエミッションポートアダプターXT2等様々なアプリケーションに対応しています。