フロントパネルのスイッチとANDします。古いですが、銅はきれいで磨かなくても問題なくハンダがのりました(笑)。黒で塗装したフローモニタを元に戻して、フロントパネルにLEDを2個追加しました。FLOWがコンパレータの出力、ENAがHC123の出力です。油拡散ポンプは粗引きの最高圧力が決まっているので真空計のセットポイントのリレー出力もヒータの駆動条件に加えた方が良いかもしれません。5月6日ベルジャー内で電子を発射する準備の続きです。電子検出器(窓無しPINフォトダイオード)で実験を行いますが、双方とも光に非常に敏感です(当たり前ですが〜)。ベルジャーに被せる遮光BOXを作製します。L字サッシを黒でペイントし、黒のプラダンを接続してBOXを作ります。続いて天井も付けて全体が完成しました。L字サッシとブラダンの間は黒のバスコークでシールしてタイラップで固定してあるだけなので、まだ光が漏れています(笑)。ベルジャーを遮光しても下に付いている、イオンケージがガラス製のため、ここも遮光する必要があります。5月9日ラック内に高圧発生部を入れました。粗引き用の熱電対真空計のセットポイントリレー(約10Pa以下)から油拡散ポンプのヒータ用の制御信号を接続しました。LEDを追加してROUのラベルを貼ります。これでヒータがONになる条件は粗引きの圧力が10Pa以下&冷却水が流れている&VPスイッチがONになっているという条件になりました。高圧発生部の電圧をパネル電圧計で測れるようにオークションで購入しておいた1GΩの分割抵抗を接続してパネル電圧計に接続してみます。因みに、この電圧計の入力抵抗は1MΩです。スライダックが100Vの時、9.45KVになっています。日置の高圧プローブ+テスタでは8.82KVです。1G/1MΩで分圧して、入力抵抗10MΩの電圧計で測定すると大体合うはずなので、外に10MΩを外付けして再度、確認しました。遮光BOXのタイラップの穴を黒のバスコークで埋めました。ジャンクの高圧電源から取り外した電流計は大きすぎて19インチラックのパネルに取り付けできなかったので、別のアルミケースに入れました。フルスケールが少し低く、500uA位がちょうどいいです。分流抵抗を追加すれば簡単に電流を増やせますが、2倍とかの場合にはメータの数字を書き直す必要があります。ベルジャーベースに電子銃/偏向部を固定するステーを取り付けます。ホルダを載せてポンチでマークして〜5mmの穴を開けて、タップで6mmネジを切り、長ネジを固定します。ステーの間に置いてあるのは分解した3インチのオシロのCRTの蛍光面です。中心からずれているのは2次電子検出器用のスペースが右側に取ってあるからです。ステーにホルダを2枚、仮止めしてみました。分解したオシロのCRTの加速/偏向部を使ってベルジャー内で電子を飛ばしてみます。オークションで購入してあったオシロで電子銃部を駆動します。駆動に必要な信号をCRTのソケットから伸ばします。5月17日フィードスルーを1本追加して全部で7本作りました。ビームの加速は5本で良かったので、1本追加すると、X、Yどちらか偏向できます。取り付け穴も1個追加しました。前日に仮止めした電子銃ですが、気が付いたら、ガラス部が割れていました(泣)。ホルダの締め過ぎと思われます。ガラスを切って分解しているので余分な力には弱いです。予備の電子銃に交換しました。これは外径が少し細いので、薄いアルミ板をホルダとの間に挟んで、軽く締め付けました。フードスルーからポリウレタン線を伸ばしてソケット部に半田付けしました。本来、真空中での半田の使用はあまり良くないです。カシメの方が良いです。ソケット部がすでに半田付けなので、まあ良いでしょう。ベルジャー内を本引き後、オシロの電源を入れます。ヒータの点灯が確認できます。電子は蛍光面に届いていないようで、発光しません。XかYを偏向しても3インチ内に入らないです。分解していないCRTを使って確認します。オシロで使われているCRTと型番が異なるので、フォーカスが合わないことは予想していたのですが、偏向しなければビームが中心に来ると思っていましたが、どうも違うみたいです。この日は時間切れで終了。次回、偏向をもう1つ追加してX、Y双方偏向できるようにして再テストします。偏向をXとY両方接続し、分解していないCRTで確認。オシロのボリュームで中央に調整できます。以前に作っていた遮光BOXの続きです。BOXが嵌るようにスポンジゴムで溝を作り遮光します。フォーカスは無視して蛍光面を上げて、再確認しましたがスポットは発光せず。夜になって周囲が暗くなってから再度確認、微かに発光していることが確認できます。シャッタスピード4秒です。X、Yともオシロの調整ボリュームで動きます。