PM1406PM1406は食品や飲料水、加工品などの放射線量を測定するためのコンパクトな測定器です。固体だけでなく、粉末状、液状のものでも検査できます。PM1406を使えば、家庭や小規模店、レストランやコーヒーショップなどでも手軽に食品の放射線量が測定できます。PM1406は、専門家向けの高度な機能と一般向けの機器の使いやすさと低価格を兼ね備えた測定器です。PM1406は食品や飲料水、加工品などの放射線量を測定するためのコンパクトな測定器です。固体だけでなく、粉末状、液状のものでも検査できます。PM1406を使えば、家庭や小規模店、レストランやコーヒーショップなどでも手軽に食品の放射線量が測定できます。PM1406は、専門家向けの高度な機能と一般向けの機器の使いやすさと低価格を兼ね備えた測定器です。PM1406は、食品中の放射能を測定する高感度な測定器です。CsI(Tl)シンチレーション検出器を搭載しています。測定器には、食材を入れるためのマリネリ容器が3個ついています。500mlのマリネリ容器に食材を入れて、測定器にセットします。特別な形の容器になっており、容器の中央部に検出器が配置される形です。そのためより精度の高い放射能測定ができます。測定は、すべてパソコンで行います。測定器は、USBでパソコンに接続します。付属の専用ソフトウェアを使用することで、検出器の操作、機器の設定、測定結果の表示と保存が可能です。操作しやすいインターフェースになっており、放射線やコンピューターの知識を持っていない方でも簡単に操作ができるようになっています。プログラムを使えば、食品中の放射性物質の値が規制値とどれぐらい違うのか、食品がどの程度放射性物質に汚染されているのかを、パソコン画面で見ることができます。測定結果を元に、食品が安全なのかを判断することができます。食品の放射線量は自動的に測定・分析され、各国で設定された食品基準値と比較できます。設定を変更すれば、他の国の食品基準値を設定することもできます。国の基準値が変更された場合は、当社のサイトでプログラムの更新できます。製品は、とても便利にできています。測定する食品項目は、より簡単に選べるようになっています。測定記録を保存でき、画面の言語も変更できます。測定単位を変更することもでき、お客様の要求に応える製品になっています。専用プログラムを使えば、過去のデータを閲覧したり、比較したりすることができます。パソコンでインターネットに接続すると、自動的にプログラムの更新が行われます。放射性物質の規制値も自動的に更新されます。食品中の放射線量が多い場合、数分で測定できます。放射線量が少なければ少ないほど測定に時間がかかります。検出器とマリネリ容器が入る鉛容器を使用することもできます。鉛容器を使えば、機器を設置した周辺のガンマ線の影響を減らし、機器の感度を上げ、測定のスピードを上げることができます。鉛容器を使用した場合の検出限界値は10ベクレル/kgです。測定器は外部からの衝撃に強く丈夫な構造に作られています。食材を入れる容器は出し入れが簡単で、食器洗い機でも洗うことができます。専用のプラスチックケースに入れればコンパクトに収納できます。マリネリ容器は、オプションとして追加で購入することができます。