RBSS(優良防犯機器認定)制度とはまたも1年ぶり位の更新です。ご無沙汰しております。解説したいと思います。提出項目にFLUKEの測定結果が必要になります。そんな突然の工事はよくある話です。LDG40S・N13-20でした。大きさもスピードも自在な歯車】という意味になります。提出項目にFLUKEの測定結果が必要になります。これまでは、現行機種の2世代前にあたるDTX-1800を使用していたのですが、DTX-1800は2018年3月でサポート終了となります。そこで駆け込みで校正に出せる最後のチャンスという事で校正に出すことになりました。その間の代替機として、うちにやってきたDSX-8000で初めて測定した時のチョットしたトラブルの話です。表示を見てみると、不合格と表示されています。タッチパネル操作に替わった事で若干押しにくくなった(手袋外さないといけないし・・)DSX-8000に表示されたエラー情報を、確認していくとLANケーブルの結線状況を表すワイヤーマップは問題が無さそうですがFLUKEのメインモニターにコネクターを確認してくださいと表示されていました。コネクター部分で障害が発生しているようです。片端は、ローゼットあげの構成で、パーマネントリンクアダプタを使用して測定を行いました。以下のような感じです。FLUKE(メイン)パーマネントリンクとは一般的にFLUKEを利用したLANケーブルの測定方法には、チャネルリンクとパーマネントリンクの2種類の測定方法があります。チャネルリンクは測定器にチャネルリンクアダプタを装着しますアダプタの口はRJ45のメス口になっており、測定器間のケーブルをそのまま測定します。一方のパーマネントリンクは測定器にパーマネントリンクアダプターを取り付けて測定します。このパーマネントリンクアダプターは、チャネルリンク用アダプタと違い先端がRJ45オス口の測定ケーブル状になっており、そのままスイッチ等のポートに接続する事ができます。パーマネントリンクで測定すると、パーマネントリンクアダプタのケーブル長を除いた実長を測定してくれます。配線途中で断線やつぶれもなさそうな為、Rj45とミニコム側のジャックを成端し直し再測定するも、症状変わらず不合格・・DTX-1800よりDSX-8000の方が基準が厳しい?こうなると疑わしいのは、スイッチ側のRJ45をパーマネントケーブルに接続する為に使用しているJJコネクタに絞り込まれてきます。検証する事にしました。テスト環境で検証テスト環境を用意し3つのJJコネクタを使用して測定テストを行いました。不合格JJコネクタ部分が障害ポイントで間違いなさそうです障害情報を確認してみるとLANケーブル内に8本ある単線のうち、3番6番と4番5番のNEXTでクロストークが発生しているようです。隣接した単線上の信号に干渉(エイリアンクロストーク)が起こる事これを防ぐ為に、LANケーブルのペアはねじねじと撚られています。測定データをPCに取り込み、NEXTグラフを確認してみるとこのようなグラフになりました。大きな漏話の原因となるため、情報配線の敷設には使用しないでください。FLUKE社のHP上で記載されていました。LIKE関連する投稿はまだありません。(公開されません)URL次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。大阪で防犯カメラとLAN工事をさせて頂いていますあなたの困った事を解決する歯車になりたいそんな想いがこの屋号にはこめられていますどうぞ、よろしくお願い致します。