Series落雷による大地の電位変動により配電線や通信線に誘導された『高エネルギーの誘導雷ノイズ』を模擬的に発生し、電子機器の耐性を評価する試験器です。IEEE62-45(2002)に準拠プリチェック機能を搭載:始業前の点検が簡単になりました。電圧・電流モニタを搭載:試験時のEUTへのノイズ印加時の状態を確認できます。パネル画面を採用し、視認性・操作性が向上しました。極性切替などを自動で行う事ができます。リモートソフトウェアを用い、異なる条件の試験を連続で行うことを目的としたプログラムモードの2種類を装備。用途にあわせて簡単に試験の条件が設定できます。波形チェック端子を標準装備:お手持ちのオシロスコープとBNCケーブルで出力波形のチェックができます。重畳回路での漏えい電流、およびバックサージによる電源側の保護に必要な絶縁トランスをご用意しています。従来の試験実施前の始業前点検では、高価な高電圧プローブ2個と差動測定が可能なオシロスコープを用いて出力波形の確認をしていましたが、LSS-6330では試験器本体に専用のケーブルを接続するだけで出力の有無を確認(プリチェック)できますので、始業前の点検が楽になりました。写真は開発中のものです。試験時の電源ケーブルの接続ミスを防ぐため、一目で接続先が判るフロントパネルを採用しました。あわせて接続を簡単にするコンセントボックス(オプション)も採用しました。試験者の安全を考慮した機能をハード・ソフトの両方に搭載。機器の接続には安全性を考慮したセイフティソケットを採用し、非常停止スイッチやインターロック設定機能を装備しています。オプションの防護柵や防護箱を使用することで、より安全な試験が実施できます。「試験時の出力波形を確認したい」というご要望にお応えしてモニター端子を搭載しました。試験時にEUTに印加された波形をオシロスコープを用いて確認することができます。オシロスコープを用いなくてもモニタ画面上で簡易的に印加時の電圧・電流値が確認できます。試験条件の設定や試験結果の保存、試験履歴の記録、レポート作成などにご利用いただけます。※ソフトウェアはホームページよりダウンロードいただけます。警告灯が接続できるコネクタを装備。/約135kg(発生部重量は除く)※本試験器は、別途絶縁トランスが必要です。IEC規格で要求されるのコンビネーション波形では確認できないレベルの誘導雷による絶縁耐力を確認することができます。Ed.3規格準拠試験器。41.2規格に定められた1.2/50μsコンビネーション波形を発生することができます。検索オプション無料贈呈中この冊子は、EMCの黎明期から日本及び世界のEMCの発展にご尽力頂いた方々の後世に伝えるメッセージとしてご厚意によりご執筆頂いたものです。ご一読いただければ幸いです。NoiseLaboratoryCo.,Ltd.。