新製品アカデミックプライス資料ダウンロードカタログ、技術資料、アプリケーションなどの資料はこちら。会員登録するとより自由にダウンロードいただけます。会員サービスやセミナー、FAQなどのお客様のお役に立つ情報をまとめています。購入・レンタル購入・レンタル・見積もりのご案内です。直営オンラインストアからのご購入も可能です。海外持ち出し時のご確認事項アフターサービス製品をご購入後のお客様にむけて、アフターサービスと製品の保証に関する情報をご紹介します。重要なお知らせ企業情報HIOKIは世界に向けて計測の先進技術を提供する計測器メーカーです。環境・CSR情報すべてのステークホルダーの皆さまとともに発展していくための、様々な取り組みをご紹介します。キャリア採用についてはこちらをご覧ください。電流センサ定格100Aから2000Aの交流・直流電流センサが使用できます。センサの周波数帯域は直流から交流5kHzまでの「AC/DCオートゼロカレントセンサ」と、直流から交流10kHzまでの周波数帯域を持つ「AC/DCカレントセンサ」の2種類の電流センサが使用できます。直流電流測定において従来の直流電流センサであると温度変化によりゼロずれが生じるため、長期記録においては定期的なゼロアジャストが必要でした。これは検出部のホール素子の影響によるものです。新型のオートゼロカレントセンサでは、この問題を解消すべく新開発の「スイッチングによるオフセットキャンセル回路」を搭載しました。これにより、ゼロずれが小さく、定期的なゼロアジャストを行わなくても、長期の直流電流記録が可能になりました。WAVE波形出力機能はデータロガーとの組み合わせにより、太陽光発電システムのソーラーパネルの直流電流を長期に観測する用途でも使用できます。直流電流を長期に観測するこの用途では、オートゼロタイプのカレントセンサが適しています。センサを挟んだ電線を流れる電流波形をディスプレイユニットCM7290が実効値に変換して電圧出力します。変動の激しい溶接機電源側の交流電流測定や、周波数が変化するインバーターや工作機械の主軸モーターの電流波形を実効値に変換して長い時間測定する用途に適しています。センサを挟んだ電線を流れる電流波形のピーク値を、ディスプレイユニットCM7290が2kS/s(=500μs)でピーク値を検出して絶対値で電圧出力します。変動の激しい電源ラインや負荷などの最大電流値の連続記録用途に適しています。センサを挟んだ電線を流れる電流波形の周波数をディスプレイユニットCM7290が設定した区間ごとに計算して電圧出力します。