ジャンクで目指す走査型電子顕微鏡ジャンクで目指す走査型電子顕微鏡のページその11:予備実験と装置の製作2015年5月2日リアパネルのSSRに端子台を介して制御信号を配線します。パネル電圧計にOO6P電池を接続し、小数点表示を設定しました。フロントパネルのスイッチで油回転ポンプ、油拡散ポンプのON/OFFができるように配線を追加します。高圧電源以外の電気系がほぼ完成したので動作確認をします。SSRで油回転ポンプのモータと油拡散ポンプのヒータを駆動して45分くらい本引きしました。次はフィラメント電源の動作確認です。3.5Vでベルジャー内のタングステンフィラメントに通電し、正常に動作することを確認します。分解したオシロのCRTの加速/偏向部を使って電子を発射する準備です。加速/偏向部のホルダを作製します。Qcadで図面を書いて、CNCフライスで4mmのアルミパネルから切り出します。