会員の方は、ログインしていただくことにより、価格・その他一部情報をご覧になる事が出来ます。ストアからの購入は会員様のみ可能です。先に会員登録をお願いいたします。ページ下の「お問い合わせはこちら」よりお願いします。作業環境濃度0.1PPM以下に規制されています。ホルマリン液瓶をホルステリ20RMに設置チューブ接続で補液を自動注入、ホルマリンの発散もばく露もない新機構を採用しました。適正に使用したホルムアルデヒドガスは、全ての微生物が死滅することが立証されています(枯草菌芽胞1×106)が死滅する消毒器です。エチレンオキシドガス(EOG)に匹敵する効力を持っています。無臭無害・中性での排水システム20L容量の角型殺菌庫390W×285D×180Hmmの殺菌庫OPセット、トレー、単体とパックで収納。デッドスペースを作らず殺菌できます。内径0.5mm~5mm×長さ3mまでの各種チューブの内・外筒を二重パック内で殺菌庫内気圧をコントロールすることが実現しました。専用のインジケーターホルムアルデヒドガス専用のケミカルインジケーターが用意されています。(特化則)労働安全衛生法の関連規則で労働者の有害化学物質による健康障害を予防するための規則です。平成13年にEOGが第2類物質(ガン等の慢性障害を引き起こす物質)に改正され、今回(20.3.1施工)ホルムアルデヒドも第2類物質に改正されました。適用について事務連絡を通知され、一部の医療機器において適応除外とされました。(事務連絡)医療、歯科医療の現場において密閉式のホルムアルデヒドガス滅菌器でかつ装置内での自動中和処理により滅菌対象器具を取り出す際にホルムアルデヒドが別の化学物質に変化していることから残存しない状態になっている装置がある。行った場合において特化則の主な措置の適用について下記のとおりである。※「ホルステリ20RM」では補給作業の際ホルムアルデヒドが発散せず、滅菌作業ではばく露がない場合に該当するため適応除外となります。