用途に合わせ,下記のような組み合わせが可能。制御盤の小型化に貢献します。光学センサ検知により照度を測定し,表示器の輝度を調整する機能です。設定した時間何も操作しなかった場合,表示器を消灯する機能です。表示器選択で,PV,SV,消灯をキー操作で選択できます。各チャンネル個別に熱電対,測温抵抗体,直流電流,直流電圧の中からキー操作で選択できます。RD-400)にも対応しています。各チャンネル個別にリレー接点,無接点電圧または直流電流出力の中から指定できます。250msの中からキー操作で選択できます。制御対象に合わせ最適なサンプリングを選択することで,高精度な制御を行えます。コンソールソフトにブロック機能搭載コンソールソフトにブロック機能を搭載しました。各チャンネル毎の入力ブロック,制御ブロック,出力ブロックを自由に組み替えが可能です。外部設定入力(リモート)仕様[入力2]側で外部入力を受け,[入力2ブロック]出力を[制御1ブロック]の設定値として制御演算を行い,[出力1ブロック]から[出力1]に出力カスケード制御仕様CH2がマスター(1次調節計),CH1がスレーブ(2次調節計)となる。コンソールソフトまたはキー操作により,PV,SV,MVを選択し,[出力2ブロック]から[出力2]に出力その他の機能その他,下記の機能があります。警報動作(9種類と動作無し)の中から選択できます。CH2入力でタイマ仕様を選択した場合,CH2制御出力はリレー接点(タイマ仕様)になります。伝送出力仕様でご使用になる場合,CH2制御出力は直流電流を指定してください。熱電対(10種類),測温抵抗体(2種類),直流電流(2種類),直流電圧(4種類)の中から選択できます。赤外線熱電対RD-300シリーズ,RD-401(8種類)の中から選択できます。AC/DCの場合,入力記号の後に[1]を記述しています。ヒータ断線警報は,直流電流出力形には付加できません。CH2入力が,ポテンショまたはタイマ使用の場合は付加できません。[AW]は,同時に付加できません。(別売品)の外付けが必要です。電源投入時は,その時のPVからSVまで制御する。キー操作により自動/手動制御の切替ができる。自動制御から手動制御に切替えた時または手動制御から自動制御に切替えた時,バランスレスバンプレス機能が働き操作量の急変を防ぐ。手動制御に切替えると表示器にマニュアル操作量設定値を表示する。(CHx表示器点滅)電源投入時は,電源断時の動作になる。・制御タイマCH1入力が制御タイマ開始温度設定を超えるとタイマがスタートし,制御タイマ設定時間経過後に制御(電流出力時は出力下限リミット)及び警報動作を停止する。・ディレイタイマ機能DI入力がON(閉)するとタイマがスタートとし,ONディレイタイマ設定時間経過後にタイマ出力をON,OFFディレイタイマ設定時間経過後にタイマ出力をOFFする。1つのプロセスを制御するのに,入力を2系統[CH2をマスター(1次調節計),CH1をスレーブ(2次調節計)]として,より高度な制御を行う。マスター(CH2)のSVとPVから求めたCH2の出力操作量(MV)を,スレーブ(CH1)のSVとして制御演算を行い,CH1制御出力から出力する。となり,CH1を加熱出力(OUT1),CH2を冷却出力(OUT2)として制御を行う。OUT1比例帯の0.0〜10.0倍(0.0に設定するとON/OFF制御になる。OUT1動作の設定値と同じ。OUT1動作の設定値と同じ。OUT1動作の設定値と同じ。外部アナログ信号をSVとする。SVにリモートバイアス値を加算した値をSVとする。設定信号はコンソールソフトで任意のDCレンジを指定する。PV、SV、MVの何れかを入力サンプリング毎にアナログ量に変換し電流で出力する。伝送出力仕様でご使用になる場合,CH2制御出力は直流電流を指定してください。CH1とCH2の温度差をCH1の制御入力値としてCH1で制御する。CH2PV)入力の種類,スケーリング,PVフィルタ等の設定値はCH1,CH2個別に設定可能とする。CH間のレンジが異なる場合は基準となるCHに依存した表示,差分となる。CH1とCH2の加算値をCH1の制御入力値としてCH1で制御する。CH2PV)入力の種類,スケーリング,PVフィルタ等の設定値はCH1,CH2個別に設定可能とする。CH間のレンジが異なる場合は基準となるCHに依存した表示,加算となる。CH2とCH1の温度差をCH2の制御入力値としてCH2で制御する。CH1PV)入力の種類,スケーリング,PVフィルタ等の設定値はCH1,CH2個別に設定可能とする。CH間のレンジが異なる場合は基準となるCHに依存した表示,差分となる。CH1とCH2の加算値をCH2の制御入力値としてCH2で制御する。CH2PV)入力の種類,スケーリング,PVフィルタ等の設定値はCH1,CH2個別に設定可能とする。CH間のレンジが異なる場合は基準となるCHに依存した表示,加算となる。バーンアウト,コンソール通信,ブロック機能,停電対策,自己診断,ウォームアップ表示,表示消灯機能,自動調光機能オプション機能ヒータ断線警報(センサ断線警報含む)ヒータ電流をカレントトランス(CT)で監視し,ヒータ断線を検出する。この機能は直流電流出力形には付加できない。単相20A,三相20A,単相100A,三相100Aの何れかを選択。0.0〜20.0A(20A選択時。0.0に設定すると動作しない。)0.0〜100.0A(100A選択時。0.0に設定すると動作しない。オープンコレクタ出力2点+状態フラグ4点を付加する。シリアル通信負荷時,状態フラグにより4点(各チャンネル)読み取り。直流電流出力形には付加できない。単相20A[AW(20A)],単相100A[AW(100A)]の何れかを選択。0.0〜20.0A[AW(20A)選択時。0.0に設定すると作動しない。]0.0〜100.0A[AW(100A)選択時。0.0に設定すると作動しない。シリアル通信負荷時,状態フラグにより4点(各チャンネル)読み取り。外部コンピュータから次の操作を行う。SV、PID、各種設定値の読み取り及び設定。PV、動作状態の読み取り。機能の変更コンソール通信と同時に使用できない。AO)を付加した場合,CN1〜CN4は警報出力4点になります。AW)を付加した場合,CN1〜CN4はヒータ断線警報(CT)入力2点および警報出力2点になります。