精密内面研削盤の製造・販売を行なっております。お気軽にご連絡下さい。精密定盤(B・S形)精密測定器の内で精密定盤は材料の処理方法と経験と理論により考えられた構造をもつことが必要です。B7513-1992に質量、高さ、精度が規定されております。4,500備考:対角線の長さ100mmを次の値で計算しμm未満の値は丸めたものである。195※ダイヤルケージは附属せず。その他特殊仕様として主柱ネジ調整式も製作しております。二つの平面が正しく直角に仕上げられており外側使用面が広く精度が高いので、比較測定および精度検査等に使用されます。本器は、六面が平行かつ直角であり各面の寸法公差が規定されておりますので測定、罫書の基準台として用いられております。B7510-1972に規格され今迄2ヶ1組で用いられたVブロックを1ヶで使用出来る様に構造が変更になりました。大きさの異なった90°のVミゾ3ヶを持った形をA形と言う、JIS形Vブロックは鋳鉄製と鋼製(SK3)の2種類です。A形とB形は鋳鉄製(FC20)です。硬製Vブロックは鋼製(SK3)で、焼入硬さはHRC58以上です。(40+L/50)μmA形は両端20mmを残して目盛られます。B形は左側端を基準として目盛られます。150※其の他の寸法も製作しております。研削盤等で砥石を使う機械に於て砥石のバランスが製品の精度に重要な影響を及ぼします。本機は3.0g以上の偏荷重の調整が可能です。Centers本機器類は工作物の真円度及び偏心の振れや曲り等をダイヤルゲージを用いて検査、測定に使用します。剛性、経年変化による狂いの生じないよう工夫改良されております。20※但しテストバー及びダイヤルケージは附属せず。10※但しテストバー及びダイヤルケージ、ダイヤルスタンドは附属せず。±6※特殊加工物、リーマー、ドリル、内歯車等の特殊仕様についても御相談下さい。※テストバーは附属せず。センター付定盤は被測定物の支持方法が水平であります。本器は被測定物の自重タワミが測定に影響しないよう垂直支持方式となっております。Center※但しテストバー、円筒スコヤー、ダイヤルケージは附属せず。本器は偏心検査器の改良形で歯車の歯溝の振れ、ピッチ及びバーの偏心、曲り等を正確迅速に測定出来ます。縦形偏心検査器の併用で、被測定物によって、水平、垂直に支持方法を変えて正しい測定が出来ます。B7526-1962に標準化されました。弊社は多年の経験と理論により長片と短片の結合に独自の方式を考案し経年変化の防止対策と剛性を高め精度保持上の品質管理を十分行っておりますので正しい測定が出来ます。直角定規は種類、等級、用途によって区分されております。B7514で長方形断面、I形断面の二種類が標準化されました。直定規は罫書、摺合せ及び平面度、真直度の検査測定に用いられております。直定規は自重によるタワミが大きいので剛性を考えた断面形状寸法の選定と測定方法は最少タワミ点支持方式が望ましい。G4401(炭素工具鋼)を十分シーズニングを行ない焼入しないものはHv170°C以上、焼入したものではHv490°C~Hv620°Cの硬さが規定されております。22(注)直定規の全長は有効長さ+40mmとす。B7510に整合されました。弊社製作の水準器は、永年に渉り品質の向上に研究改良を加えてありますので、正しい測定値を得ることが出来ます。水準器の感度とは、気ほう管の気ほうを1目盛偏位させるのに必要な傾斜をいいます。この傾斜は、底辺1mに対する高さまたは角度秒で表わします。水準器を使用する場合には、主気ほう管の気ほうが左基準線と右基準線の内にあるかを確認してから、予め芯出しされている定盤上にて気ほうが中心にあるかどうかを確かめます。中心に気ほうが位置していない時は附属品の調節棒にて気ほうが中心にあるよう調節をして下さい。0.02mm/m0.05mm/m其の他水準器(丸型レベル、ポケットレベル等、特殊仕様)も製作しております。主気ほう管の目盛誤差を検査するために本器は不可欠のもので取扱は至極簡便で安心して使用できます。G5501)を使用し、機械加工後十分なるシーズニングを施し、経年変化による精度上のクルイを防いであります。本体は調節ネジ付の三点支持にて安定させ測定面はキサゲ仕上げを行ってあります。支軸は総焼入のピンを特殊な設計にて一点にて支え、測定面のタワミ調整装置は厳密な計算によりいつも同一状態で使用出来るようになっております。気ほう管には気ほうの長さが調整できるように気ほう室を設けることが望ましい。主気ほう管の指示誤差は、水準器検査器にて求めます。