10:00~12:00、13:00~17:00となります土・日・祝日は、お電話での問合せを受付けておりません。ご注文は、年中無休・24時間受付中!障害者手帳(助成金)でのご注文について福祉発明品ショップ本店でのご注文となります。~関連リンク有限会社クリエイト(運営会社)福祉発明品ショップ本店(個人向)銀行振込(前払い)5%値引き価格(価格×0.95=値引き後価格)は、注文承諾メールにてお知らせ。(税込)車椅子用体重計ヘルスアシストHA-4Jは、女性でも持ち運べる超軽量アルミニウム製のコンパクト車椅子用体重計です。ヘルスアシストHA-4Jの特徴ヘルスメータータイプなので、車椅子に乗ったまま「簡単」に体重を測定することができます。お客様が別途購入したヘルスメーターに交換できるようになりました。車椅子に乗ったままで体重が量れます。6.5kgと軽量なので女性が楽に運べます。錆に強いアルミニウム&ジェラルミン製。壁に立て掛けて置くことができます。ほとんどの車椅子に対応。360~670mmであれば、ほとんどの車椅子に対応しています。測定方法ヘルスアシストHA-4Jに乗り始めの傾斜は約7度。1.ヘルスメーターの電源を入れます。2.車椅子利用者(測定対象者)をレールの中央まで運びます。3.車椅子の駐車ブレーキをして安全を確保します。4.測定対象者に動かないようにお願いをします。5.表示部が点滅を始めると体重が確定となります。6.表示部点滅から自動OFFまでに測定値を確認します。7.カルテや体重表に測定値をメモします。8.測定値から車椅子の重量等を差し引いた数値が実体重となります。9.車椅子利用者(測定対象者)を床まで運びます。10.実体重を測定対象者にお知らせします。測定した重量が表示される液晶パネル電源スイッチヘルスメーターの電源スイッチボタンヘルスメーターの交換についてヘルスメーター交換方法1.プラスドライバーで本体止めボルトを外します。2.取り付け調整ノブを外しノブ受けプレートも外します。3.縦フレームが外れますのでヘルスメーターを取り除きます。4.新しいヘルスメーターを枠内中心に置きます。5.ノブ受けプレート、縦フレームの順にヘルスメーターの上に乗せます。6.取り付け調整ノブで軽く締め、縦フレームに本体止めボルトを挿します。7.プラスドライバーで本体ボルトをしっかりと締め固定します。8.取り付け調整ノブも締めてヘルスメーターが固定されれば完了です。交換ヘルスメータについて縦36×横31×厚み4cm以内のヘルスメーターに交換可能です。厚5cmのヘルスメーターの場合は、本体止めボルトを1cm伸ばしたボルトをホームセンター等で購入し、その延長したボルトで固定して下さい。※厚すぎるヘルスメーターの場合、本体度止めボルト・取り付け調整ノブのボルト部分(ホームセンター等で購入)の交換が必要となる場合がございます。フットレストに取り付け調整ノブ干渉する場合がございますのでご注意下さい。BCシリーズとなります。故障の際は修理ができかねます。メーカーへ直接の修理依頼か、市販のヘルスメーターをお買い上げの上交換して下さい。※付属ヘルスメーターは、サービス付属品のため、予告なく変更する場合がございます。(出生届)など外部に体重を証明・表明・提出する場合には、2年毎の定期検査(有料)を受けた検定付ヘルスメーターへの交換が必要です。※外部に証明する必要のない(カルテ等の体重推移観察)体重測定には、検定付きヘルスメーターは必要ありません。体重測定時には必ず介助の方がヘルプしてください。ヘルスアシストを踏み台やはしご代わりには絶対にしないでください。大けがを負う危険があります。床をキズつけることがあります。薄い布などを敷いてご使用ください。ジュウタンなどの柔らかい物の上では正確な体重測定ができません。子どもの遊び道具にしないでください。故障の原因は壁などに立てかけて収納している時に倒してしまう事です。壁などに立てかけて置くときはヒモなどで転倒防止をしてください。オプション:段差解消スロープ車椅子での乗り上げ段差と乗り上げ傾斜の軽減ができる、ヘルスアシスト用段差解消スロープです。