設定により自動/手動モードの切り替えができます。自動モードから手動モードに切替えた時または手動モードから自動モードに切替えた時,バランスレスバンプレス機能が働き出力操作量の急変を防ぎます。電源投入時は,電源断時のモードになります。1つのプロセスを制御するために,入力を2系統(CH1をマスター(1次側デジタル調節計モジュール),CH0をスレーブ(2次側デジタル調節計モジュール))として,より高度な制御を行います。加熱・冷却制御は、制御対象の温度制御が加熱動作のみでは制御が難しい場合に冷却動作と組み合わせて行う制御です。入力CH1の入力値がCH0制御の目標値(SP)となります。外部設定入力バイアス値が0でない場合,入力CH1の入力値に外部設定入力バイアス値を加算した値がCH0制御の目標値(SP)となります。入力種別としては,外部設定入力選択で下表のDCレンジを選択します。1秒間に変化する出力操作量を設定します。プログラム制御は,時間の経過に伴って変化する目標値(SP)に測定値(PV)を追従させるように調節動作を行う制御です。目標値(SP)と時間はステップ毎に設定でき,最大10ステップ分の制御を連続して行います。1パターン、10ステップのプログラムを行うことができます。プログラム制御実行中,現在実行中のステップの進行を一時停止させる機能です。値(SP)で定値制御を行います。プログラム制御実行中,現在実行中のステップを中断し,次のステップの先頭に移行させる機能です。プログラム制御実行中,現在実行中のステップの進行を逆戻りさせる機能です。プログラム制御実行中,ステップ終了時に測定値(PV)と目標値(SP)の偏差がウエイト設定値内に入っていない場合,次のステップに進まず,測定値(PV)と目標値(SP)の偏差がウェイト設定値内に入るまで次のステップに移行しない機能です。プログラム制御終了時,ステップ0からリピート回数分,プログラム制御を繰り返し実行する機能です。制御したい箇所にセンサを設置できない場合,センサが測定した温度と制御箇所の温度とが異なることがあります。複数の2chデジタル調節計モジュールを用いて制御する場合,センサの精度あるいは負荷容量のばらつき等で同一の目標値(SP)でも測定温度が一致しないことがあります。このような時にセンサが測定した温度を補正して,2chデジタル調節計モジュールの測定値(PV)を希望する温度に合わせることができます。PV補正後の測定値(PV)は,制御範囲内で有効です。PV補正後の測定値(PV)は下記の計算式より算出できます。測定値(PV)の一時遅れ演算を行い,測定値(PV)の変動が激しいプロセス(圧力,流量等)の測定値(PV)を安定させる機能です。ヒータ電流をカレントトランス(CT)(別売品)で監視し,ヒータ断線を検出します。出力種別が電流出力の場合,ヒータ断線警報は無効となります。フック引き出し時の寸法は,8.5mmになります。