ゼロカットは積算流量に反映されます。精度については、出荷時調整設備において常温の水(約25°C)を使用し、30秒間の積算量の誤差により規定しています。お使いの液体や気泡混入・振動の状態、検出部配管の汚れの状態によりズレが大きくなる可能性があります。温度特性による直線性とゼロ点安定性の変動分は、次の参考値が加算されます。F.S.(フルスケール)は定格流量を示し、Rdg(リーディング)は瞬時流量表示を示します。フォーカスモード使用時の精度は通常時と同じです。ゼロ点安定性は、設置後のゼロ点調整後のズレ量になります。本体金属部と内部回路0V(青線)は、3kV、100pFのコンデンサにより接続されています。詳しくはカタログ掲載の特性図をご参照ください。Oリングがフッ素ゴム(FFKM)タイプもラインンアップしておりますのでお問い合わせください。Reserved.お客様の情報についてサイトマップHOME。