酸化力で微生物の細胞外殻を短時間に破壊。エスパル専用の消毒液です。二酸化塩素ガスが遊離状態で溶け込んだ水溶液です。高水準消毒剤(医薬品)ではありません。エスパル専用消毒液として薬事認証を取得しております。高水準消毒剤と同等の消毒効果があります。(酸素系無機酸化剤)微生物を構成するたんぱくそのものを分解し、全ての微生物(細菌・ウイルス)を破壊します。結核性抗酸菌に対しても次亜塩素酸ナトリウムやグルタルアルデヒドより高い殺菌効果があります。藻やバイオフィルムにも効果があります。芽胞菌にも効果があります。微生物の中で、最も殺菌しにくいのが芽胞菌です。※ともにエスパルを使用せず浸漬のみで行った検証結果です。常温の場合の使用期限の目安は、開封未開封かかわらず製造日より約1ヶ月です。使い切るまでに1ヶ月以上かかる場合は、その日の使用後にキャップをしっかり締めて冷蔵庫に保管してください。その場合の使用期限の目安は約2ヶ月~4ヶ月です。上記使用期限はあくまで目安です。紫外線と温度の影響を受けて徐々に自然劣化しますので、保管状況により変動します。濃度確認の際はパックテストClO2をご使用ください。セクリンは毒劇物ではありませんが独特の刺激臭がありますので、セクリン原液容器の口近くで直接臭いをかぐことはやめてください。通常使用でも臭いが気になる場合は活性炭入りのマスクをご使用ください。独特の臭いによりむせる場合がありますが、数十分~数時間でもとに戻りますのでご安心ください。原液が直接皮膚に付着した場合はすぐに流水下で洗い流してください。原液が目に入った場合はすぐに多量の水で洗い流して下さい。飲み物ではありません。口に入れないようにしてください。原液を飲み込んでしまったり、上記の処置後に異常があった場合はすぐに医師の診断を受けてください。ESPAL(エスパル)にて内視鏡の消毒に使用します。内視鏡の消毒に使用する際の濃度は30ppmです(原液は600ppmです)。希釈液を作る際は水道水で20倍に希釈してください(セクリン50mlに対し水1l)水道水に配管内の鉄さび等の異物が見られる場合は給水フィルターにて取り除いてから使用するか、精製水を使用してください。水道水が硬水の場合は使用できません。軟水装置を通してから使用してください。内視鏡のボタン等の浸漬消毒に使用する場合、セクリン希釈液への浸漬時間は3分~5分です。600ppm塩化ナトリウム600ppm規格セクリンP31リットルボトル×3本セクリンP51リットルボトル×5本セクリンES5リットルセクリンEL10リットルパックテストClO2安定した消毒効果のためのセクリン原液専用濃度チェックキットESPAL専用消毒液セクリンの二酸化塩素濃度をチェックするためのテストキットです。セクリン原液でのみご使用ください。原液の規定濃度は600ppmです。セクリン原液で行ってください。セクリン希釈液で行うと誤差が大きくなります。(セクリン取り扱いの注意事項につきましては、製品情報セクリン/セクリンPをご参照ください。)セクリン原液の温度は15°C~40°Cで行ってください。温度が低いと発色に時間がかかり正しい判定ができなくなります。セクリン原液と試薬の反応時間は10秒です。10秒直後より過ぎますと発色が強くなり正しい判定ができなくなりますので、必ず10秒直後の色で判定してください。判定は昼光で行ってください。直射日光や一部の蛍光灯、水銀灯では判定が困難になることがあります。乾冷暗所に保管し、ラミネート包装を開けた後はなるべく早くご使用ください。ポリチューブの中身は出さないようにしてください。内容物が直接皮膚に付着した場合はすぐに流水下で洗い流してください。内容物が目に入った場合はすぐに多量の水で洗い流して下さい。食べ物ではありません。口に入れないようにしてください。内容物を飲み込んでしまったり、上記の処置後に異常があった場合はすぐに医師の診断を受けてください。毒劇物取締法」には該当しません。使用法テストチューブに差し込んである黄色い糸を抜いてください。穴を上にして指でチューブの下半分を強くつまみ、中の空気を押し出してください。そのままの状態で穴を下にしセクリン原液の中に入れ、つまんだ指をゆるめてください。スポイトの要領でセクリン原液がテストチューブ内に吸い込まれます。テストチューブの半分くらいまで入ったらセクリン原液から出してください。かるく5~6回振りまぜると中の試薬と反応し色が変わります。10秒直後にカラーシートに乗せ、色を見比べてください。セクリン原液の規定濃度は600ppmです。600と書かれた色と見比べ、同じまたはそれ以上に濃い場合は使用可能です。600の色より薄い場合はセクリンのご使用をやめてください。無発泡でぬめりが少なくすすぎが簡単。汚れを短時間に分解除去します。内視鏡やその他器具類のたんぱく除去におすすめです。希釈液のPHは11.5~11.7です。漬け置きなど器具類を長時間いれておかないようご注意下さい。器具の材質に影響を与える場合があります。対象物に原液が直接触れないようにしてください。幼児の手の届く所に置かないで下さい。用途以外に使用しないで下さい。目に入った場合はただちに流水で15分以上洗い眼科医の診断を受けて下さい。皮膚に触れた場合はただちに石鹸で十分洗い流水で洗い流して下さい。飲み込んだ場合は牛乳又は水を飲み無理に吐出さず医師の診断を受けて下さい。エスパルに内視鏡をセットした後、シャワーボックス内の隅に5ml以上10ml未満(目盛1つ=10ml)を入れて下さい。水またはぬるま湯(20~42°C)1リットルに対し5ml以上10ml未満(目盛1つ=10ml)を入れて下さい。Eウォッシュ溶液に内視鏡またはその他器具類を入れ、約3分間浸漬して下さい。流水ですすいで下さい。微細な酵素の泡とアルカリ成分で高い洗浄効果を発揮。酵素洗剤のように温度の影響を受けず常に高い洗浄能力を発揮します。低発泡でぬめりが少なく汚れを浮き上がらせる働きがあるので洗浄やすすぎ洗いが容易です。濃縮粉末なので200倍にうすめて使用。希釈液のPHは11.0以下の弱アルカリです。長時間浸漬は表面のツヤがなくなる場合があります。サンゴ、オパール、真珠等の宝石類は外して作業してください。その他高級品を洗浄する際はあらかじめ目立たない場所でお試しの上使用してください。洗浄後は流水下で5秒以上すすいでください。天然成分を主成分としているためごくまれに異物状の混入が見られる場合がありますがご了承ください。湿気によりハイ・クリーン粉末が固まった場合はほぐして使用してください。高温、直射日光を避けて保管してください。保管の際は内蓋をしっかり閉めてください。使用後は手をよくすすぎ、ハンドクリーム等で皮膚の乾燥をふせいでください。ハイ・クリーン粉末および希釈液が目に入った場合はすぐに多量の水で洗い流して下さい。食べ物ではありません。口に入れないようにしてください。誤って飲み込んでしまったり、上記の処置後に異常があった場合はすぐに医師の診断を受けてください。毒劇物取締法」には該当しません。水またはぬるま湯1リットルに対し付属スプーン1杯(5g)のハイ・クリーンを溶かし、よく撹拌してください。ぬるま湯の方が早く溶けます。上記要領で作った希釈液をスプレーボトルに入れ、対象物に噴霧してください。3分ほど経過すると汚れが浮き上がり流れ落ち始めますので、流水下で5秒以上すすいでください。汚れがひどい場合は容器に希釈液を入れ、5分ほど浸漬してください。内視鏡の洗浄の場合は、やわらかく清潔なガーゼ等に希釈液をたっぷり含ませ、ゆっくりしごき洗いしてください。内視鏡表面を傷付けないようやさしく行うよう注意してください。その他、内視鏡トロリーのそばに準備し、使用直後の内視鏡チャンネル内の吸引洗浄にもご使用いただけます。大切な内視鏡を壁やユニットに掛けた状態で保管できます。繊細な軟性部やレンズをパイプ内に入れて保護でき、操作部や光源ソケット等を掛けた際の落下防止のためにストッパーがついていますので安心です。ESPAL-C(※販売一時停止)の側面に設置することができます。規格Eホルダー(標準タイプ)¥50,000(税別)有効長300mmスコープに対応Eホルダー(ロングタイプ)¥55,000(税別)有効長700mmスコープに対応Eホルダー(浸漬タイプ)¥58,000(税別)薬液などに浸漬することができます。有効長300mmスコープに対応セット内容(3種共通)本体(マグネット2個標準装備)、壁取付用ビス、ユニット等取付用インシュロックオプションマグネット¥1,000(税別)標準で2個装備していますが、プラス2個まで追加取付可能です。壁取付用ガイドレール¥10,000(税別)壁にビス留め、又はユニット等に掛けて固定することができます。Eホルダー本体を容易に壁から外すことができ、Eホルダー本体を清掃する際など大変便利です。