1辺の幅70mm未満で基礎にも置ける。・高さ60mmで地墨が見やすい。・10mmの幅で水平高さ調整が可能。・取外しができるので、三脚(TR300S/TR500S)やLH73など目的に合わせて選択できる。New製品コード:BC5寸法:62×68×H16mm材質:アルミニウム(アルマイト処理)ラインボーイ、ラインボーイ2、ラインボーイ3の回転台に固定すると、本体を微動送りすることができます。これにより垂直線を床地墨や柱、扉、窓、壁、フレーム枠などへの位置合わせが簡単になります。微動調整ネジは左右1.5mm動きます。垂直線の場合、ネジを幅1mm送ると1m先で約29mm、5m先では約149mm移動します。微動調整台を取り付けた状態で、調整脚【TR60S】LBハンガー【LH73】ミニ三脚【TR300S】エレベータ三脚【TR500S】に取り付けが可能です。製品コード:PTR40赤色レーザー専用目盛。曲げ部にマグネットゴム付き入り数:2枚1組1、レーザー光線が見やすく線幅の中心を正確に読み取ることができます。2、直角L型のため、正確に計測できます。曲げ部には鉄骨用にマグネット、木造用にビス穴があり固定することができます。4、2枚使いで水平レベル、建ちの倒れなど計測することができます。ベルトコンベヤーなど2枚~配置し、ラインボーイ2、ラインボーイ3の水平ラインを照射すると目盛の誤差を見ながら水平調整を行うことができます。めターゲット(~10m程度)※視認距離は外部環境により変わります。寸法:80×100mm材質:樹脂、背面にマグネットゴム付き1、離れていてもレーザー光線が当たるとピカッと光って一人での位置がスピーディにおこなえます。2、ピカいち黒の背面にはマグネットが付いていますので、磁性体に直接貼り付けることができます。3、付属のL型スタンドをつけると自立します。横方向(中心は40mm)、縦方向(中心は50mm)など自由に向きを変えて使用することができます。寸法:50×98×H115mm材質:ステンレス、背面にキャップマグネット付き1、ラインボーイ2、ラインボーイ3を止めネジ(5/8貫通式)で固定します。本体は360度回転できます。2、強力キャップマグネットで鉄骨など磁性体への固定が可能で、木造用のビス穴もあります。3、床置きから高所、天井など任意の高さに本体を固定し基準水平線を照射することができます。高所では脚立や三脚が不要で安全に作業を行うことができます。4、トイレ、浴室など脚立、三脚の脚を広げることのできない狭い場所でも本体を任意の高さで固定、回転させることができます。材質:アルミニウム(アルマイト処理)1、ラインボーイ3の標準付属品です2、ラインボーイ、ラインボーイ2にも取付が可能です。材質:アルミニウム(アルマイト処理)標準付属品:肩ひも付き布ケース1、高さ30cm~50cm程度の水平線調整が簡単におこなえます。2、脚は3段調整が可能ですので階段ぎわや段差の大きい場所でも使用できます。3、軽量で持ち運びが苦になりません。4、カメラ三脚専用メーカーとの共同開発品ですのでしっかりした作りです。5、折りたたむとセット収納ケースに収まります。材質:アルミニウム(アルマイト処理)標準付属品:肩ひも付き布ケース1、1000mm水平基準墨など標準サイズの三脚です。2、ハンドルで高さ調整ができます。3、カメラ三脚専用メーカーとの共同開発品でしっかりした作りです。▲上に戻るセット収納ケース製品コード:SC07ラインボーイ、ラインボーイ2、ラインボーイ3と付属品専用収納ケース寸法:340×275×83mm材質:ポリプロピレン1、本体と付属品が入ります。※エレベータ三脚【TR500S】は収納できません。※写真は収納例で付属品は含まれません。2、保管や管理がしやすく軽量丈夫なPP素材ですので車、電車での移動、持ち運びにも便利です。3、B4サイズで場所をとりません。26mm重量:75g(電池含む)受光距離:1.7m~25m検出精度:15m以内±0.5mm、15m以上±1.0mm電源:リチウム電池CR123A10分後に自動電源OFF動作温度:0°C~+40°Cレーザー光線はJIS規格にて出力が規制されており、屋外では太陽光の強い光に負けてしまいます。室内でもは距離が離れると減衰し読み取りが難しくなります。またれーザー光線は5mで1.5mm幅に焦点が固定されていますので10mでは約3mm、距離が延びると更にライン幅はふとく広がります。このような環境下でも受光器ピカットボーイは正確に中央位置を検出し、音とLEDでお知らせします。ラインボーイシリーズと同様に小型軽量が特長で本体と一緒に専用ポーチに収納(ポーチはラインボーイの標準付属品です)することができます。寸法:27.5×40×98mm材質:ステンレス、曲げ部にキャップマグネット付き1、受光器ピカットボーイを取付け、曲げ部で磁性体に固定できます。ビス穴で木材にも固定できます。2、取付た面(基準面)からピカットボーイ中心検出位置までは73mmです。製品コード:QH50寸法:124×35×50mm材質:ステンレス測量用スタッフやバカボーなどに取付が可能です。ゴム●防塵防水構造IP54※製品については絶えず研究改良が加えられておりますので、仕様、外観など変更になる場合がございます。3階レーザー墨出し器のことならお気軽にお問合せ下さい。