あらゆる施設で十分な感染予防が実現できるよう開発したのがESPALです。内視鏡洗浄消毒器です。有効軟性部をまっすぐ伸ばした状態で効率よく短時間に洗浄消毒します。鉗子付ファイバーのチャンネル内も同時に洗浄消毒することができます。セクリンの成分は二酸化塩素であり、二酸化塩素ガスが遊離状態で溶け込んだ水溶液です。二酸化塩素ガスは国際的にも日本薬局方でも滅菌ガスとして認められています。チャンネル内を液体波動洗浄(特許)により強力に洗浄チャンネル細管内の液を前後に激しく移動させることにより陽圧・陰圧を発生し、管内壁面全体に剥離作用を与え効果的に洗浄します。二酸化塩素が微細な部分にまで行きわたることにより効果的に消毒します。筒状の洗浄槽に有効軟性部をまっすぐ伸ばした状態でセット。重なる部分がなく、効率的に洗浄できます。二酸化塩素の効果を最大限に発揮する設計により、予備洗浄からすすぎまでの全行程6分という短時間洗浄消毒を実現しました。専用消毒液セクリンの成分である二酸化塩素は、飲用上水道に2ppmの残留が認められるほど安全性が高く、排液にも特別な処理を必要としません。残留もほとんどなく、人体へ障害を与えた事例もございませんので安心してご使用いただけます。ESPALでは、すすぎ行程を2回行うことにより二酸化塩素の残留をゼロにしております。単回使用でありながら低コスト二酸化塩素は単回使用のため、1回使用ごとに排液されます。伸ばし細い筒内で洗浄。この構造が必要最低限の節水効果を実現しました。必要水量は1回使用あたり約5リットルです。用手による一次洗浄を行った内視鏡をESPALの洗浄槽に挿入します。チャンネル洗浄アダプターを取り付け(観察用の場合は必要ありません)、アルカリ洗剤Eウォッシュ(たんぱく除去用・無発泡性)を定量注入し、フタを閉めたらスタート。洗浄消毒を開始、6分後には全行程が終わり使用可能となります。水道水の汚れが有る場合、プレフィルターが別途必要です。